RATE)KdKをdtで除した商。EQUIVALENT)H*(d)放射線照射野におけるある点での線量当量であり,ICRU球に向けて幅広く照射したときにICRU球の中心から見て入射側で表面から深さdの点における値。粒子束密度又はエネルギー束密度でもよい。離による放射線量の幾何学的減少は含まない。合,減弱の度合いが同じになるような参照物質の層の厚さ。減弱当量は,参照物質及びその厚さをメートルに単位の接頭語を付けて表す。線管装置に供給する電気エネルギーの制御又は制限を行う機能。荷条件を自動的に制御する操作モード。DEVICE)放射線照射野を限定する器具。SYSTEM)放射線ビームを限定するための部品,及びそれらの幾何学的配置の全体。POWER)陽極に連続的に入力できる,指定の最大の陽極入力。PANEL)機器の機能の全て又は幾つかを制御することを目的とする機器の一部。制御盤には,動作条件を指示及び表示する部品を含む場合がある。格の適用範囲において存在せず,また原子力用語の周辺監視区域との混同を防ぐため削除した。線管に負荷をかけることによって生じる電気量。X線管電流と秒で表した負荷の継続時間との積。ミリアンペア秒で表す。(DIAPHRAGM)同一平面に固定又は可変の開口部をもつ照射野限定器。EQUIVALENT)H組織内の点におけるQとDとの積。FILTER)使用する光子エネルギー範囲で,放射線エネルギーの関数で表した吸収特性が不連続を示すフィルタ。AREA)表示又は蓄積するために,X線パターンを受像する受像面の一部。線パターンを電子的に処理していない入力画面の部分を排除するために,拡大モードの選択によって受像面を制限するものとする。線パターンを受像して処理を行う受像範囲である。SURFACE)放射線学において,被照射体に放射線が入射する平面又は曲面。(FILTER)放射線機器において,放射線ビームをろ過するために備えた物質又は器具。(FILTRATION)物質を通過するときの電離放射線の特性の変更。注記ろ過には,次のようなものがある。−多エネルギーX線のある成分の減弱を伴う選択吸収。−放射線ビームの断面積にわたる放射線強度分布の変更。DISTANCE)実効焦点の基準面から,基準軸が受像器面と交わる点までの距離。60601-1-3:2008)膚面上の点を含む面までの距離。線のもとで,空気カーマ率,照射線量率又は吸収線量率が物質のない状態で測定した値の半分にまで減少するときの,指定した物質の厚さ。半価層(HVL)は,その物質名及びその厚さをメートルに単位の接頭語を付けて表す。線パターンを受像する面。RADIATION)直接若しくは間接荷電粒子,又は両者の混合からなる放射線。一般に,紫外線は除外する。(IRRADIATION)生物又は物体に放射線を当てること。放射線学においては,生物又は物体に電離放射線を当てること。(X-IRRADIATION)。SWITCH)放射線機器において,照射を開始及び/又は停止するために設けられた制御器(スイッチ)。TIME)規定の方法によって決定された照射の継続期間。通常は,放射線量の率がある指定の基準を超えている時間。線発生装置において負荷状態にないときの漏れ放射線は,照射時間の一部としては扱わない。RADIATION)放射線源の防護遮蔽物を透過してくる電離放射線。X線管を用いたもの)では,負荷の前後に放射口を通過してくる電離放射線を含む。線管の陽極に電気エネルギーを供給すること。FACTOR)X線管負荷に影響を及ぼす条件。線管電圧及びリプル百分率。線発生装置の意図した機能が始まるときから,X線管の負荷の終わりまでの状態。X線出力を用いた透視において解釈に相違を生じないように定義した。線管に供給している期間を,規定の方法によって測定した時間。VALUE)計器の指示値に関連する全ての補正係数を適用して求めた,ある量の真値の推定値。RADIOLOGY)医学,歯学及び獣医学に応用される放射線学の部門。線管負荷条件と,透視又は撮影のための他の設定との組合せによって決まる技術的状態。1特定のモードの選択は,必ずしもその使用に影響する全てのパラメータの値を決定しなくてもよい。2特定のモードの選択で決定された値は,その使用中に変化してもよい。CONDITION)電離放射線のナロービームによって,放射線量を測定するための測定条件。POINT)X線ビーム軸が患者の入射表面と交差することを表す点。RIPPLE)X線高電圧装置において,電源1周期の整流電圧波形の最高値と最低値との差の最高値に対する比。線ビームを遮る永久固定された物質によってもたらされる線質等価ろ過。固定された物質はいかなる用法においても取り外すことを意図せず,正常な使用において取り外す手段も提供されていない。(PHANTOM)試験の目的で患者の部分を模擬するための器具。SHIELDING)剰余放射線を減弱させるための防護遮蔽体。防護区域は,監視区域内の指定の境界をもつ区域を含むが,我が国では,監視区域はこの規格の適用範囲において存在せず,また原子力用語の周辺監視区域との混同を防ぐため削除した。BARRIER)放射線防護のために減弱材で構成した防護遮蔽体。DEVICE)放射線学において,放射線防護のための用具。電離放射線を減弱させるための,電離放射線防護のために用いる材料,又はその他の目的のために用いる用具若しくは材料を含む場合がある。FILTRATION)指定の線質のビームの中で,かつ,ナロービーム条件のもとに,考察中の物質を参照物質で置き換えた場合に,考察中の物質と同様な線質を与えるような,ろ過の定量的な表示。60601-1-3:2008)複数の層によって表示する。線質等価ろ過は,参照物質名及びその厚さをメートルに単位の接頭語を付けて表す。(RADIATION)波動の形又は粒子の運動エネルギーの形で,空間又は物質的媒体を通し,放射されるエネルギーの伝ぱ。制限されない限り,放射線の用語は,通常次を示す。APERTURE)放射線ビームを通過させることを目的とした,放射線源の防護遮蔽体又は照射野限定器の開口部。BEAM)放射線学において,点線源とみなされる放射線源から発生した電離放射線束を含む立体角で限定された空間領域。漏れ放射線及び散乱放射線は放射線ビームを形成しない。定の設定を指すものではない。放射線の一つ以上の量を測定するため,適切な信号又は他の指示を与える機器。一般にその働きをする部分又は物質を指す。FIELD)規定又は指定したレベルを超える放射線強度をもつ放射線ビームが,ある面と交わる領域。PROTECTION)次の事項を受容可能レベルに制限すること。60601-1-3:2008)放射線エネルギーに関して,放射線量のスペクトル分布によって決定される電離放射線の特性。注記X線に関する種々の目的に対し,線質の実際の近似値は,次のような変数で表す。SOURCE)電離放射線を放射することができる機器の一部。ASSEMBLY)次の部品からなる装置。線管負荷条件とその他の条件との指定した組合せ。管の負荷能力の指定した限界が得られる。線パターンに含まれる情報を取得し,記録し,直接又は転送後,随意に処理するための技法。IMAGE)電離放射線を使用することによって,医学診断に適した画像として得られる情報。INSTALLATION)目的とする業務を行うための全ての手段を含む,設置された放射線機器。INSTALLATION)。(RADIOLOGY)電離放射線の科学及びその応用。X線パターンを連続的又は周期的に取得し,直接又は転送によって表示し,同時に,かつ,連続的に可視像として随意に処理する技法。X線ビームの空気中における自由空気カーマ。規定の条件のもとで測定し,患者照射基準点での値で表す。X線ビームの空気中における自由空気カーマ率。規定の条件のもとで測定し,患者照射基準点での値で表す。RADIATION)医用放射線において,受像面及び関連する放射線測定器を透過した後に残存する放射線ビーム。RADIATION)電離放射線と物質との相互作用によって放射される電離放射線。その相互作用によって放射線エネルギーの低下及び/又は放射線の方向の変化を伴う。OCCUPANCY)X線装置について,防護区域以外の管理区域内の指定の境界をもつ区域。監視区域との混同を防ぐため,削除した。RADIATION)電離放射線について,問題としている指定した放射線ビームの放射線は除き,その剰余放射線を含めた全ての放射線。SHIELDING)放射線設備の建築構造物の一部を構成する防護遮蔽体。FILTRATION)固有ろ過と付加ろ過との総計。EQUIPMENT)X線発生装置,関連機器及び附属品の組合せによって構成する機器。GENERATOR)X線の発生と制御のための全てのコンポーネントとを組み合わせた装置。X線高電圧装置を含む。RECEPTOR)直接又は間接に可視像を得るために,X線パターンを別の様式に変換することを意図した器具。PATTERN)X線ビームに含まれる,被写体を透過することによって変化した強度分布の情報。線を発生させる真空容器。