それは,X線照射野の寸法,及びそれと受像面との一致についての要求事項である。由は,該当する場合には,これらは指示された焦点受像器間距離の設定で試験されるからである。12−漏れ放射線に対する防護この副通則では,全ての用途に空気カーマという量を用いている。居有意区域における迷放射線では,周辺線量当量の方が実効線量とより直接的に関係するので,より適切と考えられる。ここでは,2種類の異なる量を採用することから混乱が生じる可能性があること,周辺線量当量を測定することの方がより複雑であることから,空気カーマの量だけを使うこととする。これらの二つの量は,X線エネルギーの値によるが,1∼1.7倍の数値の違いを生じるだけであること,並びに周辺線量当量は,照射条件及び空気カーマの実測値から十分な精度を保って推定できることにも言及する。線ビーム中にある患者及びその他の物体からの散乱放射線によるものである。これに対して有効な防護を提供する範囲は,関連する診断手技実行を過度に制限することがないように,必要に応じ限定する。占居有意区域内の迷放射線のレベルを知ることは,安全な作業手順を決定することと,強い関係がある。この細分箇条では,迷放射線のレベルの決定及びその情報の表記方法について提案を行う。試験の基本的手法は,患者の存在を模擬した適切なファントムを用いて占居有意区域内の空気カーマ率を測定することでなければならない。流又は管電流時間積において実施する。その測定結果は,1時間当たりの仕事負荷を代表するように管電流時間積で正規化し,1時間当たりの空気カーマとして,床上高さの関数の形で表記する。適切な試験の配置及びパラメータについての指針が与えられる。線管負荷条件を手動で選択する場合の値は,次のR’10系列及びR’20系列の丸め値に対して10のべき乗を乗じた,又は10のべき乗で除した値から選ばなければならない。60601-1-3:2008)参考文献IEC規格は,http://www.iec.ch/から入手できる。ISO規格は,http://www.iso.org/iso/home/store.htmから入手できる。(2002)を整理統合した第2.1版が存在する。おいては,定義された用語はアルファベット順に記載されているが,ここでは対応する日本語の用語を追加し,その五十音順に並び替えて記載した。定義されている用語を表す。3.13ろ過FILTRATION3.24。