12電圧プローブ次の電圧プローブが使用できます。必要なプローブの電圧レンジは、測定する入力信号によって異なります。スイッチ・モード電源には、高電圧レンジのプローブが必要です。程度になることがあるからです。スイッチ・モード電源の場合は、信号振幅はこれよりずっと小さいので、プローブの電圧レンジはもっと低くてもかまいません。出力や過渡応答の測定に使用されます。電流プローブが使用できます。用して、電流プローブと電圧プローブの信号経路の間の時間遅延の差を補正します。22/15この章では、パワー測定を初めて行う際に必要な手順の概要を示します。機能を押し、パワー・アプリケーションを選択します。機能をもう一度押して、パワー測定をオンにします。用して、電流および電圧チャネルのスキュー補正を行う必要があります。チャネル・スキュー補正手順では、電流プローブと電圧プローブの間の時間遅延が校正されます。回と、ハードウェア・セットアップに変更があった場合(例えば、別のプローブや別のオシロスコープ・チャネルを使用する場合)、または周囲温度が変化した場合に実行する必要があります。最初に、電流プローブを消磁し、ゼロ調整します。このための手順については、電流プローブのドキュメントを参照してください。スキュー補正フィクスチャに接続します。スキュー補正フィクスチャに接続します。矢印の方向が電流の方向に一致するように、電流プローブを電流ループに接続します。スキュー補正フィクスチャのスイッチが、フィクスチャの正しい側(「小ループ」または「大ループ」)に設定されていることを確認します。ケーブルで接続します。ポートからスキュー補正フィクスチャに電力が供給されます。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、信号を押します。パワー・アプリケーションの信号メニューで、電圧ソフトキーを押し、入力ノブを使って、電圧信号をプローブしているアナログ・チャネルを選択します。電流ソフトキーを押し、入力ノブを使って、電流信号をプローブしているアナログ・チャネルを選択します。スキュー補正ソフトキーを押します。パワー・アプリケーションのスキュー補正メニューで、自動スキュー補正を押します。圧差動プローブの最小の減衰設定を使用します。大きい減衰設定を使用すると、雑音レベルも拡大されるため、正しくないスキュー値が得られ、測定結果に影響する可能性があります。スキュー補正プロセスが完了すると、スキュー補正が成功したかどうかのメッセージと、成功した場合は使用される設定が表示されます。回押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。スキュー補正値は、工場設定またはセキュア消去が実行されるまで、オシロスコープに保存されます。保存されたスキュー補正値を使用するか、スキュー補正をもう一度実行できます。一般的に、スキュー補正手順は、テスト・セットアップに変更があった場合(例えば、別のプローブや別のオシロスコープ・チャネルを使用する場合)、または周囲温度が変化した場合に再実行する必要があります。入力ノブを回して、パワー解析のタイプを選択します。次のタイプのパワー解析が使用できます。接続と信号のセットアップパワー解析の各タイプに対して、信号ソフトキーと、使用するオシロスコープ・チャネルの指定とその他の関連オプションの設定のためのメニューが存在します。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、信号ソフトキーを押します。パワー・アプリケーションの信号メニューで、接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。上の例では、電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。電圧プローブで使用されている正しい減衰比を選択します。減衰比とプローブの最大出力電圧の積によって、最大入力信号が得られます。注記また、電流プローブで使用されている正しい減衰比を選択します。関連オプションを設定するソフトキーがある場合は、それを使用して適切な設定を指定します。上の例では、周期ソフトキーがこれにあたります。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。5:解析設定の変更(使用可能な場合)選択したパワー解析のタイプで設定が使用可能な場合は、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに設定ソフトキーまたはその他のソフトキーが存在します。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、設定ソフトキーまたはその他のソフトキーを押し、実行する解析のタイプに応じて適切な設定を行います。電流高調波設定メニューは次のようになります。