contrast法で撮像し、流れの方向とその速さについて計測した。同時に2次元フーリエ変換法(2DFT)のFSEによって、同レベルの横断像を撮像した。cisternが最も上下に流速が速く、最大速度は40cm/s、平均流速は5-15cm/sに達していた。小脳橋角槽その他の部位では、流速は概ね5cm/s以下とあまり速くないが、乱流を生ずる傾向が観察された。fro)しつつ流れる状態を、自作の拍動水流ポンプと定常水流ポンプを組み合わせて作成した。contrast法で撮像を行い、水流を調節しつつ予備実験で得られた正常者に近い状態を再現した。nullingや心電図gate下に撮像を行い、アーチファクトの出現様式を検討した。(結果)1)アクリル製ファントームと水流ポンプの組み合わせによって、CSFが拍動流となるような小脳橋角部の脳槽モデルを作成することができた。cisternの部分であった。小脳橋角槽では乱流が観察された。FSEと比較して、脳脊髄液の拍動によるアーチファクトは減少した。voidが観察された。nullingを併用しても、あまりCSFのアーチファクト減少に寄与しなかった。FSEがCSFの拍動流によるアーチファクトに比較的強く、スライス選択方向の空間分解能も良好である。nullingの併用を試みたい。nullingがかかるようなapplicationを開発する。nullingによる拍動のアーチファクト除去に関しては、2次、3次項の補正に工夫が必要と思われる。