医療機器の放射線滅菌では,吸収線量の測定は,水の吸収線量として表す。線量測定システムは,水の吸収線量として校正するとよい。この規格では,吸収線量を線量という。製品の照射を監視するために使用する線量測定システムは,利用する全線量域で正確,かつ,精度のよい測定結果を提供できる必要がある。5.2線量測定システムの選択5.2.1線量測定は,滅菌線量の確立,バリデーション及び放射線滅菌の日常管理で必要である。量測定システムが異なる業務に対して必要になる場合がある。滅菌線量の確立では,検定線量又は累加線量照射試験のために使用する線量域は,滅菌線量の測定に使用する線量測定システムで推奨している(及び校正している)使用範囲外になることがある。そのような状況では,代替のシステムを採用する必要がある。