分光器の光学分解能−半値全幅(FWHM)として測定−グレーティング溝の密度(lines/mm)と光ファイバーまたはスリットの径に依存します。スペクトルメータを構成する場合、次のことを考慮して下さい。光学分解能はグレーティング溝の密度の増加とともに良くなり、スペクトル範囲は狭くなり信号強度は減少します。光学分解能はスリット幅または光ファイバー径の減少とともに良くなり、信号強度は減少します。近似的な光学分解能(FWHM)は次の通り算出できます。各素子で下図のように計測され、それらのスペクトルデータはコンピュータ画面に表示されます。スリットを組み込んだUSB4000スペクトロメーターの分散を算出する場合、検出器の素子数でグレーティングのスペクトル範囲を除算します。ピクセル)を掛けます。この値が近似的な光学分解能(FWHM)となります。