注(4)試験管の底部に曇りが認められない任意の温度で開始する。17°C低い冷却浴の外管に移す。この場合,外管は試験管と共に移動してもよい。試験管を取り出したとき,表面が曇ってパラフィンワックスの析出が見えにくい場合には,エタノールをしみ込ませたガーゼなどで速やかにぬぐうとよい。(7)試料の底部に明らかな曇りやかすみが最初に認められたときの温度計の読みを記録する。パラフィンワックスの曇りは,通常,試料温度が最低である試験管底部に現れる。試料全体を覆うわずかな曇りは,通常,試料中の微量水分によることが多い。このような場合には,4.4によって水分を除去し,再度試験を行う。4.5(7)で記録した温度を曇り点とする。曇り点試験の精度は,次による。許容差を超えてはならない。許容差を超えてはならない。重油などれき(瀝)青物を含む試料は,熱経歴の違いによって流動点が変わりやすい。低流動点は,流動点に比べ低い値を示すが,熱経歴の影響も小さく精度のよい結果が得られる。この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。3.によって求めた流動点をいい,0°Cを基点に2.5°Cの整数倍で表す。105°Cに加熱する。規定するもののほか,次のものを用いる。32∼105°Cの目盛範囲をもつもの。0.5°Cの全浸没形のものが望ましい。105°Cに加熱できるもの。最低流動点試験の手順は,次による。105°Cに加熱後,試験管の標線(上側)の高さまで注ぐ。4.(1)の温度計を付けたコルク栓で試験管を密栓する。このとき,温度計は試験管の中央で直立し,その球部全体が試料中に没するようにする。(3)試料の予期流動点によって,次に示すいずれかの操作を行う。10°C高い温度に保持した加熱浴に放置する。試料の温度がほぼ加熱浴の温度まで下がったら,温度計を高流動点用温度計に取り換えて(1),(4)に従って試験を続ける。下まで入るようにする[本体3.5(2)の参考参照。25°Cの水浴又は室温に放置する。36°Cまで下がったら,温度計を高流動点用温度計に取り換えて(1),(4)に従って試験を続ける。36°Cまで下げ,温度計を高流動点用温度計に取り換える(1)。2269-1987下がったら,温度計を高流動点用のものから低流動点用のものに取り換えて(1),(4)に従って試験を続ける。秒間保っても試料が全く動かなくなるときの温度を求める。最低流動点試験の結果は,次による。2.5°Cを加え最低流動点とする。