50.(作動データの正確度)を適用する。もつ場合は,出力電圧の表示方法は絶対値,高・中・低又は定格出力電圧値に対するパーセント表示(以下,相対値表示という。器との誤差は,各レンジごとの定格出力電圧値の±30%を超えてはならない。出力電圧と混同するおそれのある表示をしてはならない。電圧値(以下,出力電圧対応値という。)を機器の取扱説明書に記載しなければならない。圧値と出力電圧対応値との誤差は,各レンジごとの出力電圧対応値の±30%を超えてはならない。適合しなければならない。よる試験によって確認する。出力電圧の正確さ出力電圧の最大値は,測定誤差±5%で測定した場合に,定格出力電圧の±20%とする。出力電圧測定時の測定系のインピーダンスは,機器に内蔵されている出力電流制限部品の影響を無視できる程度の値でなければならない。影響が無視できない場合は,出力電流を制限する部品のインピーダンスと測定系のインピーダンスとによる電圧比の補正を行う。(試験)適合性の判断は,次の試験によって行い,この細目に規定した値以内であることを確認する。