Ver.1.2RRDE-3Aは研究室での使用を目的とした、コンパクトな電子制御の回転電極装置です。cmの省スペース設計です。rpmの高回転域まで表示誤差は0.1%以下と高精度を誇ります。装置にセットする作用電極は、目的に応じてディスク電極・リングディスク電極を選択できます。mmという、極めて小さなサイズを実現しました。リングディスク電極のオプションとして、ディスク交換式電極(DRE)を新たに開発いたしました。Ptリングアセンブリーに好みのディスク素材を繰り返し着脱してRRDE測定することが可能になりました。燃料電池の触媒研究や腐食研究などに活用が可能です。参照電極およびカウンター電極も各種選択できますので、実験の幅も広がります。RRDE-3Aは、本体で直接マニュアル制御できるのはもちろんのこと、ALSの各種電気化学アナライザーと接続することにより、パソコン上からリモート制御することができます。酸素還元触媒のご研究には、Firesting酸素モニターと組み合わせた機器構成が可能です。実際の測定の様子に関しては、こちらのページをご覧ください。デモ機をご用意しておりますので、お気軽に当社までお問合せ下さい。硫酸などの電解質を用いた実験系での耐食性の向上クリックで拡大モーター部分を180°回転させることにより、電極表面のスピンコート処理が可能です。ガラスセルの固定台が上下に移動できるので、サンプルの交換がより簡単になりました。ALS装置とリンクさせることにより、パソコン上での動作制御が可能です。ALSのソフトで回転のON/OFF、回転数の制御をはじめ、マクロコマンド(「マクロコマンド入力例」をご参照下さい)により複雑なコントロールも可能です。ガスパージのON/OFFも制御できます(流量は、RRDE本体のフロントパネルで調整します)。※セル内部を常圧に保つため、RRDE-3A用テフロンキャップにはパージ用の孔と同じ大きさの排気孔があります。これが塞がってしまうとセルの内圧が高くなり、内部溶液がパージ用チューブを逆流し装置本体内部に入ってしまう恐れがあります。ご使用の際はこの排気孔が塞がっていないかどうか、ご注意下さい。回転電極法は電極を回転させながら電気化学測定を行う手法であり、電気化学反応における電荷移動過程と物質移動過程を分けて解析する際に有用です。動画では、製品の概要と関連する新商品のご紹介を交えながら回転電極法(RDE、RRDE)の原理や燃料電池用触媒の回転電極を用いた評価手法などについて簡単にご説明いたします。(約23分)ALSモデル700シリーズのソフトでは、基本的に1つのテクニック中において、所定の回転数での制御が可能です。アンペロメトリック測定を使って、その時間設定で回転数を変えての制御をする、というようなことも可能です。下記は、ALSモデル704Dのソフトを用いたマクロコマンド入力例です。回転数を変え、i-t測定をする。tech:i-tei=-0.1st=30sens=1e-4rdeonrpm=100cellonrunsave:i-t100rpm=300runsave:i-t300rpm=600runsave:i-t600rpm=1200runsave:i-t1200rpm=2400runsave:i-t2400rdeoffei=0.2run酸素還元電流と溶存酸素のモニタリング回転電極装置を用いた、燃料電池の酸素還元触媒の酸素還元電流のモニタリング時の溶存酸素濃度のモニタリング用としての使用例です。ディスク交換式RRDE電極です。Ptリングアセンブリーに好みのディスク素材を繰り返し着脱してRRDE測定することが可能になりました。上記以外の材質・サイズでも電極作製を承っております。詳細については弊社営業までお問い合わせ下さい。