LBK-THを計測し,L2として記録する。δを計測し,δ2として記録する。Fstabを維持する。LBK-THを計測し,L3として記録する。δを計測し,δ3として記録する。D2=δ3−δ16.3.2.2.9次のいずれかの許容値を超える取付けジグは使用しない。D2=1mm6.3.2.2.10試験結果を記録する。6.3.2.3標準的な確認試験に替わる取付けジグの確認試験6.3.2.3.1規定の試験負荷条件を適用するために,試験試料の下部及び上部に使用する取付けジグをそれぞれ二つ用意し,同じ側に使用する取付けジグを二つ用い組み立てる。負荷をかけるためのレバーアーム部品を同じ方向に向くように組み立てる。延長部品が調節可能であれば,最も厳しい状態で組み立てる。取付けジグを組み立てるために別の部材を用いなければならない場合には,試験条件下でこれらの剛性がほかの義足部品でない部材の剛性以上でなければならない。各取付けジグは,試験試料の両端それぞれに負荷をかけるためのレバーアーム及び延長部品で構成され,補助部品を必要とする場合もある。試験で用いる下部レバーアーム及びその関連部品がある。