参照)によって試験を行う。足するように取り付けること。付ジグを取り付けて計測する。定する試験負荷条件と試験荷重より選択するか,又は他の適切な組合せによって決定する。参照して足部の長さを選ぶ。種類の試験方法について示す。回ずつ行う静的試験は,義足を使用中に単発的に起こりうる大きな負荷に対して,構造物が強度的に耐えることができるか否かを判定するために行う。静的試験は,静的許容負荷試験における条件を満足し,また,静的破壊試験における条件を満足したときに完了したものとする。4.2.2繰返し負荷試験は,規定の負荷を繰り返しかける試験方法である。通常の歩行時に生じる代表的な負荷を規定値として試験した後,最終的な静的試験を通過したものを,繰返し負荷試験を満足したものとする(7.参照)。繰返し負荷試験は次のいずれかの条件で終了する。a)試験試料が破損したとき。b)試験試料が規定の回数の繰返し負荷に破損せずに耐え,かつ,最終的な静的試験の条件を満足したとき。0111-1を参照)。負荷の原理を以下に示す。a)試験試料は,必要な延長部品と負荷をかけるためのレバーアームによって構成される取付ジグを用いて,一定の長さになるように組み立てる。b)試験試料は,試験装置に対して前後方向及び内外側方向のオフセットを構成するような取付ジグを,試料の下部及び上部に取り付けて組み立てる。算するための式を示す。c)4.3.2で規定する条件での負荷時に試験試料が変形しても,レバーアーム長には修正を加えない。記述する負荷は,通常の歩行時の立脚相に生じる二つのピーク値のタイミングに関係する,二つの異なった条件でかける。立脚相の前期に発生する最大負荷に関係する。立脚相の後期に発生する最大負荷に関係する。ある種の設計の義足では,これらの条件に適合するように組み立てることは不可能である。そのような場合には,特別な組立条件とすることができる。任意の高さにおけるオフセット量の計算方法4.4試験負荷レベル4.4.1義足が実際に受ける負荷は,個々の切断者の身体条件や,歩行の特性他の要素によって異なる。そこで,負荷に対応するいくつかの試験負荷レベルを規定する。4.4.2義足を使用する成人や小児の切断者の特性の差に対応して,異なった系列の試験負荷レベルを規定する。