T(上部)に対応する。6.3.2.3.4Fstabで永久変形許容値が次の値を超える場合には,そのジグは,二つとも使用してはならない。6.3.2.3.6Fstabで永久変形許容値が次の値を超える場合には,そのジグは二つとも使用してはならない。計算した値の平均変位として,次の式で算出する。合せは,規定の試験負荷条件を試験試料に適用するためには使用してはならない。X/mean=2mm6.3.2.3.9試験結果を記録し,既に結果がある場合には,相互に参照できるようにする。A-P面内の屈曲試験負荷条件では,最大伸展位になるようにこ(股)継手のストライド制限装置を調節する。できない場合にはストライドが最小(屈曲が最小)になるように調節する。繰返し試験中に荷重線がストライド制限装置の軸の後方を通ることによってストライド制限装置が”押し出される”ことを避けるため,こ(股)継手取付けプレートの取付け角度を変更して,荷重線がストライド制限装置の軸の前方を通るようにしなければならない場合がある。このような変更を行う場合には,製造業者,試験依頼者及び試験機関で同意を得ることが望ましい。試験報告書に変更箇所を記録する。面内の試験で用いてもよい。面内でのオフセット値を記録する。面内の繰返し試験(最終的な静的負荷試験を含む。面内の静的許容負荷試験に使用してもよい(6.7備考1.参照)。別に作製したジグのいずれかに取り付けた試験試料で行ってもよい。6.4.2.15.及び試験依頼書に示されている試験試料を準備し,正確に取り付ける。(u’K−u’BK,u’H−u’K,u’TH−u’H)とを設定する。u’K−u’BK,u’H−u’K,u’TH−u’Hを計測し,記録する。(Fset)をかける。Fsetを維持し除荷する。分以上,無負荷の状態にする。(Fstab)をかける。’H,o’K,o’H)が正確になるように下部及び上部のレバーアームを調整する。Fstabをかけ,次の計測が終了するまで維持する。以下の項目を計測し,記録する。LK,LHc)LBK-THを計測し,L4として記録する。δを計測し,δ4として記録する。(Fstab)を除荷して試験試料をその特別なジグから試験装置へ移して,再び負荷をかけなければならない。