適合性は出力の判定によって確認する。低出力機器については,製造業者が定めた方法によって測定する。参照)試験方法を適用する。%を超えてはならない。アプリケータと負荷の金属板との間隔は,負荷抵抗に与えられる出力が最大になるように変える。試験は異なった値の負荷抵抗並びにその機器で使用するために指定されているすべての容量性アプリケータを用いて繰返す。測定した出力の最大値は上記の要求事項を満たさなければならない。測定回路の構成部品(サーモカップル,抵抗など)は,機器の使用周波数に適したもの。製造業者によって指定される外形がケーブルタイプの誘導性アプリケータ及び/又は機器に使用するために指定されたどのような他の誘導性アプリケータも,共振試験回路に誘導的に結合される。振試験回路の容量性要素は負荷抵抗に与えられる出力が最大になるように変える。試験は,試験回路インダクターと誘導性アプリケータとの間の距離を変えて,そして負荷抵抗の値を変えて繰り返す。機器の出力回路は,負荷状態をそれぞれ変えた後に共振状態にする。バンドで作動する機器の試験に使用可能と判断される抵抗性負荷に結合した同調した共振回路は次のとおりである。回巻きのフラットなコイルからなる。すべての試験中,負荷抵抗を冷却してもよい。