製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。製品の専用サイトにアクセスください。マネジメント信頼性の高い機器およびシステムとお客さまのニーズに合わせたサービスを組み合わせることで、お客様の課題解決をお手伝いします。校正の最適化プラントの生産性およびパフォーマンス向上をサポートします。文字以上を入力して検索を開始してください。TM411温度センサに切り替えることで、デンマークのプラントは培養液の超高温処理に重大な影響を及ぼす温度管理の向上に成功しました。プロセスをクローズしたままセンサの再校正が可能になりました。TM411温度計は、このアプリケーションに最適です。校正時にプロセスを停止する必要がありません。精密な温度制御および温度変化に対する迅速な応答は、ヨーグルトなどの乳酸菌食品やその他食品に使用される微生物の効率的で安全な培養に欠かせません。̊C(282°F)以上に保つ必要があります。これより温度が低いと、最悪の場合、製造バッチを破棄する必要がある場合もあります。TM411温度センサの精密試験を行い、納得できる結果を得ました。非常に迅速な応答時間により継続的なプロセス監視が可能で、プロセス温度を非常に狭い範囲で一定に保つことができます。精密試験において、サーモウェルが全体的な精度に及ぼす予想される悪影響はほとんど検出されないレベルであることも示されました。そのため、この重要な機器に必要な再校正は、プロセスを中断することなく実行できます。滅菌の安全性の要求UHTプロセスでは、定義された時間の間、培地の温度を139°C(282°F)以上に保つ必要があります。滅菌の安全性は、温度が最低温度以上に保たれた場合にのみ保証されます。温度が最低必要温度近くまで低下した場合には、温度低下を止めるためコントロールシステムからの迅速な応答が必要です。この応答のための前提要件として、迅速な応答時間の温度センサが必要です。Mikkelsenは複数の温度センサの応答時間試験を行い、QuickSensテクノロジ搭載のiTHERMは旧式のセンサの50%以上も応答時間が短いことを明らかにしました。TM411温度計は、このアプリケーションに最適です。Mikkelsenは述べます。「非常に迅速な応答時間により継続的なプロセス監視が可能で、プロセス温度を非常に狭い範囲で一定に保つことができます。」サーモウェルの影響はほぼなしサーモウェルは温度計の一部分で、実際のセンサ(またはインサート)を保持し、過酷なプロセス条件から保護します。センサとプロセス測定物の間にあるこの追加障害物は、通常、センサのパフォーマンスにマイナスに影響します。Mikkelsenはサーモウェルの有り無し両方の条件でテスト校正を行いました。̊C以下でありサーモウェルの有無で有意差はありませんでした。©Endress+Hauser再校正が容易サーモウェルの使用には大きな利点があります。再校正時にセンサは校正のために取り外されてもサーモウェルはプラント内に残るため、プロセスがクローズ状態に保たれます。再校正のためのセンサの取り外しが容易:QuickNeckにより、道具を使わずとも一回ひねるだけでセンサの上部分をサーモウェルから取り外すことができます。ハウジングを開けたり接続を取り外したりする必要はありません。非常にシンプルで安全かつ簡単です。Hansen社の超高温(UHT)プロセスがQuickSensテクノロジにより向上した事例の詳細についてはこちらをご覧ください。FacebookTwitterYouTubeGoogle+LinkedInオンラインツール機器固有情報を入手スペアパーツを検索Applicatorによる製品選定とサイジングW@Mポータルにログイン機器の機能(仕様)を。