すべての試験片の堅ろう度の判定が終了したとき,露光を終了する。部分とで比較を行ってもよい。級低いブルースケールとともに,次のとおり露光する。BB'の覆いでそれぞれ覆う(4)。AA'を持ち上げ,試験片の退色を調べて判定する。露光法は,試験片が目的のブルースケールと同等の堅ろう度をもっているか否かを判定するときに使用する方法で,一つの試験片又は複数の試験片を目的のブルースケール(5)とともに,次のとおり露光する。ブルースケールの代わりに,堅ろう度が既知の仕様見本を用いてもよい。BB'の覆いでそれぞれ覆う(4)。DD'の覆いをそれぞれのせ,露光を続ける。CC'で覆った部分の退色を調べて判定する。nm)の照射条件下における試験片の堅ろう度を判定する方法である。露光を開始し,所定の放射露光量に達したとき,試験を終了する。運転操作をするときは,次の事項に注意する。試験開始に当たって,フィルタは清浄で,欠けていたり,ひびなどがあってはならない。フィルタはソーラリゼーションなどによって,透過率が低下するため,必要に応じて交換する。時間使用後に交換するとよい。キセノンランプは使用するにしたがって,そのエネルギーが減衰するため,所要運転時間を基準にして試験結果を判定することは望ましくない。したがって,規定範囲のエネルギーを自動的に調節し,一定に保持することが必要である。時間以上(6)暗所に放置した後,灰色下敷上に並べ,試験片とブルースケールとの変退色を変退色用グレースケールによって視感によって比較判定する。b)(計器法)(7)によってもよい。時間以上暗所に放置した後に判定する必要がある。゚の条件によることが望ましい。試験の記録は,試験報告書に次の事項を記録する。ブラックパネル温度又はブラックスタンダード温度(参考に,試験槽内空気温度を記録してもよい。試験片と同程度の変退色を示したブルースケールの等級で表し,試験の種類及び露光方法を括弧の中に付記して,次の例のように記録する。級以上と記録し,変退色の程度が大きいときには,その等級未満と記録する。度か,又は少ない変退色を示したときには,次の例1.又は例2.のように,試験の種類及び露光方法とともに,目的のブルースケールの等級又はその等級以上と記録し,変退色の程度が大きいときには,例3.のようにその等級未満と記録する。