レンタルのご紹介です。COMPACT-CT是非こちらもご覧ください。塩分濃度の単位は何ですか?開発コンセプトCOMPACT-CTWの開発のコンセプトは「長期間無保守で安定したデータの取得可能機器」を創るというものでした。ご存知のように、塩分濃度は電気伝導度値と水温値から計算で求められます。電気伝導度センサーは電磁誘導原理と電極原理の2種類のセンサーが一般的ですが、いずれのセンサーも生物付着による汚れに敏感に影響を受け、連続観測は1週間程度が限界でした。このセンサー汚濁に対処するため、従来より様々な試みが講じられてきました。今回の開発の最大の目標は、コンセプトにあるように2〜3ケ月間を無保守で安定したデータが得られるセンサーシステムを完成させることでした。ハイレゾリューション。フラッシュメモリー採用。インターフェース不要。キャリブレーション係数内臓。管内7電極センサー(新方式)。汚濁防止機能用ピストン式ワイパー。チタニウム採用により腐蝕なし。使いやすいWindowsプログラム。センサーには最も簡単な2電極タイプから、3電極タイプ、4電極タイプなど各種センサーが存在します。これは電極の汚れやノイズ電流の影響を受け易く、高い精度を維持するためには電極の配置や構造、および材質に様々な工夫が必要となります。今回開発した管内7電極センサーは図1に示す通り、内径8mmの4電極センサーを2組凍結した基本構造となっています。この場合、中央に位置する電極は共通電極として利用しますので、合計7電極となります。各電極のセパレータはセラミックを採用することにより、温度や水圧による変化がなく表層から深海まで安定した構造を維持することができます。本センサーの基本原理は図2に示すように、電流と電圧を同時測定する4電極方式ですが、4電極だけの場合管内だけでなく管の外側にも電流が回りこむことになります。7電極方式を採用することで管の両端の極性が同一となり、管の外側には電流は流れません。管内完結式であり、外側がいくら汚れても電流経路の影響がなく、またワイパーで絶えず管内部を清掃することにより、汚れの影響を受けない測定が期待できます。ピストン式ワイパーCOMPACT-CTWには、管の内部を清掃するためにピストン式ワイパーを考案しました。測定器内部の機械構造により、ピストン式ワイパー(シコンブレード)が観測インターバルごとにセンサー管内面を清掃し、常に内部を清潔に保つことが可能です。このワイパーが動作することにより、管内の海水は常にリフレッシュされた状態で測定されることになります。水中でのピストン運動は、水密構造上困難な点が多いものですが、特殊なシーリング設計に成功し長寿命の作動が保証されていますので、安心してご使用いただけます。データロガーCOMPACT-CTWは前述の新開発に成功したセンサーを多数の実績をもつCOMPACT-CTWデータロガーに組み合わせたモデルとして誕生しました。従来のCOMPACT-CTWシリーズと全く同じデーターロガーですので、ソフトを含め機能性・操作性共に従来のモデルと同様にお使いいただけます。ピストン式ワイパーの機会構造を内蔵しても、外形は直径60mm、全長416.4mmコンパクトサイズとなっております。電池はD型リチウム電池が1本が内臓され、10分インターバルで約90日間の連続観測が可能です。※バーストモード方式ですので各種の設定が可能です。ケーブルタイプモデルCOMPACT-CTWのセンサーは、汚れに強いという特長から、テレメータ観測システムへの搭載が大きく期待されています。このモデルはデジタル出力でRS485形式で水温と電気伝導度値が出力されます。ワイパーの動作タイミングは、電源のON/OFF操作、またはコマンドで決定される設計です。センサーの検定定数もセンサー内CPUに書き込まれていますので、受信サイドで変更する必要はありません。フィールドデータ今回ご紹介するのは、本年3月〜4月にかけて高知県・野見湾にておこなったフィールドテストのデータです。観測イカダから水深1mに、従来モデルと並べて係留観測しました。回収時の写真が示すとおり、藻類およびワレカラ類でビッシリ覆われています。海水中の生産力の旺盛さには、改めて驚かされます。ここに水温と塩分の2つのデータを示しますが、グリーンは防汚対策の無い従来方COMPACT-CT、ブルーは今回の新モデルCOMPACT-CTWのデータを示しています。水温のデータは完全に一致しており、2台の測定器が同一水塊にあることが証明できます。次に塩分データですが、投入後1週間までは一致していた塩分濃度は徐々に変化を見せ、1ケ月後には4PSUを超える開きが生じるという驚くべきデータが見て取れます。この現場には昇降式のテレメータ観測装置があり、塩分値はCOMPACT-CTWのデータと一致していたことから、新モデルCOMPACT-CTWは長時間の観測に耐え、充分にその目的を達成していると考えられます。ソフト対応OS:WindowsXPまで(モバイルPCは対応しておりません。COMPACT-CT是非こちらもご覧ください。ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております水の濁りの度合いをモニタリングする濁度計です。水質調査に必要な多数の測定項目を、1台で同時測定することのできるマルチな多項目水質計です。溶存酸素量(DO)を測定する溶存酸素計です。流速を必要とするタイプと必要としないタイプがあります。水質管理に欠かせない電気伝導率を測る導電率計です。INFINITY-Turbi(JFEアドバンテック)。D-52S(堀場製作所)です。pH電極は水深1メートル(30分以内)までの没水測定が可能です。OCMA-305(堀場製作所)です。DR890(ハック社)。測定項目は90種類が用意されています。Compact-LTD(JFEアドバンテック)です。深度・水温も同時測定可能で、長時間記録ができます。UC-78は取扱い終了致しました。ついては翌日に機材をご利用いただけます。海外レンタルサービスも行なっております。当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。