取扱説明書のご紹介です。5〜25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。1.測定1)各部の接続a)継ぎプローブの接続b)各コードの本体への接続c)平形ブラシ電極の取付d)ブラシ電極の角度調節e)アースコードの接続2)電池電圧の確認a)電源押しボタンスイッチをONにし、バッテリーチェックボタン用ボタンを約5秒押し続けます。電圧計の指針が緑色のマーク内にあれば良好です。b)電圧計の指針が緑色のマークに達しないか、5秒間押している間に下降するときは電池の容量が不足しているので充電してください。2.検査(探知)作業a)電源押しボタンスイッチをONにし、プローブの安全スイッチを押すと電極に高圧電を出力します。プローブの先端を空中に保持し電圧調整ダイヤルを少しずつ右に回し、電圧計の指針を検査するための電圧値にあわせます。b)検査物の皮膜面に平形ブラシ電極をあて、掃くように動かします。※掃引速度は33cm/毎秒未満で動かし電極の境目はオーバーラップするように操作してください。c)皮膜にピンホールや類似の欠陥があれば、その箇所でスパーク(火花放電)が発生し本体の警報ランプとプローブのネオンランプが点灯します。d)使用後は、電源押しボタンスイッチをOFFにしてください。ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております工業用内視鏡なら僅かな隙間から内部の対象に接近し、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。素地の上に施した被膜の厚さを測定する膜厚計。磁性体用の電磁式と非磁性体用の高周波式があります。管内検査カメラで埋設管に破断、閉塞などの不具合箇所がないかどうかを、挿入したカメラで点検できます。音聴法の漏水探知機を使って、漏水探知を効率良く行えます。ついては翌日に機材をご利用いただけます。※当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。密度や含水比などを測定できます。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。