義足が実際に受ける負荷は,個々の切断者の身体条件,歩行の特性などによって異なるため,負荷に対応する幾つかの試験負荷レベルを規定する。成人の義足に適用する。件の寸法及び試験負荷値を,表3及び表4に規定する。系列の試験負荷レベルに対応する。7.に規定する試験負荷値とを設定する。験は,各々の試験試料に添えて提出する試験依頼書に記述された試験条件によって行う。試験装置は,試験試料の変形を制限しないように運動の可動域を十分にもたせる。取付けジグは,試験中に試験試料に対する規定の試験負荷が増加も減少もしないものとする。必要な記録は,試験機関で保持し,9.に規定する試験報告書にも記述する。取付けジグの確認試験は,次の手順で行う。6.3.2.2に規定する確認試験方法では,荷重線に対する取付けジグの取付け位置が試験試料に対して適切な状態よりも大きく傾くことがある。このような取付けができない場合には,6.3.2.3に規定する代替法を適用する。2.異なる試験負荷条件ごとに設計された個々の取付けジグは,各々の試験負荷条件で確認試験を受けてもよい。3.既に行った試験結果が妥当で当てはまる場合には,取付けジグの確認試験を行う必要はない。6.3.2.2取付けジグの標準的な確認試験6.3.2.2.1規定の試験負荷条件をかけるために,義足部品でない部材を用いて取付けジグの確認試験用の試験試料を組み立てる。負荷をかけるためのレバーアーム部品が同じ方向になるように組み立てる。延長部品が調節可能であれば,最も厳しい状態で組み立てる。取付けジグの組立で部材を追加して用いる場合には,これらの剛性が試験条件下で他の義足部品でない部材の剛性以上でなければならない。6.3.2.2.2試験負荷条件下で要求される調節範囲内であれば,最大寸法で同じ方向に向くようにレバーアームを組み立てる。6.3.2.2.3試験装置に取り付ける。(Fset)をかける。秒以下の時間)Fsetの荷重を維持し,除荷する。(Fstab)をかけ,次の計測が終了するまで維持する。LBK-THを計測し,L1として記録する。δを計測し,δ1として記録する。