用充填カラムをお買い上げ頂きありがとうございます。DevelosilHPLC用カラムの性能を十分に発揮し,なお且つ長期ご使用頂くために下記の注意事項をよくお読みになってからご使用下さい。商品がお手元に届いたら○まず,カラムが梱包されているパッケージ等に異常がないかご確認下さい。○開封後,パッケージ記載の商品ラベルとカラム本体に記載の商品名,カラムサイズ,接続ジョイントに間違いがないかご確認下さい。カラムの取り扱いについて○カラムを床に落とすなど大きな衝撃を与えないで下さい。この衝撃によりカラム内の充填剤がくずれてしまい充填剤のへこみやピーク割れを起こす場合があります。カラムの接続について○取り付け前には装置・配管を使用する溶媒に切り替えて下さい。○カラムの送液方向はカラム本体に記載の矢印に従って下さい。移動相について○移動相中の不純物はゴーストピークなどの原因になります。これを避けるためにも純度の高い溶媒をご使用下さい。○移動相に緩衝溶液を含む場合には必ず沈澱が生じないようにして下さい。以下のメンブランフィルターなどでろ過して下さい。○使用する移動相は十分に脱気して下さい。○カラムを加温する場合,溶媒の沸点付近では気泡が発生しノイズの原因となりますのでご注意下さい。範囲を設けております。メタノール系の移動相をご使用下さい。アセトニトリル系ではカラム寿命が短くなる傾向にあります。試料について○試料はできる限り移動相と同じ組成の溶媒に溶かして下さい。○不溶物はメンブランフィルター等でろ過してから注入して下さい。20mm~)には別途圧力制限がありますのでテストレポートでご確認下さい。50°Cまでを上限としてお使い下さい。○急激な圧力変化や移動相の組成の頻繁な変更はカラムの劣化を早めてしまいます。カラムの保存について○緩衝溶液を使用した場合には有機溶媒/水で十分に洗浄した後,テストレポート記載の封入溶媒に置換してから保管して下さい。なってから行って下さい。○カラムを保管する際には密栓をして温度の変化が小さい所に置いて下さい。性能に不良がありましたらお手数ですが弊社までご連絡下さい。寿命に関する事項や前記取扱い注意事項に従わないで使用し劣化したものにつきましては保証いたしかねます。ExploreDocDMCAReport。