熱電対温度は計測された熱起電力電圧を基に計算されます。Technology)が研究し、熱起電力を温度に変換する多項式および表を提供しています。表と多項式は以下のリンクから参照できます。計測と、電圧への変換が行われます。提供することにより熱電対温度計測を簡易化します。コンパイル時に多項式が生成されます。熱電対コンポーネントは計算時間を短縮する効率的な方法で多項式を評価します。使用して熱起電力と温度を変換します。入出力の接続このコンポーネントはソフトウェアコンポーネントであり入出力の接続はありません。ダイアログを開きます。このダイアログには、熱電対計算機コンポーネントを設定できるタブがあります。タブには次のパラメータがあります。Typeこのフィールドから熱電対の型を選択します。budget多項式計算による許容誤差を選択できます。これは-200°C以上の温度範囲にのみ適用される誤差です。温度誤差-温度グラフこのグラフは、熱電対の型と多項式に応じた温度誤差対温度を示します。計算に使用される多項式の次数を表示します。次近似)多項式は選択された許容誤差を基に選択されます。許容誤差を超えない最も低い次数の多項式が選択されます。サイクルの見積りが表示されます。最大誤差この表には、選択された熱電対の型と多項式に対応し、特定の温度範囲における温度誤差の最大値が記載されています。ルーチンにより、ソフトウェアを使用してコンポーネントを設定できます。次の表は、各関数へのインターフェースとその説明を示しています。続くセクションでは、各関数について詳しく説明します。&quot;を割り当てます。インスタンスの名称は、識別子の文法ルールに従って固有の名前に変更できます。便宜上、次の表では&quot;Thermocouple&quot;というインスタンス名を使用します。temperature)摂氏100分の1°C単位で与えられた温度に対応する電圧を計算します。冷接点の温度を基に冷接点の補正電圧の計算に使用されます。temperature)機能:摂氏100分の1°C単位で与えられた温度に対応する電圧を計算します。点の補正電圧の計算に使用されます。1(a)のように接続し、片方の接点を熱すると連続して電流が流れることを発見しました。1(b)参照)、電圧は、二つの接点間の温度差に直接相関があります。二つの金属導体の接点を加熱することで電圧が発生するこの現象は、ゼーベック効果または熱電効果と呼ばれます。加熱される接点は温接点または測定接点と呼ばれます。一つの接点は冷接点または基準接点と呼ばれ、発生する電圧は熱起電力と呼ばれます。100°Cであっても、異なります。使用される金属の種類によって、熱電対は分類されます。(単位温度当りの電圧変化、V/°C)。対の許容誤差を規定します。許容誤差は熱電対の型について最大誤差を規定します。標準と特別の二つの熱電対許容誤差を規定しています。許容誤差は使用温度範囲全域で定義されているわけではありません。0°Cが基準として選択されています。0°Cの基準温度を提供します。熱起電力と温度を変換するための表と多項式係数を提供しています。型の熱電対を示します。K型の熱電対のための熱起電力対温接点を示します。使用して熱起電力を測定することで、温度を簡単に判定できます。0°Cに維持する必要があるという制限があります。接点は常温になります。