c)電圧調整器を操作し,一定の速度で所定の電圧まで上げ,一定時間保持する。受渡当事者間の協定によって,速度,電圧及び保持時間を決めてもよい。d)回路遮断器の遮断の有無によって,絶縁破壊の有無を調べる。e)受渡当事者間の協定によって試験を繰り返す場合は,プローブの位置を替え,a)∼d)の手順を繰り返す。よって行った印加電圧(kV)及び絶縁破壊の有無で表す。試験報告書には,次の事項を含めなければならない。strength”に変更した。規格の内容を補足して記載した。0201,絶縁耐力,絶縁破壊電圧,絶縁破壊の強さ,及び耐電圧を追加した。規格の内容を補足して記載した。規格の内容を補足して記載した。電圧調整器3.3変更JISでは,我が国の実情に即した電圧調整器の仕様とした。交流電圧計3.5変更JISでは,我が国の実情に即した交流電圧計の仕様とした。追加この規格に必要なため,追加した。規格の内容を補足するとともに,我が国の実情に即したプローブの構造にした。分かりやすくするために,記載した。JISでは,線の絶縁測定は行っていないので,“回転機器”は削除した。試験片4.1変更JISでは,詳細に記載した。