パソコンが波形判定器、オシロスコープに。2チャネル同時連続サンプリング大容量バッファメモリ、バスマスタ転送機能搭載10bit高速A/Dコンバータを採用、最大100MHz*1の2チャネル同時サンプリングに対応しています。パソコンの処理能力に依存しない連続サンプリングを実現する32メガデータの大容量メモリを搭載しています。サンプリングデータをパソコンのメモリへ高速転送するバスマスタ転送機能も搭載しています。波形判定器やオシロスコープをイメージしたアプリケーションソフトウェア「フロントパネル」を付属、プログラムレスですぐに業務で活用いただけます。ハードウェアとデバイスドライバの状態を診断してレポートする機能を持っていますので、セットアップした実行環境の確認用としてもご活用いただけます。トリガ設定のファイル保存/読み込みが可能、セットアップ作業を大幅に短縮することができます。各チャネルの入力信号を走査して自動設定する「オートセットアップ機能」も搭載しています。ご要望に応じて当社指定の認定事業者で校正を実施、校正証明書を発行できます(別途有償対応)。波形判定器モードサンプリングした信号波形(量産品)とあらかじめ設定した合格(良品)範囲を逐次比較、波形レベルで自動的に合否を判定することができます。現在の目視検査を大幅に省力化するだけでなく品質の向上/均一化が図れます。比較波形データ生成ツール「マスクエディタ」付属マウス操作によるフリーハンド/直線/サイン波の描画、数学関数(数値入力)による定電圧/矩形波/三角波/ステップ/ランプ/のこぎり波の描画が行えます。【クリックで拡大表示】サンプリング開始/終了トリガとして、ソフトウェア/変換データ比較/外部トリガ/イベントコントローラ出力から選択できます。変換データ比較は、エッジ(立ち上がり/立ち下がり/両方向)/ウィンドウ(イン/アウト)から選択できます。波形判定器モード/オシロスコープモード/データロガーモードあらかじめ設定した比較波形データとの比較で合否を自動判定まで行う「波形判定器モード」、最新データのリアルタイム観測に特化した「オシロスコープモード」、サンプリングデータのすべてをファイル保存する用途に特化した「データロガーモード」を搭載、さまざまな用途で活用いただけます。*1:2ch使用時の最大変換速度は50MHzとなります(データロガーモード使用時)。使用コネクタPS-10PE-D4LI-B1(JAE製)相当品x2*1:電源OFF時は自動で1MΩに切り替わります。*2:最大入力電圧以上の電圧を入力しないでください。故障の原因となります。*3:2ch使用時の最大変換速度は50MHzとなります(データロガーモード使用時)。*4:ケーブルによっては所定の精度を満たせない場合があります。*5:測定には電圧発生器としてR6161[ADVANTEST]を使用しています。*6:オフセット・レンジを0Vに設定した場合の値です。*7:ノイズフィルタをオフに設定した場合の値です。*8:本製品は拡張スロットから+5V、+3.3V電源の供給を必要とします。