a)測定器,標準尺及び供試体は,測定時にその試験ごとに定めた温度になるようにしなければならない。1129-2:2010b)供試体の測長に先立ち,ゲージプラグに付着している異物をきれいにふき取っておく。c)標準尺を水平な台の上に置き,標準尺のゲージプラグにコンタクトゲージの測点を押し当て,ダイヤルゲージの目盛を読む。次に,コンタクトゲージの左右を逆にして同様の操作を行い,ダイヤルゲージの目盛を読む。d)供試体をゲージプラグに取り付けてある面を上にして水平な台の上に置き,供試体のゲージプラグにコンタクトゲージを押し当て,ダイヤルゲージの目盛を読む。次に,コンタクトゲージの左右を逆にして同様の操作を行い,ダイヤルゲージの目盛を読む。e)必要に応じて,供試体の質量を測定する。これより小さいものを用いるとよい。おける標準尺及び供試体の測定値ただし,L0,X01,X02,Xi1,Xi2の長さの単位は,同一とする。報告は,次の事項について行う。報告する事項は,次による。必要に応じて報告する事項は,次による。序文この附属書は,モルタル又はコンクリート供試体の側面の乾燥による自由収縮ひずみ測定試験方法について記載したものであって,規定の一部ではない。規定する供試体用型枠とする。これより小さいものとする。A.2供試体A.2.1供試体の寸法4.1による。A.2.2供試体の個数4.2による。