電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。ドレインに接続します。電圧プローブと電流プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。定されていることを確認します。持続時間ソフトキーを押し、入力ノブを回して、信号を捕捉する時間を指定します。オシロスコープの時間スケールが設定されます。置を自動的に設定します。トリガ・レベルを調整して、各サイクルの同じ位置で波形を捕捉するようにします(すなわち、波形表示を安定化します)。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。ソースソフトキーを押し、入力ノブを回して、変調解析のソースを電圧または電流から選択します。ソフトキーを押し、入力ノブを回して、変調解析で実行する測定のタイプを、次の中から選択します。実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。解析が終了すると、結果が表示されます。測定トレンド演算波形ビジュアリゼーションを使用して、変調波形の各サイクルでの測定の変動がプロットされます。測定キーとメニューを使用して、以下の自動測定を追加できます。入力ラインの品質を表示します。電流の一部は、エネルギーを供給することなく負荷に流れ込み、流れ出します。この電流は無効電流または高調波電流と呼ばれ、実際に消費される電力よりも大きい「皮相電力」になります。相角の測定が用いられます。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、パワー品質解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。入力の通電ワイヤに接続します。入力のニュートラル・ワイヤに接続します。電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。電ワイヤに接続します。電圧プローブと電流プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。定されていることを確認します。回の収集で捕捉するサイクル数を選択します。置を自動的に設定します。電圧波形と電流波形の乗算演算の結果であるパワー波形も表示されます。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、タイプソフトキーを押し、入力ノブを回して、パワー品質解析で実行する測定のタイプを、次の中から選択します。力率:有効電力と皮相電力の比。サイクルにわたって平均したときに、1方向へのエネルギーの正味の伝達となるパワーの流れの一部。因するパワーの流れの一部。無効電力:リアクタンスから生じる皮相電力と有効電力の差。均平方根)の略で、平均値の一種)との比。2となる直角三角形)の皮相電力と実効電力の間の角度であり、無効電力の大きさを示します。解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。解析が終了すると、結果が表示されます。選択して適用した以下のパワー品質測定も表示されます。波形から計算されます。測定キーとメニューを使用して、以下の自動測定を追加できます。RMSスイッチング損失スイッチング損失解析は、スイッチング・デバイスのスイッチング・サイクルで失われる電力を計算します。代表的なパワー損失には次のものがあります。ユーザーズ・ガイド3パワー解析の実行デザイン・エンジニアは、この情報を使用して、電源のパワー変換効率を改善します。スイッチング損失はまた、パワー・デバイスのヒート・シンクに伝達されるパワー損失を定量化するためにも使用されます。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、スイッチング損失解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。ドレインに接続します。電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。ドレインに接続します。電圧プローブと電流プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。定されていることを確認します。置を自動的に設定します。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、設定ソフトキーを押します。Loss(スイッチング損失)メニューで、適切な設定を行います。Refスイッチング・エッジのスイッチング・レベルを入力します。この値は、最大スイッチング電圧に対する%です。この値を調整することで、ノイズ・フロアを無視することができます。この値は、スイッチング・エッジを判定するためのしきい値を指定します。Refスイッチング・エッジの先頭のスイッチング・レベルを入力します。この値は、最大スイッチング電流に対する%です。この値を調整することで、電流プローブでは除去が困難なノイズ・フロアすなわちヌル・オフセットを無視できます。この値は、スイッチング・エッジを判定するためのしきい値を指定します。条件の計算方法を選択します。電圧波形:パワー波形は元データを使用し、計算式は次のようになります。Rds(on):パワー波形には誤差補正が含まれます。オン・ゾーン(電圧レベルが電圧基準より低い)では、パワー計算式は次のようになります。追加ソフトキーで指定します。オフ・ゾーン(電流レベルが電流基準より低い)では、パワー計算式は次のようになります。Vce(sat):パワー波形には誤差補正が含まれます。オン・ゾーン(電圧レベルが電圧基準より低い)では、パワー計算式は次のようになります。追加ソフトキーで指定します。オフ・ゾーン(電流レベルが電流基準より低い)では、パワー計算式は次のようになります。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。解析が終了すると、結果が表示されます。電圧および電流波形に加えて、パワー波形(電圧と電流の波形乗算)も表示されます。以下の自動パワー測定および統計も表示されます。測定キーとメニューを使用して、以下の自動測定を追加できます。電源の出力電圧が出力負荷の変化に応答する速さを測定します。出力電圧がセトリング・バンドを最初に出てから、セトリング・バンド内に最後に入るまでの時間が測定されます。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、過渡応答解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。電圧プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。電流プローブを電源の出力負荷に接続します。負荷電流の変化によってオシロスコープがトリガされ、過渡現象が捕捉されます。電流プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。定されていることを確認します。持続時間ソフトキーを押し、入力ノブを回して、測定の時間スケールを選択します。オーバシュートソフトキーを押し、入力ノブを回して、出力電圧のオーバシュートの%を指定します。直スケールの調整に使用されます。DC電圧の予想値を指定します。この値は、オーバシュート%とともに、過渡応答のセトリング・バンド値の決定と、オシロスコープの垂直スケールの調整に使用されます。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、設定ソフトキーを押します。パワー・アプリケーションの過渡メニューで、適切な設定を行います。I初期負荷電流値を入力します。初期負荷電流は、基準値として、およびオシロスコープをトリガするために使用されます。I新規負荷電流値を入力します。新規負荷電流は、基準値として、およびオシロスコープをトリガするために使用されます。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。画面に表示される手順を実行します。解析が終了すると、結果が表示されます。ユーザーズ・ガイドパワー解析の実行3電圧および電流波形が表示されます。以下の自動パワー測定も表示されます。%に達する速さを測定します。%まで降下する速さを測定します。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、ターンオン/ターンオフ解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。入力の通電ワイヤに接続します。入力のニュートラル・ワイヤに接続します。入力電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。電圧プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。電圧プローブのプローブ減衰比がオシロスコープで正しく設定されていることを確認します。持続時間ソフトキーを押し、入力ノブを回して、測定の時間スケールを選択します。ソフトキーを押し、入力ノブを回して、最大入力電圧を指定します。最大(p-p)ソース電圧振幅を入力します。間」テストでオシロスコープをトリガするために使用されます。この値は、オシロスコープの入力電圧をプローブするチャネルの垂直スケールの調整に使用されます。DC電圧の予想値を指定します。この値は、オシロスコープの出力電圧をプローブするチャネルの垂直スケールの調整に使用されます。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、テストソフトキーを押し、入力ノブを回して、ターンオンとターンオフのどちらの解析を実行するかを選択します。ターンオン:入力電圧を印加してから、電源の出力電圧が得られるまでの時間を測定します。電圧がオフになるまでの時間を測定します。解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。画面に表示される手順を実行します。解析が終了すると、結果が表示されます。入力および出力電圧波形が表示されます。以下の自動パワー測定も表示されます。65出力リップル出力リップル解析は、電源出力のリップル・ノイズを測定します。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、出力リップル解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。電圧プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。電圧ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。電圧プローブのプローブ減衰比がオシロスコープで正しく設定されていることを確認します。持続時間ソフトキーを押し、入力ノブを回して、測定の時間スケールを選択します。自動設定ソフトキーを押して、電圧チャネルの垂直スケールと位置、および時間スケールを自動的に設定します。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。Back解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。解析が終了すると、結果が表示されます。出力電圧波形と、以下の自動パワー測定が表示されます。63電源除去比(PSRR)電源除去比(PSRR)テストは、電圧レギュレータがさまざまな周波数レンジのリップル・ノイズを除去する能力を判定するために使用されます。この解析は、オシロスコープの波形発生器からの周波数掃引信号を供給します。電圧にリップルを注入するために使用されます。比が測定され、周波数レンジに対してプロットされます。測定にはさまざまな方法があります。動作の抜き取り検査には通常十分です。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、電源除去比(PSRR)解析が選択された状態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。つの電圧プローブ(パッシブまたは差動)を、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの入力(およびグランド)に接続します。つの電圧プローブ(パッシブまたは差動)を、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの出力(およびグランド)に接続します。波形発生器出力を変調電源に接続します。生器信号を、低ドロップアウト(LDO)レギュレータに接続された電源出力に注入することもできます。)の代わりとなります。ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。電圧プローブのプローブ減衰比がオシロスコープで正しく設定されていることを確認します。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、設定ソフトキーを押します。メニューで、適切な設定を行います。