kN]Z30ATEDS対応力変換器PreviousNextZ30Aフォーストランスファ標準器は、低い計測範囲を最高の精度で計測します。正確で、より柔軟で、高い創造性。Z30A高精度力変換器は0...50Nから0...10kNの範囲を計測する、HBMのハイエンド計測器です。Sheet:変換器電子データシート)を搭載しているのでアンプは瞬時に変換器を認識します。376適合の精度等級は00を誇ります。Z30AシリーズはZ4A高精度フォーストランスファ標準器を補完し、低い範囲を計測します。kNの範囲を計測することができます。校正などの超高精度計測のための最高のソリューションです。力シャント効果を減らすための可変式のプラグ取り付け機能はユニークな機能です。変換器横から、もしくは変換器中心からのどちらかで最適なケーブル取り付けをお選びいただけます。引張力計測の際にはこの機能がケーブルの自重から発生する曲げモーメントを最小に抑えます。376準拠のHBM試験所におけるDKD校正は、この変換器の仕様が精度等級00の求める基準をはるかに上回る精度を持っていることを保証します。ともに全てご用意しております。変換器の持つ高精度性という性格のため、HBMではML38B高精度アンプを合わせてお使いいただくことを推奨いたします。Sheet:変換器電子データシート)を搭載しておりますので、わずらわしいアンプの設定などはまったく必要ありません。これにより、設定時におこりうるミスなども一切ありません。Numbers1-Z30A/50N1-Z30A/100N1-Z30A/200N1-Z30A/500N1-Z30A/1000N1-Z30A/2KN1-Z30A/5KN1-Z30A/10KN関連製品DMP41高精度アンプDMP41は世界最高精度5PPMを実現した搬送波増幅器であり、力、質量、トルク、圧力などの機械量を高精度に計測てきます。世界の計量研究所が基準器に採用しており、ひずみ計測に変わるすべての企業が参照するマスターピースです。技術コンサルティング速やかな。