レンタルのご紹介です。GPMate-ECHO(アカサカテック):GNSS深浅測量:水文観測測定機器GPSからの位置データと音響測深機からの測深データを同期・合成して、リアルタイムに船舶の航跡・水深断面図をパソコン画面に表示するとともに、データを記録します。2周波GPSのRTK-OTF機能を利用すれば、瞬時に潮位補正を行うことができるので事務所に戻ってからの潮位補正などの後処理が必要なくなります。超音波測深機による測深値とを時刻同期させ、後処理解析なしに、移動側観測点の連続測量をリアルタイムに行い、ノート型パソコンなどに三次元データを記録・表示するシステムです。固定点側では、座標が既知の点にGPSを設置し、GPS観測データを無線送信機を介して移動側に向けて連続送信します。成し1秒に1回ずつパソコンなどに出力します。自動設定・任意の座標変換計算・GPS遠隔操作などを行います。NMEA対応機種であればメーカーを問わずご使用できます。基地局の座標高さをTPの高さで設定して、DL(0m)からの水深値を計測する場合、基地局からの相対関係で現在の移動局アンテナの高さ「A」がGPS測位により計測できます。アンテナから水面までの高さ「B」をアプリケーションに入力(オフセット)することにより、現在水面の高さ「C」が算出されます。現在水面の高さ「C」は、TPでの高さなので、水面からTP(0m)までの高さ「D」を算出できます。測深器の測深値「F」から水面からTPまでの高さ「D」を引けばTP(0m)からの深さを知ることができます。DL(0m)からの深さを記録するには、さらに、TP(0m)からDL(0m)までの高さをアプリケーションに入力(オフセット)することにより、DL(0m)からの水深値が求めることができます。データ及び測深機データの表示・記録など深浅測量作業時に使用します。測定(測線)計画測線に沿った深浅測量作業時に使用します。登録した測線が画面に表示されますので、画面上の測線に沿って測量船を走行させることにより、効率のよい作業が可能です。逆打ち(誘導)あらかじめ座標を登録した目標点との相対関係が画面に表示されますので、画面を見ながら目標点に到達できます。記録されている過去のデータを測定点と同じようにグラフィック表示します。データをX・Y座標で登録し、画面に簡単な現場見取り図を表示します。逆打ち点のX・Y座標を登録します。座標変換WGS-84・東京データム・公共座標・ローカル座標の相互の座標変換計算をします。ダムなどの深浅測量(測線連続)。浚渫前の現況深浅測量(測線連続)。浚渫範囲の旗入れ場所の位置出し(逆打ち単点)。浚渫後の確認深浅測量(測線連続)。漁礁投入前の旗入れ場所の位置出し(逆打ち単点)。漁礁投入の位置出しと記録(逆打ち単点または一般単点)。漁礁投入後の確認深浅測量(測線連続)。浮標灯投入の位置出しと記録(逆打ち単点)。ダム・河口などの堆積土量を出すための深浅測量(測線連続、または、一般連続)。測深データをデジタルデータとして外部出力が可能な機種(メーカーは問いません)ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております河川や管路などの流速を測定する流速計。通電方式のロープ直読式、フロートの上下動によるリシャール自記式、水圧センサーによるロガータイプの水位計。超音波の反射波を利用した水深の測定器です。AEM213-D(JFEアドバンテック)。KCD2/UCM1(神山製作所)。円錐状カップの回転に検定の係数をかけて、平均流速をデジタル表示。KADEC21-MIZU-N2(ノースワン)。TDM-9000B(タマヤ計測システム)。GPMate-ECHO(アカサカテック)。ついては翌日に機材をご利用いただけます。海外レンタルサービスも行なっております。当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。