この計算は、適用ソフトキー(パワー・アプリケーションのメイン・メニュー)を押すと実行されます。パワー・アプリケーションがオフの場合のみ選択できます。解析を実行するには、適用を(再度)押す必要があります。以下の機器用:パーソナル・コンピュータおよびパーソナル・コンピュータ用モニタ、テレビ受信器。表示方法を選択します。オフ:高調波測定結果は表示されません。解析の実行が終わったら、設定メニューに戻って表示タイプを変更できます。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。解析が終了すると、結果が表示されます。入力電流の周波数成分を表示します。ハニング・ウィンドウを使用して計算されます。個の高調波に対して、以下の値が表示されます。Unit(高調波単位)パラメータで指定された単位の測定値。HarmonicsStandard(電流高調波規格)パラメータで指定されているリミット。Standard(電流高調波規格)パラメータで指定されているマージン。表の行またはグラフのバーは、合否の値に応じてカラーコード化されています。%には達していないものです。リコール・キーを押します。リコール・メニューで、保存ソフトキーを押します。保存メニューで、形式ソフトキーを押し、入力ノブを回してパワー高調波データ(*.csv)を選択します。番目のソフトキーを押し、入力ノブを使用して保存場所に移動します。ストレージ位置内の移動方法については、オシロスコープのユーザーズ・ガイドを参照してください。最後に、押して保存ソフトキーを押します。保存が成功したかどうかを示すメッセージが表示されます。測定キーとメニューを使用して、以下の自動測定を追加できます。チャネルのオシロスコープが必要です。態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。入力の通電ワイヤに接続します。入力のニュートラルに接続します。入力電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。入力の通電ワイヤに接続します。負荷の入力経路に接続します。負荷の戻り経路に接続します。出力電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。矢印の方向が電流の方向に一致するように、出力電流プローブを負荷の入力経路に接続します。電圧プローブと電流プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。定されていることを確認します。持続時間ソフトキーを押し、入力ノブを回して、信号を捕捉する時間を指定します。オシロスコープの時間スケールが設定されます。置を自動的に設定します。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。力電圧と電流の波形乗算)も表示されます。以下の自動パワー測定および統計も表示されます。測定キーとメニューを使用して、以下の自動測定を追加できます。電源を最初にオンにしたときのピーク突入電流を測定します。態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。入力の通電ワイヤに接続します。入力のニュートラル・ワイヤに接続します。電圧プローブで、適切な減衰比を選択します。電ワイヤに接続します。電圧プローブと電流プローブをオシロスコープの入力チャネルに接続します。電圧および電流ソフトキーを押し、正しいアナログ・チャネルが選択されていることを確認します。定されていることを確認します。期待値ソフトキーを押し、入力ノブを回して、予想される突入電流の振幅を指定します。電流をプローブするチャネルの垂直スケールが設定されます。ソフトキーを押し、入力ノブを回して、最大入力電圧を指定します。電圧をプローブするチャネルの垂直スケールが設定されます。キーを押して、パワー・アプリケーションのメイン・メニューに戻ります。Back解析を実行するには、パワー・アプリケーションのメイン・メニューで、適用を押します。ユーザーズ・ガイドパワー解析の実行3画面に表示される手順を実行します。解析が終了すると、結果が表示されます。電圧および電流波形が表示されます。以下の自動パワー測定も表示されます。変調解析は、スイッチング・デバイス(MOSFET)の制御パルス信号を測定して、さまざまなイベントに応じた制御パルス信号のパルス幅、デューティ・サイクル、周期、周波数などのトレンドを表示します。態で、信号ソフトキーを押します。接続図を参照して、プローブを被試験デバイスとオシロスコープに接続します。