最大周波数を選択できます。予想出力負荷インピーダンスを設定します。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。解析が終了すると、結果が表示されます。演算波形が表示されます。カーソルも表示されます。スルーレートスルーレート解析は、スイッチング時の電圧または電流の変化速度を測定します。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、スルーレート解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。ドレインに接続します。電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。ドレインに接続します。電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。電圧プローブおよび電流プローブのプローブ減衰比がオシロスコープで正しく設定されていることを確認します。置を自動的に設定します。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。解析が終了すると、結果が表示されます。最小および最大測定が追加され、表示されます。スルーレートを測定します。スルーレートを測定します。ラインの有効電力と皮相電力の比。波形と電流波形の間の乗算波形も必要です。つのソース入力に対して行われます。これは通常、電圧波形と電流波形の乗算演算波形です。ラインパワーの流れの一部。つのソース入力を使用して行われます。無効電力リアクタンスから生じる皮相電力と有効電力の差。電圧波形と電流波形の間の乗算波形も必要です。電流/電圧との間の比です。電圧クレスト・ファクタの電圧ソースを選択します。VRMS電流クレスト・ファクタの電流ソースを選択します。角形)の皮相電力と実効電力の間の角度であり、無効電力の大きさを示します。位相角が小さいほど、無効電力は小さくなります。圧波形と電流波形の間の乗算波形も必要です。つのソース入力に対して行われます。つのソース入力を使用して行われ、電圧波形と電流波形の間の乗算波形も必要です。プローブするチャネルをパワー・アプリケーションの信号メニューで指定し、同じメニューの自動設定ソフトキーを押して自動信号セットアップを実行する必要があります。つのソース入力を使用して行われ、電圧波形と電流波形の間の乗算波形も必要です。プローブするチャネルをパワー・アプリケーションの信号メニューで指定し、同じメニューの自動設定ソフトキーを押して自動信号セットアップを実行する必要があります。つのソース入力に対して行われます。入力電流波形の乗算演算波形です。定する必要があります。動設定ソフトキーを押して自動信号セットアップを実行する必要があります。ピーク電流ピーク電流は正または負の値を取るので、結果は最大測定値と最小測定値のうちの絶対値の大きい方です。=電圧波形がセトリング・バンドから出た最初の時刻。=電圧波形がセトリング・バンドに入った最後の時刻。カーソルを使用して行われます。%まで上昇した時刻(開始時間)。%まで上昇した時刻(終了時間)。カーソルを使用して行われます。%以下に下降した時刻(開始時間)。%まで下降した時刻(終了時間)。カーソルを使用して行われます。つのソース入力に対して行われます。これは通常、電圧波形と電流波形の乗算演算波形です。つのソース入力に対して行われます。これは通常、電圧波形と電流波形の乗算演算波形です。この測定は、ズーム・モード時に、スイッチング信号の電圧にカウンタ測定が取り付けられている場合に動作します。つのソース入力に対して行われます。これは通常、電圧波形と電流波形の乗算演算波形です。