SM-1100の簡易取扱説明書のご紹介です。※今回は付属のテスト用ゼロ板を使用し、通常測定モードで測定します。2.本体とプローブを接続します。3.ON/OFFキーを押し、電源を入れます。4.機器内部で自動的に初期化を行いますので、この間はプローブを中空に向けてください。5.ブザーがピッと鳴り、機器が測定可能状態となります。前回の最終測定値もしくは「−」が表示されます。※必ず通常測定モードで行います。1.調整用素地板に(ゼロ板)にプローブを接します。ブザーがピッと鳴り数字が表示されます。2.ZEROキーを押します。この時、プローブはゼロ板に接した状態でも、離した状態でも可能です。ブザーがピーッと鳴り、画面左上に「CAL」、中央に「0」が表示されます。3.「0μm」の表示に変わりにブザーがピッと鳴ります。4.プローブを複数回、ゼロ板に接して表示が「0」近辺であれば良好です。「0」より離れている場合には、1〜4の操作を数回繰り返します。3.標準調整(CAL)1.ゼロ板上に標準厚板を乗せプローブを接します。標準厚板は、測定したい膜厚より少し厚めの物を選びます。2.ブザーがピッと鳴り膜厚が表示されます。3.上下カーソルキーを使って表示値を標準厚板の厚さに合わせます。(この操作はプローブを接した状態でも離した状態でも可能です。)4.ブザーがピッと鳴り、左上に「CAL」が表示され膜厚表示が変化します。5.表示が標準厚板の厚さに合った時点で上下キーの操作を止めます。膜厚計は測定可能状態になります。4.測定開始1.プローブの中央部分を持って測定対象物表面に垂直に・素早く・静かに押し当てます。ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております工業用内視鏡なら僅かな隙間から内部の対象に接近し、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。素地の上に施した被膜の厚さを測定する膜厚計。磁性体用の電磁式と非磁性体用の高周波式があります。管内検査カメラで埋設管に破断、閉塞などの不具合箇所がないかどうかを、挿入したカメラで点検できます。音聴法の漏水探知機を使って、漏水探知を効率良く行えます。ついては翌日に機材をご利用いただけます。※当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。密度や含水比などを測定できます。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。