特価品ユニット型(10〜1000W)ユニット型(マルチ2ch)ユニット型(マルチ3ch)3.3V5V9V12V15V18V24V36VDCジャック・DCプラグAC電源ケーブルコネクタ・ピンアセンブリケーブル圧着工具アクセサリ端子台付ダイオード3.3V5V12V15V24V48V6.3V7V7.5V9V13.5V13.8V16V18V27V27.6V28V30V36V60V100V110V160Vすべての商品からAC/DC電源DC/DC電源ケーブル・コネクタ株式会社アコンスイッチング電源は高い!しかし電源だけに安価なものは不安がある、、ということでいつも高価なスイッチング電源を買い続けているのではないでしょうか?そんな方にぜひ一度AKONの電源を試して頂きたいです。UL60950を取得もしくは準拠しておりEMC規格もクリアしています。産業用電源として高い実績と信頼があります。論より証拠です、驚きの低価格と十分な性能にきっとご満足いただけるものと思います。会社案内はこちら技術者が集うインデックスプロに広告出展させて頂いております。トラ技、Interfaceに定期的に広告出展させて頂いております。取扱説明このサイトは、プライバシー保護のため、SSL暗号化通信を採用(導入)しています。DC電流計を開発したことがありました。高感度DC電流計というと、通常はフラックスゲート方式が使用されます。フラックスゲート方式は非常に高感度な磁気検出方式なので、図1のような地磁気検出に利用されています。(フラックスゲート方式)●フラックスゲート方式の原理フラックスゲート方式では、パーマロイのような可飽和コア(少しの起磁力で容易に飽和するコア)を使用します。回路は簡単で、図2のようにコア1個、あるいは2個使用します。図3に、DC電流を流したときの出力波形を示します。±100mAの違いがはっきりと判ります。図4は、2個使用したときの出力波形です。±10mAの違いが判ります。図5は出力電圧特性です。DC入力電流1μA〜100mAまで問題なく検知できています。図6に、ある仕事で試作した回路を紹介します。・入力電流;±400mA・出力電圧;1〜8Vの仕様で作りました。残念ながら、この仕事は客先担当者の先走りということで実際には発注が行なわれませんでした。●コアは十分飽和させないとたいへんなことになりますこの方式でよく間違いやすいのが、コアを中途半端に飽和させることです。図7にそのときの出力波形を示します。大きな出力が得られているため、誰でもが「これは良い!」と錯覚してしまいます。たしかに出力電圧は大きくなります。大きなDC電流が流れてしまうと、コアはそのときの飽和磁束密度に固定されます。DC電流が取り除かれるとコアはリセットされる必要がありますが、コアを中途半端に飽和させているため、リセットが完璧に行われないのです。そのため、大きなオフセット電圧が残ってしまいます。図7:ドライブ電圧を小さくすると出力電圧は大きくなるが...(オフセット電圧特性が劣化する)なお、図8と図9参考にフラックスゲート方式のいろんな構造を紹介しておきます。私の経験上ですが、アナログ方式のみでは1μA分解能がやっとですが、デジタル処理技術を使用することでnAレベルまで検出分解能を改善できると思っています。配送料は全国一律540円です(通常便の場合)。沖縄・離島は別途料金となりますのでご了承ください。8,000円以上で送料無料1回のご購入金額が合計8,000円(税込)以上の場合は配送料が無料となります(通常便の場合のみ)。故障した際は迅速に対応いたします。詳しくはこちら銀行振込OK(楽天銀行)注文確定後にメールで指定口座をご連絡いたします。振込手数料はお客様負担となります。クレジット決済OKJCB、VISA、Master、AMEX、ダイナースがご利用頂けます。お支払は一括払いのみとなります。代引き決済OKご購入代金に応じて代引き手数料が発生します。手数料はお客様負担となります。