この規格は,原油及び石油製品の流動点並びに石油製品の曇り点を測定する方法について規定する。油製品には適用しない。とき半透明でパラフィンワックスの析出が見えにくい試料は,脱色処理をするとよい。参考法として本体末尾に示す。この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。2.5°Cの整数倍で表す。管底部の試料がかすみ状になるか曇り始める温度をいい,整数値で表す。45°Cに加温し,次いで規定の方法で冷却する。2.5°Cを加え流動点とする。自動流動点試験器を用いてもよい。8402(分析・試験の許容差通則)によって確認してから用いる。2269-1987得られた結果によって判定する。流動点試験器は,曇り点試験器と兼用できる。示す寸法のコルク栓で,中央に温度計を支える穴をあける。示す形状・寸法の金属製(黄銅製がよい。)平底円筒形のもので水漏れのないもの。示す寸法のコルク又はフェルト製のもの。コルク,フェルト等試験管に密着して外れないだけの弾力があり,その形状を保つだけの硬さの材質で,内周は試験管の外側に密着し,外周は外管の内側に緩めに接する環状ガスケット。7410(石油類試験用ガラス製温度計)に規定する次のもの。規定温度に保持できるもの。冷却浴の種類が必要である。冷却浴を規定温度に冷却するには,冷凍機・寒剤などを用いる。寒剤を用いた冷却浴の一例を次に示す。48°C以上に昇温調節できるもの。流動点試験器の準備は,次による。48°C(1)に調節する。注(1)予期流動点が32.5°Cより高い試料の場合には,予期流動点より13°C高い温度とする。(3)温度計は,0°Cの恒温槽を用いて水銀柱やトルエン柱が切れていないかどうか使用直前に確認する。0°Cにおける示度が±1°Cを超える温度計は,使用してはならない。流動点試験の試料の準備は,次による。(1)水分が懸濁している場合には,試料を共栓付三角フラスコにとり,無水硫酸ナトリウムなどの脱水剤を加え振とう後,乾いたろ紙によるろ過,遠心分離などの適当な方法で脱水剤と試料を分離する。間以上室温で放置しなければならない。熱経歴の影響を受けないことが,あらかじめ分かっている試料は,これを省略してもよい。流動点試験の手順は,次による。(1)試料を試験管の標線(中央)の高さまで注ぐ。低限の流動性を得るまで温水浴で加温する。(2)高流動点用温度計を付けたコルク栓で試験管を密栓する。下まで入るようにする。2269-1987(3)次に,試料の予期流動点によって,次に示すいずれかの方法で予備処理を行う。10°C高い温度まで加熱後,(4)に従って試験を続ける。25°Cの水浴又は室温で放置し,36°Cまで冷却してから(4)に従って試験を続ける。25°Cの水浴又は室温で放置し,36°Cまで冷却する。動点用温度計に取り換えた後,(4)に従って試験を続ける。いずれの場合も試験管に試料を入れてからは,試料をかき混ぜてはならない。2.試験管を水浴で冷却した場合,試験管に付着した水をよくふき取ってから(4)の操作に移る。(4)円板を外管の底に入れる。円板,ガスケット及び外管の内側は洗浄し,乾かしておく。(4)以降の操作において外管を用いずに,試験管を直接冷却浴に入れて冷却してはならない。以上外へ出ないように垂直にしっかりと保持する。管から取り出し,静かに傾けてみて試料の表面が流動するかどうかを調べ外管に戻す。