置換え出力表示器をもつ場合は,出力の単位は絶対値又は相対値の単位とする。力と混同するおそれのある数値で表示してはならない。相対値表示においては,その表示に対応する出力値(以下,出力対応値という。)を機器の取扱説明書に記載しなければならない。適合しなければならない。よる出力試験によって確認する。温度表示器をもつ場合は,治療温度の単位は絶対値又は相対値の単位とする。治療温度と混同するおそれのある数値で表示してはならない。相対値表示においては,その表示に対応する治療温度値(以下,治療温度対応値という。)を機器の取扱説明書に記載しなければならない。適合しなければならない。よる温度試験によって確認する。(試験)適合性は,次の試験によって確認する。充電電圧を測定することで求める方法による。%を超えてはならない。(試験)適合性は,次の試験によって確認する。温度計の指示値が一定になった温度を測定する。W/cm2を超えてはならない。mW/cm2を超えてはならない。(試験)適合性は,分光光度計による測定で確認する。(試験)適合性は,50.2(制御器及び計測器の正確さ)による温度試験によって確認する。51.103タイマ機器には,出力を遮断するタイマを装備しなければならない。(試験)適合性は,作動時間の測定によって確認する。