通常は1点記録で行っている。遠位部記録に比して振幅はかなり低くなる。1)筋肉の緊張がとれないと記録が困難なことがある。リラックスさせるのが大事である。3)記録は皿電極を用い、神経の走行上に(-)を置き、2-3cm側方に(+)を置く。電極の位置はMCVのときの刺激部位を参考にする。4)記録部はよく磨き皮膚抵抗を下げておく。10KΩ以下に下げる習慣をつける。電極と神経を密着させるために消しゴムで圧迫するとよいこともある。記録電極のコードと刺激電極のコードは交差しないよう注意する。