さまざまな計測に対応できます。ケーブル配線が困難であった現場などでも無線を使用すれば計測が簡単に!お困りなことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。最適な計測をご提案させて頂きます。現場測定で最適なB5サイズ。取り外し可能なリチウムイオンバッテリを採用。画像をクリックすると拡大表示します。g(電池含む・アンプ部分除く)防水IP54相当(本体と同じ)※使用状況により異なります画像をクリックすると拡大表示します。(SA-A1WD)無線測定システム無線LANを使用してSA-A1とアンプを1:1で接続。測定は、SA-A1WDに装着したアンプで行う遠隔システム(LAN)LANケーブルを使用してSA-A1とアンプを1:1で接続。時間波形1フレーム分(FFT分析点数)の時間波形が表示されます。波形収録したデータの場合、収録した時間波形を表示することができ、再演算を行うことも可能です。信号のもつ規則性を見い出し、信号に含まれている周波数分析を行います。振幅と位相が求められます。レンス関数とクロススペクトルがあります。再演算SA-A1で波形収録したWAVE形式のデータは、SX-AIFTによりFFT分析をすることができます。計量法施行規則第38条別表第四*に記載の1/3オクターブバンド分析器(音圧レベル・振動加速度レベル)の仕様に適合します。オクターブバンド分析(オクターブバンド、1/3オクターブバンド)が一般的に使用されます。画面は1/3オクターブバンド分析時のグラフと数値を同時に表示しています。リコール演算オクターブバンド分析時のストアデータを呼び出した表示画面です(リコール画面)。このストアデータから時間区間を指定しての2次演算も可能です。時間波形をSDカードに保存できます。回転数データと騒音・振動の波形データを同時収録し、収録したデータから回転次数を指定することにより回転数の変化に応じた騒音または振動の状態を把握することができます。自動車、二輪車の駆動系の騒音・振動の分析に使用されます。横軸にrpm(1分当たりの回転数)、縦軸に指定した次数の騒音/振動レベルを表します。1画面辺り次数は最大4つまで指定できます。数値グラフはレベルの最大値を表します。SA-A1オプションプログラムSA-A1にオプションプログラムをインストールすることで、計測業務をより便利に、確実に行うことができます。※ポイントを当てると詳細が表示されます1ウィザード2メール通知機能3窓関数追加4設定値の固定化5同時最大グラフ数の変更6指定した測定値を表示7メモ入力(キーボード入力)8USBカメラ画像の表示・同時保存9任意区間のWAVEファイル保存10任意バンドの時間-レベルグラフ表示11グラフの重ね描き1ウィザード画面の誘導に従い簡単操作。慣れない方が使う場合や定型業務に便利です。指定した文章や画像を載せた手順書をSA-A1の画面上に表示して、測定設定の表示変更や校正ができます。設定したトリガ条件を満たした時に、メールで通知します。通知するメールアドレスを事前にSA-A1に設定します。指定したレベルを超えた時などに、メールを通知します。後処理の波形分析画面に新たな窓関数を追加します。誤操作を防ぐために使用しない項目を変更できない様に固定化します。固定化した項目は、メンテナンスモードに入ると設定の変更が可能になります。同時に複数のグラフを表示する上限を変更します。標準では最大4グラフまで表示できますが、6グラフや8グラフなどに変更できます。見たい値を常に数値表示します。着目するバンドレベルやオーバーオール(SX-A1FT)またはオールパス(SX-A1RT)の数値を1グラフの領域に表示します。SX-A1FT/SX-A1RT各50,000円7メモ入力(キーボード入力)測定毎にメモを入力できます。SA-A1のソフトウェアキーボードで、プロジェクト内にメモを入力し、メモ内容をSDカードに保存します。残したい測定状況を静止画で保存します。USBカメラを使用して、測定状況を測定データと併せて、SA-A1の画面上に画像で残せます。※USBカメラは当社指定品を含む。必要な区間のみを別ファイルに保存します。リコール画面で、選択した時間区間をWAVEファイルに切り出して保存します。時間に対して変化の傾向が見られます。指定したバンドの時間変化を横軸が時間、縦軸がレベルのグラフで表示します(指定するバンドを測定時に変更できます)。SX-A1RT50,000円11グラフの重ね描きリアルタイムに異なるチャンネルのデータを重ね描きして容易に比較できます。リアルタイム同士の重ね描きとなります。リアルタイムとリコールとの重ね描きについては、Ver.2.1で機能として備えています。※重ね描きは、オクターブバンド同士、1/3オクターブバンド同士、またFFT分析点数が同一であるなどの条件あり。納期はお問い合わせください。これらのプログラムの著作権は弊社に帰属します。機能改善のための無償アップデートの対象外となります。振動の測定SA-A1に加速度ピックアップを接続すると振動を測定できます。入力は最大で4チャンネルなので、3方向同時測定や複数箇所の同時測定・分析が簡単に行えます。室間遮音の測定SA-A1と雑音発生器(およびスピーカ)を使用すると、室間の遮音測定ができます。無線ドックを使用すると、室間に敷設するケーブルは不要になり、測定が簡素化できます。自動測定用アプリは別途になります。(検討中)※無線通信は、使用状況により異なります。騒音・振動と回転速度の測定SA-A1には騒音・振動入力のほかに回転パルス入力端子があり、騒音や振動と回転速度を同時に測定・分析ができます。次数比アプリは別途になります。(検討中)固有振動数の測定SA-A1にインパルスハンマと加速度ピックアップを接続すると、固有振動数や伝達関数を測定できます。無線ドックを使用すると、ハンマとSA-A1をつなぐケーブルが不要になり作業効率がアップします。騒音の多チャンネル測定SA-A1と無線ドックを使用すると道路や鉄道の上下線で同時に騒音測定ができます。測定が簡素化できます。※すべての環境において無線が通じることを保証するものではありません騒音レベルと振動レベルの測定と分析SA-A1に騒音計や振動レベル計を接続すると、騒音レベルと振動レベルの同時測定ができます。必要に応じて周波数分析も可能です。様々なプログラムを作成することができます。ネットワーク通信システム(検討中)Wi-Fiルータを利用してSA-A1をインターネットに接続するネットワーク通信のシステム。遠隔地の状況のモニタリングや、SA-A1の警報出力を携帯電話で受信して確認することが可能。CAT-SAA1-ORDTRKSA-A1にマイクロホンや加速度ピックアップと同時に回転計を接続して分析結果を出力。波形を収録して分析を行う。カタログ音源探査システム(検討中)SA-A1とマイクロホンを使用して、音の発生源を調べるシステム。表示したカラーマップから音源の位置を推定。打撃検査システム(検討中)SA-A1とインパルスハンマを使用した打撃検査システム。適切に締まったボルトと緩んだボルトでは力の応答が異なります。インパルスハンマを使用して、この違いを判定することが可能。利用して収録したデータは、現場を離れた後で分析が可能。レベル記録システム(検討中)SA-A1に騒音計や振動レベル計を接続してレベルを記録するシステム。測定中にメモを残すことや、レベルトリガ設定により一定のレベルを超えたイベントを収録することが可能。動画リンクシステム(検討中)SA-A1に騒音計や振動レベル計およびUSBカメラを接続して、測定レベルと画像を表示するシステム。測定データをSA-A1内に記録できるので、再生時の音源確認に利用することが可能。4チャンネルFFTオクターブパッケージ(プラットフォーム、4チャンネルアンプ、FFT分析プログラム、1/3オクターブバンド分析プログラム)SA-A1FTRTB41,150,000円FFT分析プログラムSX-A1FT200,000円1/3オクターブバンド分析プログラムSX-A1RT300,000円プレミアムキャンペーンSA-A1をご購入、ご応募いただいたお客様に「タッチペンとSA-A1専用液晶保護シート」をプレゼント!タッチペン保護シート※商品の発送には、ご応募いただきましてから1~2ヶ月を要しますのでご了解ねがいます。※商品は多数ご用意いたしておりますが、無くなり次第終了させていただきます。Reserved.このページのトップへ。