14)は,部品調整又は交換により干渉抑制の要求事項に適合しなくなるおそれがある場合,開閉カバー又はその近くに表示する。出力調整器は,高周波出力に連動した値を表示するための目盛及び/又は表示器をもたなければならない。これらの表示値は,実際の出力と取り違えられやすい値を用いない。この位置で出力が出なくなるのでなければ用いない。追加項目aa)取扱説明書には,追加として次のことを含む。1)不適当なケーブルの使用を避けるための,高周波ケーブルの適合性に関する情報。*2)治療中に必要な注意事項について,使用者の注意を喚起するための機器の使用に関する注意。すべての機器について次のような特別な注意が必要である。2.1)特定の埋込機器,例えば,心臓ペースメーカーの機能が超短波療法によって悪影響がでる可能性がある場合は患者の担当医師の忠告が必要である。2.2)他の患者に接続された機器の機能は,超短波療法機器の作用によって悪影響が出る可能性がある。2.3)患者は,通常治療対象部位の温度感覚が低下しているとき,患者の担当医師が承知している場合を除いては超短波療法によって治療してはならない。次の項目については,低出力機器に適用しない。2.4)超短波療法は患者に対して衣服を通して行わない。加えて,装身具のような金属品及び金属を含んだ衣服を身につけた患者に行わない。(例えば,金属製のボタン,クリップ,糸)2.5)金属製の埋込物(髄固定用釘)をもつ患者の部位は,特別の手法を用いるとき以外治療対象から除外する。2.6)補聴器は外す。2.7)患者は,接地された導体部又は接地に対してかなりの導体容量がある部分で,高周波電流の予期しない伝導路を形成するおそれがある部分は接触しないようにする。金属枠を使用したいすやベッドを使用しない。2.8)アプリケータケーブルは,患者,導体及びエネルギー吸収体との接触を避ける方向に置くこと。*3)使用者にアプリケータ及びケーブルの絶縁に損傷がないか定期的に点検する注意書き。aa)技術解説書には,負荷抵抗とアプリケータとの間隔を含み,定格出力が供給される条件の情報を含む。規定する条件で作動させなければならない。