製品検索キュベット当社は1970年代から、ポリスチレン(PS)およびアクリル(PMMA)製の高品質なディスポキュベットのリーディングメーカーです。2面透過のセミマイクロキュベットと4面透過のキュベットをお選びいただけます。重要性が高まっている220ナノメートル(nm)までの紫外線領域を捕捉するため、耐UV用ディスポキュベットまで製品ラインナップが拡大されています。一部の製品についてはお取り扱いがない場合もございます。スワブはオートクレーブが可能ですか?当社の80.625スワブはオートクレーブは出来ません。スワブのチューブはオートクレーブ可能なポリプロピレンプラスチック製ですが、キャップ(ポリエチレン)もスワブの柄(ポリスチレン)もオートクレーブが不可能です。これはプラスチックであるPEとPSの温度耐性が低い(長期使用最高温度が60~80°C)ためです。オートクレーブは121°C以上の温度で実施されるため、製品が損傷する恐れがあります。+キュベットの中心高さ(Z)はどのように定義されていますか?キュベットの底部と光度計の光線の中心の間の距離を、中心高さ(Z)と定義します。15mm)でUVキュベットを提供しています。お客様が正確な光度計中心高さをご存知ない場合には、この情報を装置メーカーにお問い合わせください。+蛍光測定に適したキュベットはありますか?蛍光測定は光度計の光線方向に対し90°の角度で実施されるため、4面透過の光学キュベットでのみ使用可能です。67.755)の、4面透過キュベットを提供しております。+ザルスタットのキュベットは、どの波長域で使用できますか?当社のポリスチレン製キュベットはその光学特性により、可視領域から330ナノメートル(nm)の紫外線領域まで使用することができます。これに対しアクリル製(PMMA)キュベットは、紫外線領域における高い透過性を特徴とし、そのため約300nmまで使用することができます。プラスチック材料のUVキュベットにより、波長220nmからの紫外線領域において測定が可能です。