メディアギャラリーメディアギャラリーTC4Kシリーズテレセントリックレンズはセンサーサイズ最大28.7mmのラインスキャンカメラ(例、4096ピクセルでピクセルサイズ7μm)を用いた測定用途のために設計されました。サンプルまたはカメラ自体を移動させなければならない画像スキャンシステムを設計するにあたり、寸法の制約は頻繁に大きな問題です:TC4Kシリーズは厳しい寸法的制約のある用途や機械のためのオプトエンジニアリングが出した解決策です。ライトは整合するフラットな設計と、専用のアクセサリーにより多くの幾何測定設定にフィットする光学コンビネーションを可能にさせます。TC4Kシリーズは一般的なラインスキャンカメラのインターフェースにフィトさせるための標準FまたはM42マウントを持っています;追加的なマウントがご要望により提供可能です。ラインスキャンカメラインターフェースは良好なセンサーフェーズ調整と正確なフォーカスメカニズムを提供します。センサーフェーズ調整は対象物が移動した方向から90°で線状FOVを正確に置くことを可能にさせます。簡単な回転相転フェーズと焦点調整FOVフェーズ角度と最適なフォーカスポジションの丈夫で正確なチューニング。互換性のあるLTCL4Kテレセントリックライトそして整合するフラットな設計。狭い場所での利用と簡単な統合のための光路の90°偏向。(0.10)65.6>30M42x110.6558.420852購入ノート作動距離:前部レンズと対象物の間の距離。最大限の解像度と最低限のディストーションのためにこの距離を額面値の+/−3%にセットします実効Fナンバー(wF/#):マクロで使用する際のレンズの実際のFナンバー。ご要望により、より小さい口径のレンズの提供が可能ですレンズの中の主光線の最大傾斜:ミリラジアンに変換される際、数ミリの対象物のどんな移動も最大の測定エラーを生み出します。一般的な値(平均生産)と最大値(保証されています)がリストされています。理想的でディストーションのない画像と実際の画像のパーセント偏差:一般的な値(平均生産)と最大値(保証されています)がリストされています。被写界の境界では、画像は測定に使えますが、非常に鮮明な画像を得るには額面上の被写界深度の半分のみを考慮しなければなりません。計算に使用されたピクセルサイズは7μmです。機器の先端縁からカメラフランジまでで測定。mm)例えばTC4K060-Nは、M42x1マウントのTC4K060を意味します。