Abstractクロマトグラフィ-の分離モ-ドはカラム中の移動相の物理的状態によって液体クロマトグラフィ-(LC)、超臨界流体クロマトグラフィ-(SFC)及びガスクロマトグラフィ-(GC)に分類される。移動相の物理的状態は温度と圧力によって制御できるので分離モ-ドはカラム内の温度と圧力を変えることによって選択できることになる。この2つのパラメ-タ-を調節できるシステムを開発することによってLC、SFC及びGC分離を1つのシステムで達成できる。カラム内圧力制御部からなる。常温で移動相を液体に保てる場合には、圧力プログラミングが可能なLC用ポンプとGC用オ-ブンを使用することによってカラム温度及び圧力をプログラムすることができた。炎イオン化検出器を用いた。LC用シリカ系充填剤(3〜30μm)を詰めた内径0.3〜0.5mmの分離カラムを調製し、開発したシステムを用いて移動相や操作条件(カラム温度・圧力)を適当に選択することによって3つのクロマトグラフィ-分離を同一のシステムで達成することができた。場合によっては、1回の分析操作の間に多種のクロマトグラフィ-分離を組み合わせることも可能で広範囲の揮発度(極性)を有する成分の一斉分離に有効であると考えらえた。これは用いたミクロカラム(0.3-0.5mm内径)が各クロマトグラフィ-に共通する理想的なサイズであることを示唆している。クロマトグラフィ-の一体化によってクロマトグラフィ-の汎用性と性能が更に高められることが期待される。