デジタル信号処理(DSP)技術により、固形物や気泡を含む2相流での超音波S/N比が大幅に改善しました。高純度液体のような「散乱体」を含まないためにドップラー式流量計が使用できない測定対象であっても、流量を正確に測定します。簡単な操作PT878の使用方法はとても簡単です。サイトパラメータを入力し、センサを配管外側に冶具で取り付けて、その間隔を調節するだけで、測定準備完了です。付属機器を必要とせず、また配管に穴を開ける必要もありません。PT878はあらゆる用途での流量調査作業に理想的な流量計です。頑丈で水に強い流量計の大切な電子回路を日々の過酷な作業から守るために、PT878は振動や衝撃を吸収するラバープロテクタで包まれています。変換器は完全に密閉され、IP67規格を満たしており、一定時間であれば1mまでの浸水に耐えることができます。水の中に落とした場合でも、引き続き安全に機能するでしょう。ケーブルと接続するコネクタ部分は防水ではございませんので、ご注意ください。大型の多機能LCDは測定値の数値表示およびグラフ表示が可能です。データ入力と機能電卓ができるメニュー表示方式により、とても簡単にプログラミングが可能です。メートル法で表示します。PDFはこちら測定原理トランスデューサーは電気信号と超音波シグナルとを互いに変換することで、スピーカーとマイクロフォンを組み合わせたような働きをします。本流量計では配管の外側に設置した一対のトランスデューサーが、超音波シグナルの発信と受信を、上流側と下流側交互に行います。トランスデューサーから発信されたシグナルが、配管内の流体中を伝搬して、もう一方のトランスデューサーにて受信するまでの伝搬時間を計測します。流体が流れているときは、上流側→下流側のシグナルの方が、下流側→上流側のシグナルよりも速く伝搬します。この伝搬時間差が流速に比例する原理を用いたのが、トランジットタイム(伝搬時間差)方式です。基本的に小さい配管を対象としておりますので、50Aの測定の場合中口径トランスデューサをご使用ください。150mm以下:±2%〜±5%読み値(ただし測定精度は配管口径と測線数によります。測定範囲(双方向性)-12.2〜+12.2m/sレンジアビリティ(全体)400:1仕様は、均一な流速分布(通常、上流側に配管口径の10倍以上、下流側には配管口径の5倍の直菅長の確保)と0.3m/sを超える流速を前提とします。ケーブルと接続するコネクタ部分は防水ではございませんので、ご注意ください。ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております流量計を配管、パイプ外側に装着して、超音波の伝搬時間差で管内を流れる液体の流速を測定し、流量を求めます。用途によって選択できるよう電子天秤は、ひょう量・感量の異なる機種を取り揃えています。クレーンなどで吊り上げる重量物の重さをはかるクレーンスケール。手元用の無線表示器付きです。車両通過時の軸重量を測定し、車両総重量を求める可搬型のトラックスケールです。PT878(GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ)。HS-CD-R(クボタ計装)。GF-400(エー・アンド・デイ)は、ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。RWP-61A-2(共和電業)。PCD-320A(共和電業)。ついては翌日に機材をご利用いただけます。海外レンタルサービスも行なっております。当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。