追加aa)出力を遮断する患者自ら操作するスイッチが組み込まれている場合は,非導電性のコードを経由して作動させなければならない。AA(参考)概説この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。この附属書は,この規格の重要な要求事項についての簡潔な理論的解釈を提供する。波療法機器はよく知っているが,この規格の作成には関与していない人を対象としている。事項の根拠を理解することは,この規格を正しく適用するために欠かせない。その上医療業務及び技術は変わるので,現行の要求事項についての理論的根拠は,これらの進歩によって規格改正の必要性を容易にする。したがってこれらの部分は機器の装着部と定義されている。ケーブルは通常使用時は患者に接触すべきでないので除外されている。定されている(例えば供給電圧の整流によるリップルの影響)。AA5.6通常の臨床的使用では,機器は連続運転に適している必要がある。サービス員の,干渉抑制に対する性能を低下させるような行動に対して警告される。高周波出力は,主として患者の個人的反応に対応して使用する。どのような関連標示も操作者を混乱させてはならない。機器の正しい使用が,患者の安全にとっては必す(須)である。やけどの危険の減少と他の機器への悪影響の可能性について利用者に警告するため注意する。幾つかの項目は低出力機器には不要である。使用者によるこの種の保守は,有用な安全措置である。定格出力の測定についての条件は,この規格に詳細に規定されていない。製造業者はその測定条件についての情報を与えなければならない。節の理論的注意を参照。所要の出力を発生するために,機器は高電圧部を内蔵している。出力回路は単一故障時に接触するおそれがあるので,発振器から安全に分離していることが,要求されている。規定されている要求事項は,電源と出力回路間との分離のための試験に適している。要求事項と試験は出力回路の絶縁へのストレスは主に高周波電圧によるものであることを考慮している。絶縁材料は正常な使用時に起きる最高温度においても差し支えがあってはならない。許可された帯域外の放射妨害の限界は,実際の使用のすべての条件を満たすものでなければならない。機器は危険原因となる温度に達することなく,長時間にわたって機能しなければならない。最悪条件下で試験を行うために,機器は同調及び最大離調状態で作動させる。%の正確度は,この種の機器について妥当である。測定方法としては異なる抵抗値の使用が可能であり,また,ランプ負荷より測定密度が高いため抵抗性負荷が用いられる。共振回路を用いて,誘導性アプリケータをこの負荷へ接続することが実用的であることが知られている。高周波による校正が本来困難であるために,低周波を用いる方法によってそれらの精度がチェックできる測定装置を設計することが現実的である。確にしなければならない。AA51.危険な出力に対する保護AA51.2危険性は出力とともに増加する傾向にある。出力は通常の治療時に必要とされる,最大の値として十分である(全身を加熱する場合を除き)。AA51.101出力回路の離調だけで出力を減少させることは,患者の動きによって同調が変わり出力が増加することがあるので,危険である。AA51.102出力調整器を最小に設定した場合でだけ発振器が作動する方式は,この調整をうっかり,過大に設定して治療することから患者を保護する。AA51.103超短波療法はしばしば監視のないままで行われている。したがって,電源遮断タイマーが必要である。非導電性コードは高周波によるやけどの危険を避けることができる。0601-1-2に適合しなければならない。定され,義務化された。IECの見直し時に提案。路を付加し高周波電力計を接続した試験方法を適用する。周波電力計での測定方法を追加した。見直し時に提案を検討。項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。国際規格の規定内容を変更している。国際規格の規定内容と別の選択肢がある。国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。国際規格を修正している。