(8)注意事项a在测电流、电压时,不能带电换量程。b将电源开关置于ON位置。红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。