絶縁材料が電圧に耐える能力を示す一般的な用語で,絶縁破壊電圧,絶縁破壊の強さ及び耐電圧の総称。一定の昇電圧速度で皮膜に電圧を印加したとき,皮膜が破壊される最小の電圧(kV)。絶縁破壊電圧(kV)を試験片の皮膜厚さ(μm)で除した値。皮膜が破壊しないで一定時間に耐えることのできる最高の電圧(kV)。この試験は,一定の距離を隔てた皮膜と皮膜との間(皮膜−皮膜),又は皮膜と素地との間(皮膜−素地)に一定の速度で昇圧する交流電圧を印加し,皮膜が絶縁破壊する時点の電圧を測定する。交流を電源とし,交流変圧器,電圧調整器,保護抵抗,交流電圧計,回路遮断器などで構成し,皮膜の絶縁破壊電圧を正確に測定できるものでなければならない。交流変圧器は,要求される電圧を正弦波又はそれに近い波形を出力することができるものとする。電圧調整器は,電圧を中断することなく徐々に昇圧することができ,かつ,ゆがみのない波形を供給できなければならない。一定の電圧上昇速度を得るためには,手動よりも機器を用い,かつ,波形の変動がないことが望ましい。単位で読み取れるものが望ましい。記録計を用いることは,有効である。回路遮断器は,所定の電流が流れたときに回路を遮断できる機能をもつものとする。球面で清浄なものを用いる。球面のものを用いてもよい。プローブは,接触棒の先端を除いて,絶縁被覆を施す。