6:解析の適用パワー解析の各タイプには、解析を開始するための適用ソフトキーがあります。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。7:解析結果の表示パワー解析が終了したら、次の方法で結果を表示できます。パワー解析結果を画面に表示します。自動パワー測定を追加します。パワー解析結果の画面表示パワー解析結果は、オシロスコープ画面に表示されます。加することもできます。次の項目を参照してください。次に示すのは、電流高調波解析の結果です。被試験デバイスへの正しいプローブ接続、信号セットアップ、設定、結果について説明します。電源からある範囲の高調波を発生します。このような高調波が送電網に逆方向に伝播すると、送電網に接続された他のデバイスに問題が生じるおそれがあるため、高調波のリミットが規格で定められています。A、B、C、D)のプリコンプライアンス規格に基づいてテストします。個の高調波が表示されます。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、電流高調波解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。入力の通電ワイヤに接続します。入力のニュートラル・ワイヤに接続します。電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。電ワイヤに接続します。電圧プローブと電流プローブをオシロスコープの適切なチャネルに接続します。電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。定されていることを確認します。回の収集で捕捉するサイクル数を選択します。ウィンドウ(周波数分解能が高く、スペクトル・リーケージが小さい)も自動的に設定されます。解析用ウィンドウも選択します。ブラックマン・ハリス・ウィンドウ(スペクトル・リーケージが最小)やハミング・ウィンドウ(周波数分解能が高く、スペクトル・リーケージは中程度)があります。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、設定ソフトキーを押します。パワー・アプリケーションの電流高調波メニューで、適切な設定を行います。コンプライアンス・テストを実行する規格を選択します。