面内の試験には使用しない。繰返し負荷試験(最終的な静的負荷試験を含む。静的破壊試験に使用してもよい。面内の屈曲方向試験に使用してもよい。参照)並びにすべてのジグは,少なくとも毎年キャリブレーションし,その記録を保管しなければならない。6.8.2負荷を加えた状態でアライメント設定及び測定に使う試験装置並びにすべてのジグは,適用される最も高い負荷の±1%以内の精度で測定できなければならない。±0.1°以内の精度で測定できなければならない。6.8.4繰返し負荷試験では,試験装置は,±10%以内の精度で周波数を制御できなければならない。6.8.6角度寸法の公差は,±1°とする。試験試料の長さは,次の関係によって決定される。