歯科ユニット給水管内の微生物汚染の原因として、給水停止時に管内に滞留している水道水中の残留塩素濃度が時間の経過とともに低下することで繁殖しやすくなると考えられております。歯科ユニット給水に中性電解水「ポセイドン」を利用することにより人にも機器にもやさしい衛生的な給水系の環境整備をご提案致します。ポセイドン」は設置するだけで残留塩素濃度が自動的に補正できます。センサーが水道水の流れを感知し電気分解を始めるため、日々の添加物を入れる作業や、清掃メンテ作業が必要ありません。ユニットへ通水する事に対するご不安点として、チューブの劣化や金属腐食に関するご質問をいただく事がございますが、大学で試験した結果では、水道水と同程度との試験結果を得ております。よって、ユニット内部を痛めないことから長年ご利用いただけ、ユニットのチューブの交換も必要ありません。試験機関にて飲用適を証明しております。2012.※床下配管の変更やユニットチューブの交換の必要はありません。※既にご開院でも設置は可能です。3ポセイドンは扱いが簡単ポセイドン設置後のご使用に関しましてもお取り扱いが非常に簡単で、診療前、診療後の電源ON/OFFと給水ラインの切替のみで日々の清掃業務等の手間のかかる作業は必要ありません。ポセイドンの必要性1990年代より、歯科ユニットの給水管内に形成される『バイオフィルムによる汚染』が注目されるようになりました。バイオフィルムによる汚染がなぜ歯科ユニットの給水管内で起こるのか、考えられる原因としましては夜間、歯科ユニットの給水系チューブ内の残留塩素が減少してしまうため、水道水が本来有している塩素がなくなりそのため、細菌が急激に増殖してバイオフィルムを形成するとおもに考えられております。従属栄養細菌が追加されることとなりましたが、その目標値は、「1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)」となってます。目標値を大幅に上回る従属栄養細菌が検出されています。いった現状に対し、残留塩素濃度を補正し歯科ユニット給水管内の衛生環境をサポートさせていただきます。ポセイドンの仕組みセンサーが水の流れを感知、電解槽に通電します。水と反応し、次亜塩素酸(HClO)や次亜塩素酸イオン(ClO–)(=残留塩素)に変化し残留塩素濃度を補正します。残留塩素上昇により微生物の繁殖を抑制されます。Cl2+2OH–→Cl–+ClO–+H2OCl2+H2O→HClO+Cl–+H+※「次亜塩素酸(HClO)」、「次亜塩素酸イオン(ClO–)」が抑制効果を発揮します。20,000円(税別)※メンテナンス作業料・出張費は別途必要になります。ご使用から5年、または累積電解時間「5000時間」のいずれか早いほうになります。ご使用環境により交換時期が早まる場合がございます。※フィルター、フィルターカートリッジ交換の際は、本体をお買い上げの販売店までご連絡下さい。原因になる事があります。製品の仕様・デザイン・価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。写真はカラー印刷の為、実物の色とは多少異なる場合があります。実際の製品にはご使用上の注意等が貼付されています。製品の寸法、質量表示には、若干の誤差を含んでいます。Infection(Reference:JMII627)にて論文発表されました。3日O-157に関する試験PDFを見るポセイドンのQ&A生成される水について※クリックで開きますQ.どのような水ができますか?水道水に含まれている塩化物イオン(Cl−)を電気分解し、残留塩素濃度を飲用可能な範囲内で上昇させた水道水です。この“残留塩素”を増やすことで、本来の水道水に必要な残留塩素濃度をユニット内部でも維持する事ができます。ポセイドン水の検証結果は、論文にて報告されております。2015)Q.臭いや味はありますか?飲用可能ですか?臭いや味は、水道水と大差ございません。(ごく稀に味覚の鋭い方には、多少違和感(塩素臭)を感じる場合もあります)。公的機関にて、飲用適の項目を満たしていることを確認しております。WHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインによると、塩素のガイドライン値は5mg/Lとされています。生涯にわたり水を飲んでも人の健康に影響が生じない濃度を表しています。(東京都水道局ホームページより)Q.効果はどれくらい長持ちしますか?地域の塩化物イオンの量によって残留塩素濃度の上がり方が異なります。ユニット内の有機物の存在状態にもよりますので一概にはいえません。※クリックで開きますQ.使用の際に特別に必要となるものはありますか?ポセイドンは水道水のみを使用する機器です。食塩等の添加物は一切必要ありません。Q.必要な操作はありますか?ポセイドンは水の流れを検知して、自動で電解水を生成する機器となっております。そのため、診療中に何か操作を行う必要はありません。診療前、および診療後に、電源のON/OFFと給水配管ラインの切り替え操作を行ってください。ON/OFF」と「給水配管ラインの切り替え操作」を行ってください。お休み明けは電源を入れ、ポセイドン通水ラインに切り替えた後、デンタルユニットのフラッシングを数分行ってください。ON/OFF」と「給水配管ラインの切り替え操作」には、特に順番はございません。Q.ランニングコストはどれくらいですか?ポセイドン稼働時の電気代のみです。S・150W)※ただし、フィルター交換と、電極ユニット交換が定期的に必要となります。Q.ポセイドン導入後、うがい用水が白く濁ることがありますが、なぜですか?電気分解により生じた細かい気泡が混ざったことが原因です。混入による悪影響は特にありません。(気泡ですので、しばらくすれば透明に戻ります。)Q.ポセイドン使用中にエラーが発生した場合、どう対処すればよいですか?先ずはエラーの番号をお控えください。分後に再度メインスイッチを入れていただければ復旧いたします。お控えになったエラー番号は、購入元ユニットメーカー様、又は弊社までご連絡ください。Q.ポセイドンから水漏れが発生した場合、どう対処すればよいですか?至急メインスイッチを切り、ポセイドンに水が流れないように給水配管ラインの切り替え操作を行ってください。※早急に、購入元ユニットメーカー様、又は弊社までご連絡いただきますようお願いします。Q.ポセイドンが故障した場合、デンタルユニット等への通水は止まりますか?ポセイドンが故障やエラーを起こしても、デンタルユニット等への給水がストップすることはありません。給水配管ラインの切り替え操作を行ってください。ポセイドンが停止しておりますので、供給される水は通常の水道水となります。タイプは1台につきユニット1台、セントラルタイプは1台でユニット最大15台まで対応可能となっております。※医院様の給水配管の条件により対応が難しい場合がございます。:幅420mm×高さ230mm×奥行150mm設置には作業スペースも必要になりますので、詳しくはご相談ください。Q.ポセイドンを通水することで水圧や水量は低下しますか?ポセイドンへ通水することによる水圧や水量の低下はほとんどありません。水圧が低い地域の医院様やメイン配管が非常に大きい場合は影響がでる可能性もあります。Q.薬事・認証は受けておりますか?本機器は医療機器ではないため、薬事承認不要の機器です。Q.機器からの発熱はありますか?機器の稼働中は、若干の発熱があります。他の機器に影響を与える発熱ではありませんので、機械室等に設置していただいても大丈夫です。工事に関して※クリックで開きますQ.ポセイドンはどこに設置できますか?『Sタイプ』の場合、ユニットごとに設置しますので、基本的にデンタルユニットの付近となります。『セントラルタイプ』の場合、基本は(機械室も含めた)屋内の床上設置になりますが、屋外設置も可能です。(ただし雨水のかからないよう、物置等に設置する必要があります)。Q.床下への設置は可能ですか?床下設置はお勧めいたしません。設置は可能ですが、診療開始前後などに行う機器の操作や、機器のメンテナンス(フィルター交換時期の確認など)が必要であるためです。Q.(セントラル設置)生成された電解水を自宅に通水することは可能ですか?自宅への通水はお勧めしておりません。稼働時間が極端に増え、機器の消耗が早くなります。Q.(セントラル設置)生成された電解水を給湯器に通水することは可能ですか?給湯器への通水はお勧めしておりません。給湯器内のパッキンの劣化が促進される恐れがあります。Q.(セントラル設置)生成された電解水を通水しないほうが良い箇所はありますか?以下のような箇所には、通水をお勧めしておりません。メンテナンスに関して※クリックで開きますQ.メンテナンスは必要ですか?日常的には不要ですが定期的なフィルター交換と、電極ユニットの交換が必要です。Q.消耗品はありますか?1年に一度、給水系汚れ除去フィルターの交換が必要になります。¥10,000(税抜)(別途、交換作業費がかかります。時間ごとで交換となります。¥100,000(税抜)(別途、交換作業費がかかります。)Q.消耗品の交換時期はどこで確認できますか?本体に表示機能があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。Q.消耗品の交換は誰がおこないますか?購入元ユニットメーカー様、又は販売店様か弊社にて行います。Q.ポセイドンの耐用年数は何年ですか?5年となっております。Q.リース契約は何年設定まで可能ですか?耐用年数は5年となっておりますので、期間についてはリース会社にご確認ください。※クリックで開きますQ.デンタルユニットの供給水として使用できますか?お取り扱いのあるユニットメーカー様への供給水としての使用いただけます。お取り扱いのないユニットメーカー様のユニットをご使用の場合は、メーカー担当者にご確認ください。Q.デンタルユニット内のチューブに影響はありませんか?大学にて試験したチューブでは、水道水と同程度であることを確認しております。Q.金属は錆びませんか?大学にて試験した金属腐食性に関しては、水道水と同程度であることを確認しております。