下の試料は,予期流動点より12.5°C以上高い温度をいう。試料が冷却されて,パラフィンワックスの結晶が析出し始めたなら試料を動揺させないよう,また温度計を試料の中で動かさないよう細心の注意を払わなければならない。パラフィンワックスの海綿状の網目が乱れると,流動点は低い値を示す。平に倒してよく観察する。この条件で試料がわずかでも動けば,すぐ試験管を外管内に戻して更に冷却し,2.5°Cごとにこの操作を繰り返す。この場合外管は,試験管と共に移動してもよい。17°C低い冷却浴に移す。試験管を取り出したとき,表面が曇って試料の流動が見えにくい場合は,エタノールをしみ込ませたガーゼなどで速やかにぬぐうとよい。秒間保っても,試料が全く動かなくなるまでこの操作を継続し,このときの温度計の読みを記録する。流動点試験の結果は,次による。2.5°Cを加え,流動点とする。流動点試験の精度は,次による。重油などれき(瀝)青物を含む試料には適用しない。許容差を超えてはならない。許容差を超えてはならない。試料を冷却浴の外管に入れて,規定の方法で冷却する。1°C下がるごとに試験管を取り出し,試料底部に曇りが生じたときの温度を曇り点とする。自動曇り点試験器を用いてもよい。よって確認してから用いる。自動試験器によって得られた試験結果に疑義が生じた場合には,本試験方法によって得られた結果によって判定する。曇り点試験器は,流動点試験器と兼用できる。示す寸法のコルク栓で,中央に温度計を支える穴をあける。示す形状・寸法の金属製(黄銅製がよい。)平底円筒形のもので水漏れのないもの。示す寸法のコルク又はフェルト製のもの。コルク,フェルトなど試験管に密着して外れないだけの弾力があり,その形状を保つだけの硬さの材質で,内周は試験管の外側に密着し,外周は外管の内側に緩めに接する環状ガスケット。