納期を問合せる輸入商品の為お時間が掛かる場合がありますカタログ形式で印刷*カタログ形式印刷とは*印刷時にURLを消すガス封入型の三極管の特性を観察でき,サイラトロン(ガス封入型陰極管)のIa-Ua特性を記録します。非依存性と依存性放電,自由電子との非弾性衝突中のNe原子からなる非連続エネルギー放出を観察することができます。陰極線加熱電圧:Uh≦7.5V,Ih≦3A陽極電圧:Ua≦300V(He),Ua≦300V(Ne)グリッド電圧:-300V_Ug≦300V(He),-100V_Ug≦100V(Ne)管球:直径130mm全長:250mmその他の必要器具:陰極線管ホルダー・S型(U185002)直流電源,500V説明書の記載言語:英語・ドイツ語(日本語準備中)この製品の安心購入ポイント!10日以内は返品自由!商品の引き取り時も弊社が送料を負担しますこの製品を実際お手にとってお気に召さなかった場合,お届けから10日以内は理由を問わずに返品をお受けし,いただいた代金は全額お戻しいたします。返品のご連絡をいただいた時点で商品の引き取り便の手配をいたしますので,返送時にお客様の送料の負担はございません。使用により,磨耗・消耗した製品の返品はお受けできません。在庫があれば最短で翌日にお届け(例外地域有り)当社が管理業務を委託している倉庫から直接出荷されますので迅速なお届けが可能です。翌日お手元に届きます(一部例外有り)。(注1,2,3,4)注1:翌日配達は在庫がある場合に限ります。注2:在庫状況はホームページ上には表示されません。お電話などでご確認ください。注3:お届け地域によっては配達日数は変動いたします(例:関西・関東でも翌日にお届けできない地域があります)ので事前にご確認ください。注4:ホームページからのご注文では3日目以降しか指定できません。最短のお届けをご希望の場合はお電話にてご注文ください。陰極線管は差し込むだけS型は陰極線管ホルダーにソケットがあるため,複雑な配線の取り回しは不要です。陰極線管と電源コードを接続する必要はありません。陰極線管をホルダーに差し込むだけで簡単に実験ができます。電離放射線について観察用加熱陰極管には,500V以下とそれ以上の電圧で作動するものもありますが,5kVまでなら管球外での電離放射線は発生しないので,放射線保護対策を施す必要はありません。2丁目5番18号このページではJavaScriptを使用しています。