特価品ユニット型(10〜1000W)ユニット型(マルチ2ch)ユニット型(マルチ3ch)3.3V5V9V12V15V18V24V36VDCジャック・DCプラグAC電源ケーブルコネクタ・ピンアセンブリケーブル圧着工具アクセサリ端子台付ダイオード3.3V5V12V15V24V48V6.3V7V7.5V9V13.5V13.8V16V18V27V27.6V28V30V36V60V100V110V160Vすべての商品からAC/DC電源DC/DC電源ケーブル・コネクタ株式会社アコンスイッチング電源は高い!しかし電源だけに安価なものは不安がある、、ということでいつも高価なスイッチング電源を買い続けているのではないでしょうか?そんな方にぜひ一度AKONの電源を試して頂きたいです。UL60950を取得もしくは準拠しておりEMC規格もクリアしています。産業用電源として高い実績と信頼があります。論より証拠です、驚きの低価格と十分な性能にきっとご満足いただけるものと思います。会社案内はこちら技術者が集うインデックスプロに広告出展させて頂いております。トラ技、Interfaceに定期的に広告出展させて頂いております。取扱説明このサイトは、プライバシー保護のため、SSL暗号化通信を採用(導入)しています。以前、B-Hアナライザを開発したことがありました。B-Hアナライザというのは、強磁性体コア材のB(磁束密度)-H(磁界の強さ)特性の測定器です。B-Hアナライザは磁気特性を測定するものですから、非常に難しいものと思われがちですが、今回紹介するのは私が個人使用のために開発したものです。機能もB-H特性のみに限定し、かつ表示にはオシロスコープを利用するなどして、非常に低価格に作っています。※B-Hアナライザは市販品もありますが、価格が1000万くらいしますので、とても手が届くものではありません。図1にB-Hアナライザの原理を示します。コアの1次側に電流を流すと、コアには磁束φが発生します。この磁束に変化を与えると2次側には電圧e2が現れます。求めることができれば、磁束密度Bがわかります。いま、1次電流I1に、I1=Im・sinωtのAC電流を使用すると、(4)式より、e2=d(N2・A・B)/dt=2π・f・N2・A・Bm・cosωtとなります。・・・(5)で表されます。したがって図1のように、電流センサ出力をH(X)軸、積分器出力をB(Y)軸につなぐと、B-H特性が測定できることになります。4にパーマロイ(PC材)のB-H特性図を示します。参考に、商用周波数だけではなく、f=1000HzでのB-H特性も載せています。フェライト・コアでは周波数が高くなっても変化が見られませんが、方向性珪素鋼板ではB-H特性が広がってしまうため、B-H損が大きくなったことがわかります。これはパーマロイでも同様です。今回は測定していませんが、最近話題になっているアモルファスでは周波数特性が良好なので、周波数が高くなってもB-H損の悪化は見られません。B-Hアナライザが1台あると、いろいろな現象がわかって便利です。図5はフラックスゲートのコア内部の様子を実験したものです。DC電流を流したとき、コア内部ではどのような変化があるのかが、図よりはっきりと理解できるでしょう。配送料は全国一律540円です(通常便の場合)。沖縄・離島は別途料金となりますのでご了承ください。8,000円以上で送料無料1回のご購入金額が合計8,000円(税込)以上の場合は配送料が無料となります(通常便の場合のみ)。故障した際は迅速に対応いたします。詳しくはこちら銀行振込OK(楽天銀行)注文確定後にメールで指定口座をご連絡いたします。振込手数料はお客様負担となります。クレジット決済OKJCB、VISA、Master、AMEX、ダイナースがご利用頂けます。お支払は一括払いのみとなります。代引き決済OKご購入代金に応じて代引き手数料が発生します。手数料はお客様負担となります。