Seismograph)です。耐圧容器に納めてあります。設置は観測船から自重により落下させ、回収は超音波指令を観測船から発してアンカーを切り離し、浮力で海面に浮上させて行います。海底下の地層境界面で反射および屈折して海底に戻ってきた波をOBSで受振します。その記録を解析することによって、海底下深部構造を波の伝わる速度の違いとして捉えることができます。[上下動1成分,水平動2成分,固有周期4.5Hz]。アンプ,A/D変換回路,レコーダ制御回路(データ転送,レコーディングタイマ,時刻制御)。・電源・・・2次電池(勝島)/1次電池(東測)。ペネトレータつき17インチガラス球。・外観(L×W×H)・・・(1.0×1.2×0.6)m[勝島]/(0.5×0.5×0.6)m[東測]。・重量・・・100kg(空中)・40kg(水中)[勝島]/80kg(空中)・15kg(水中)[東測]。[INDEX][文献リスト][ソフトウェア][サイトポリシー][お問い合せ][DB利用登録][リンク][FAQ]。