光源の出力光パワーを測定するため,基準測定用光ファイバを使用する。基準測定用光ファイバは,VOAが具備する光ファイバと同等の特性をもつものとする。本の光ファイバの端面を一時的に整列する部品又は機械的な固定具である。測定機器とを標準的な光ファイバコネクタで直接接続できない場合,テンポラリジョイントを用いる。溝を具備したブロック,真空チャック,微小調心機,光ファイバ融着又はメカニカルスプライスである。%以内の安定性をもつものとする。適切な屈折率整合材を用いることで,テンポラリジョイントの接続安定性を向上することができる。光源と測定系とを直接接続するために,光パッチコードを用いてもよい。その場合,テンポラリジョイントの使用は,必須ではない。Pnまでの測定中は,光ファイバの位置は固定し,動かさない。測定手順は,次による。示した測定系を構築し,P0を測定する。VOAの光減衰量が最小となるように減衰量を設定し,P1(1)を測定する。VOAの光減衰量が最小光減衰量より少し大きくなるように減衰量を設定し,P2(1)を測定する。P3(1),P4(1),...,Pn(1)までを測定する。Pn(2)までを測定する。ヒステリシス特性の測定手順を示す。番目の光減衰量測定値の減衰量設定値からの誤差を,式(1)を用いて算出する。iiiAaa−=δ(dB)(1)ここに,ia:式(2)及び式(3)による。i番目の光減衰量測定値の減衰量設定値からの誤差を,式(4)を用いて算出する。全ての減衰量設定における,設定値に対する光減衰量測定値の最大誤差は,式(5)を用いて算出する。減衰量の再現性は,光減衰量の測定値分布の±3σの範囲で表し,式(6)を用いて算出する。iiaσ3=Δ(dB)(6)ここに,σi:式(7)で算出する光減衰量測定値の標準偏差(dB)[]212)(1=−=mjiiiajamσ(dB)(7)正しいσiを算出するため,各減衰量設定において,10回(m=10)以上,繰り返し測定を行うのがよい。次の測定結果を記録する。b)に示すように,測定結果をプロットしたグラフを作成することが望ましい。示す事項を製品規格などに定める。A(参考)測定結果の例この附属書は,測定結果の説明を行うための例であり,推奨する装置又は測定条件を示すものではない。測定結果の例は,次のとおりである。電気制御式のVOAにおいて,光減衰量のヒステリシスは重要な特性である。ヒステリシス特性は,次のようにして測定できる。測定手順は,次による。ここで,測定する光パワーの単位はmWとする。b)供試品を最小の減衰量に設定し,P1(1)を測定する。c)供試品の減衰量を最小の減衰量より大きい減衰量に設定して,P2(1)を測定する。d)減衰量を徐々に大きい値に設定して,P3(1),P4(1),...,Pn(1)を順次測定する。e)Pn(1)の測定後,供試品の減衰量をPn(1)測定時より小さい減衰量に設定して,P'n−1(1)を測定する。f)減衰量を徐々に小さい値に設定して,P'n−2(1)からP'1(1)までを順次測定する。