エビデンスをきっちりと示すとともに歯に留まらずお口に関わる情報を常に発信しつづけます。OralStudioサイトのご利用ありがとうございます。本サイトは医療従事者及び歯・医学部系学生の方へご提供することを目的として作成しております。一般のお客さまへの情報提供を目的としたものではありませんのであらかじめご了承ください。オールセラミックシステムは、前臼歯のオールセラミッククラウン及びブリッジ製作用CAD/CAMシステムです。フレームワークはジルコニアで、築盛には専用の前装用ポーセレンを使用します。フレームワークは、CAD/CAMシステム(スキャニング、コンピュータ支援設計及び製作)により、半焼結ジルコニアから製作します。切削されたフレームワークは特殊な高温のファーネスで焼成されて、高強度の修復物となります。焼結の際の収縮はあらかじめ補正されており、優れた適合が得られます。以下、にラヴァTMスキャン(光学式3Dスキャナ)・ラヴァTMフォーム(コンピュータ制御ミリングマシン)・ラヴァTMサーム(専用ファーネス)・ラヴァTM・フレーム(ジルコニア製フレームワーク)を示します。次に、各システムの作業工程を示します。示すのは、光学式3Dスキャナにより模型の3Dデータを作成しているところです。以下にお示しするのは、3Dデータをベースに、ミリングマシーンがジルコニアブロックを削りだし、セラミックコーピングが完成するまでです。患者に高い審美性及び生体適合性の修復物を提供するために、臼歯部で長期安定性を有するオールセラミックの多数歯ブリッジを製作するための調査の結果、分散強化型ガラスセラミックスと浸透型セラミックスでは限界があることが判りました。(分散強化型ガラスセラミックスなどに関する詳細はこちらをクリック)そのような中、多結晶型セラミックス(酸化ジルコニウム)のフレームワークでは、その限界を乗り越えることができることがわかりました。そのため、臼歯部のブリッジにもより適していると考えられます。酸化ジルコニウム(ジルコニア)は優れた強度と生体適合性が既に認められており、人工股関節でも使用されています。近年のコンピュータ処理の向上により、CAD/CAMの自動化されたプロセスにより、高い自由度で設計されたフレームワークを、製作することができるようになったことも見逃せません。望ましい修復物は、ジルコニアセラミックスに関する正確な知識と共に精密な計測及び加工技術により得られます。ラヴァTMオールセラミックシステムは、これまでに得られていた材料の知識と新たに開発された最新式のスキャニング及びミリング技術から開発されました。このシステムによって今日市販されているセラミックの中でも耐久性と審美性が非常に高い修復物を技工士、歯科医師そして患者に提供できます。生体適合性オールセラミック修復は口腔内での安定性及び生体適合性に関して優れていると考えられます。プラークの付着も天然歯とほぼ同等です。(社内及び外部データから得られた代表的な値です。約1450N前歯部の3歯ブリッジの破壊強度a)初期値(24時間後)約1430Nb)250Nの咀しゃく荷重サイクル後(臨床的には5年間に相当)破壊はなかった。ESPEまたはその関連会社の商標です。