軸における基準点の座標と同じである。LKは,ひざ(膝)継手部での仮想レバーアーム長,LHは,こ(股)継手部での仮想レバーアーム長である。参照)との間の距離とする。完全組立品は,こ(股)継手及び少なくとも次に示す部品から構成される。こ(股)継手部品を試験する場合には,完全組立品と同じ長さになるように,適切な取付けジグに取り付ける。使用する取付けジグは,こ(股)継手に取り付ける本来の部品と同様に接続され,機械的にも類似した力学特性をもつものとする。5.2試験試料の選択,準備及びアライメント設定に関する責任5.2.1製造業者及び試験依頼者は,試験に使用する部品の選択及び組立並びに繰返し負荷試験中に交換する部品の提供に関する責任をもたなければならない。5.2.2製造業者及び試験依頼者は,必要なアライメント及び指示を完全に記述した試験依頼書を準備する責任をもたなければならない。5.2.3製造業者及び試験依頼者は,それぞれの試験試料に対して単一の追跡可能な表示をする。参照)は,製造業者及び試験依頼者,又は試験機関が取り付ける。験依頼者に助言を求める。5.2.6試験機関は,オフセット長及び仮想レバーアームの設定に関して,アライメントを調整して正しい長さに設定する責任をもたなければならない。試験のために選択する義足部品は,可能な限り,標準的な生産品の中から選択する。選択の詳細を試験依頼書に記録する。細を記述したものを添付しなければならない。装飾用の部品については,構造強度に関係がない場合には,すべて取り除かなければならない。試験試料には,前記装飾用の部品以外の通常使用するすべての部品を取り付ける。繰返し負荷試験中,製造業者及び試験依頼者が提出する使用説明書及び試験依頼書に指示された繰返し負荷回数に達した場合には,指定の部品を交換しなければならない。試験試料は,準備された試料に端部取付けジグを取り付けて試験依頼書によって組み立てる。規定する要求事項を考慮して取り付ける。ロック機構も立脚相制御機構ももたない単軸ひざ(膝)継手では,仮想ひざ(膝)継手中心線は,継手の屈曲軸に一致する。すべての他のひざ(膝)継手では,仮想ひざ(膝)継手中心線は,製造業者及び試験依頼者が提出する試験依頼書又は試験依頼書とともに提出されるアライメント設定指示書によって決定する。o’-u’平面内にあり,仮想こ(股)継手中心線と平行でなければならない。仮想ひざ(膝)継手中心は,仮想ひざ(膝)継手中心線上にある。対称なひざ(膝)継手では,仮想ひざ(膝)継手中心は,継手の外部の境界線から等距離の仮想ひざ(膝)継手中心線上の点とする。依頼者が提出する試験依頼書又は試験依頼書とともに提出されるアライメント設定指示書によって決定する。ロック機構も立脚相制御機構ももたない単軸こ(股)継手では,仮想こ(股)継手中心線は,継手の屈曲軸に一致する。験依頼書又は試験依頼書とともに提出されるアライメント設定指示書によって決定する。軸に平行でなければならない。仮想こ(股)継手中心は,仮想こ(股)継手中心線上にある。手中心線上の点とする。非対称又は左右のあるこ(股)継手では,仮想こ(股)継手中心の位置は,製造業者及び試験依頼者が提出する試験依頼書又は試験依頼書とともに提出されるアライメント設定指示書によって決定する。験依頼者が提出する試験依頼書によって定める。そのアライメントは,製造業者及び試験依頼者が供給するすべてのタイプの部品に添付される義足のアライメントを記述した指示書に定める範囲内になければならない。90%の距離になるようにアライメントを調節する。このとき,仮想レバーアーム長を長くするように,荷重線から離れた方向に調節しなければならない。静的負荷試験は,試験試料に対して単一の負荷を与える試験方法とする。静的負荷試験では,静的許容負荷試験,静的破壊試験及び静的ねじり許容負荷試験を行う。繰返し負荷試験は,試験試料に繰返し負荷を与えて行う。繰返し負荷試験を満足した後で最後に静的負荷試験を行う。置は,次の負荷原理を適用して決める。2)で荷重がかけられる位置になければならない。b)試験試料は,必要な延長部品及び負荷をかけるためのレバーアーム部品とで構成される取付けジグを用いて,所定の長さになるように組み立てる。面内で正確な値になるようにする。化しても,負荷をかけるためのレバーアーム長に修正を加えてはならない。面内及びねじり試験の試験負荷条件は,軸力,曲げモーメント及びねじりモーメントという試験試料の内部に作用する負荷に基づく。