1又は2のいずれかですので調査して下さい。5.測定個所Qインバーターの一次側に電力モニタを接続し、電力を測定したいのですが測定可能ですか?A一次側であれば測定可能です。二次側は細かい変則パルスなので正確に測定出来ません。Q1.5kWの三相モータの電力を測定したいのですが,電流センサは何を選択すれば良いのですか?A相電力はで求められますのでこの式から電流を計算します。すれば電流[I]はとなりますので電流センサは20A(アンペア)用の「CT-20」を選択して下さい。三相の測定では電流センサが2個必要です。6.設定操作方法Q20A用の電流センサ「CT-20]を使用するのですが、測定条件1の「CT比」はいくらに設定すれば良いのですか?A電力モニタ専用の電流センサだけを使用する場合の「CT比」は”1”と設定して下さい。初期値は”1”になっております。100A用の「CT-100」のみを使用する場合も「CT比」は”1”です。汎用の変流器(CT)の二次側に電力モニタ専用電流センサ(CT-20)を使用する場合は汎用変流器の「CT比」を計算してその値を設定して下さい。Q440Vラインの電力を測定する予定で測定条件1の「外部トランス一次電圧設定」を”440”に設定しました。その後200Vラインに変更になったのですが印加される電圧が優先されると聞いていたので測定条件1は”440”のまま測定しています。このままで良いでしょうか?A測定条件1の「外部トランス一次電圧設定」を”non”に変更して下さい。ご質問のケースは440V:110Vと認識して電力の演算を行いますので、200Vが印加されると440Vの約1.8倍の電圧が入力されたものとして電力の演算が行われます。(設定値が優先されますので計器用変圧器を使用せず、負荷の電源電圧を直接使用する場合は必ず「外部トランス一次電圧設定」を”non”に設定して下さい。)7.その他Q測定対象の電圧及び力率の変動は小さく無視出来ると考えて「電圧測定なし」を購入し使い始めたのですが、実際は無視出来ないほど変動しています。自動補正をして測定精度を高めたいのですが何か良い方法は有りませんか?A自動補正機能を追加するオプションはありませんので、返却して改造するか「電圧測定あり」の機種に交換して下さい。Q警報出力にDC24V、50mAのリレーを接続したいのですが、可能ですか?ADC24Vのリレーは使用出来ません。DC12V,17mA以下のリレーを使用して下さい。Q仕様書を見ると有効入力電圧は0~240Vとありますが240V以上の電圧は測定出来ないのでしょうか?A240V以上の電圧も測定出来ます。この場合は外部に二次側定格電圧が110Vの計器用変圧器(PT)が必要です。