レンタルのご紹介です。CTS-02」は、表面の劣化・はく離を測定するとともに、独自の研究により表面劣化の影響を受けにくいコンクリートの強度推定を実現しました。測定結果は従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に精度を増しています。パソコンでデータを出力、加工もできるので報告書の作成も容易です。簡単かつスピーディな測定方法で現場の作業を効率化し、徹底したデータ分析を実現する待望の非破壊検査装置です。劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。測定数は、SDカードにデータを記録。測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。測定方法ハンマーで表面を軽く打撃するだけで、測定結果の数値がすぐに表示されます。1回の測定時間は約2秒で連続的に測定ができます。測定範囲(100×100mm)を設定し、その面積内で約30回の打撃を行い、平均値を推定値とします。コンクリートの種類をあらかじめ登録すると、推定強度が表示されます。調査対象区間をブロックに分けて打撃します。測定点間の距離を一定としておくと、パソコン上の処理により、強度情報の分布状態を等高線表示できます。剛性の高いハンマーでコンクリートを打撃すると内臓センサーで打撃力波形が得られます。打撃力波形は、図(1)のように二つの部分に分けられ、前半はハンマーの打撃によるコンクリートの変形を示し、表面劣化やはく離が反映されます。後半はコンクリート内からの反発を示し、コンクリート事態が持つ強度指標が反映されます。)、アプライドリサーチ社、境友昭博士の協力により開発されたコンクリート構造物点検装置です。はく離などの有無を計測することが可能です。技術ポイントコンクリート表面をハンマーで打撃するだけなので、どなたでも簡単に計測が可能です。従来の点検方法である打音法と異なり、計測結果は、全て自動的に記録されるため客観性のある点結果が得られます。表面の劣化状態などに左右されないコンクリート強度が得られるような工夫がされています。収納ケース、取扱説明書ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております構造物中の鉄筋位置やかぶり厚などを探知する鉄筋探査機です。電磁誘導法と電磁波レーダ法があります。コンクリート強度を推定するためのコンクリートハンマーです。簡易の非破壊検査機です。超音波を用いて、高架橋・橋梁・トンネルなど構造物のひび割れ深さを精度良く測定する構造物劣化診断機です。鋼材の腐食状況を推定する鉄筋腐食試験機。コンクリート構造物中の鋼材の自然電位を測定して腐食を測定します。ついては翌日に機材をご利用いただけます。※当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。