上げした金属板の裏側中央に感熱部を固定し,更に断熱材(ポリふっ化ビニリデン)を張り付けた構造で,温度は,通常デジタルで表示される。ブラックスタンダード温度計を用いるときは,ブラックパネル温度計による温度との関係をあらかじめ求め,その対応する温度で使用する。認した後は,取り出して保管することが望ましい。放射照度又は放射露光量測定のための光エネルギー測定器(放射照度計とも呼ばれる。能を備えている光エネルギー測定器は,公的に校正されたエネルギー標準光源で校正されていなければならない。試験片ホルダは,アルミニウムに適切な耐食処理を施したもの,又はステンレス鋼製のものを用いる。試験片の裏あてを用いる場合には,目的に合わせて適切なものを用いる。材料の使用条件に合わせて,試験片の裏側に張り付ける材料。寸法のものが望ましい。堅ろう度試験以外の繊維の試験,例えば,引張試験などと共用して用いられる。試験片の大きさに準じた白厚紙に,その長辺の方向に平行に密に巻き付ける。準じた大きさで,白厚紙が見えない程度の薄い層にして白厚紙に取り付ける。試験機の運転は,次による。試験片及びブルースケールをそれぞれ白厚紙に固定して,試験片ホルダに取り付ける。明覆いで覆って照射されない部分との境目がはっきり現れるようにする。面は,凹凸があると,凸の部分は強く,凹の部分は弱い変退色を生じることがあるので,できる限り波状又は凹凸にならないようにする。試験片を取り付けた試験片ホルダを,試験片回転架にすき間がないように取り付ける。試験片を取り付けていない試験片ホルダがある場合には,それらの全部に白厚紙を取り付ける。このときを試験開始時間とする。規定の放射照度に調整する。温度を確認後,ブラックパネル温度計は取り出して保管する。露光法とがあり,それぞれ次による。組のブルースケールとともに,次のとおり露光する。XX'のところで折り曲げできるようにしておくとよい。AA'を持ち上げ,試験片の露光した部分を変退色用グレースケールを用いて調べる。号と同程度の色の差に退色することをいう。BB'を持ち上げ,ブルースケールを調べ,標準退色をしているブルースケールの等級を試験片の堅ろう度と判定する。級以上”と判定し,露光を終了する。組のブルースケールとともに,次のとおり露光する。DD'の覆いでそれぞれ覆う(4)。級ブルースケールを取り外して保管する。