以上浸すことができ,かつ,垂直に支持できる構造のもので,浴温を表4の規定温度に保持できるもの。冷却浴の種類が必要である。冷却浴を規定温度に冷却するには,冷凍機・寒剤などを用いる。寒剤を用いた冷却浴の一例を次に示す。曇り点試験器の準備は,次による。(2)温度計は,0°Cの恒温槽を用いて水銀柱やトルエン柱が切れていないかどうか使用直前に確認する。0°Cにおける示度が±1°Cを超える温度計は,使用してはならない。14°C以上高い温度で,かつ,49°C未満の温度において乾いたろ紙でろ過して水を除去する。分間以上振とう後,乾いたろ紙でろ過し,硫酸ナトリウムと試料を分離する。とき半透明な試料の場合には,次によって脱色処理を行うとパラフィンワックスの結晶の析出が観察しやすく曇り点の判定が容易である。この脱色処理は,水分も併せて除去できる。時間以上乾燥した後,これをデシケーター中で,室温になるまで放冷する。(3)次に,ろ紙によるろ過,遠心分離などの適当な方法で,活性白土と試料を分離する。曇り点試験の手順は,次による。14°C以上高い温度に保つ。(2)試料を試験管の標線(中央)の高さまで注ぐ。(3)温度計(3)を付けたコルク栓で試験管を密栓する。端は試験管の底に触れるようにする。注(3)予期曇り点が−38°Cまでの試料は高流動点用温度計,−38°Cより低い試料は低流動点用温度計とする。(4)円板を外管の底に入れる。円板,ガスケット及び外管の内側は洗浄し,乾かしておく。外管を用いずに,試験管を直接冷却浴に入れて冷却してはならない。以上外へ出ないように垂直にしっかりと保持する。(6)試料温度が予期曇り点付近(4)に達したら,1°C下がるごとに試験管を速やかに,しかも試料を動揺させないように外管から取り出し,試料の底部に曇りが生じたかどうかを調べ,外管へ戻す(5)。