1.メモリカードQメモリカードに記録されたデータをパソコンで見たら、停電前(PPM形の電源も断)は0時30分、1時00分...と毎正時および30分毎に設定どおり保存されていたのですが、復電後を見ると8時14分、8時44分、9時14分...と正時から14分遅れて保存されています。停電で故障したのですか?A故障ではありません。電力モニタの電源が復帰した時点から設定されていたデータ保存周期で保存が開始されます。正時からのずれは00時00分に修正されますので、その後は0時30分、1時00分...のように元に戻ります。停電に関係なくデータ保存が正時以外(11時26分のように)の時間から開始されても00時00分を経過すると正時が基準になるよう自動修正が行われます。例データ保存周期を30分に設定し、11時26分に保存を開始した場合、当日は11時56分、12時26分...ですが00時00分を通過すると00時30分、1時00分になります。Qメモリカードに記録されたデータをパソコンで見たら、時間が少し狂っていました。合わせることは出来ますか?Aパソコン通信によりパソコンで動作している年・月・日・時刻をパソコンから電力モニタにダウンロード(パソコン側のデータを電力モニタに転送を行う)することにより、合わせることが出来ます。電力モニタのカレンダ精度は年差:0.3時間以下です。Qオプションのメモリカード「付」を購入した場合、メモリカードの内容はどうすれば読み取れるのですか?Aオプションのメモリカードを購入される時、メモリカード用アダプタ又はメモリカード用フロッピーディスクアダプタも一緒に購入していただきます。メモリカード引抜き処理実施後カードを本体から引抜き、メモリカードアダプタ(スマートメディア用)に挿入しパソコンのPCカードスロットにアダプタを挿入します。パソコンがアダプタの挿入を認識するとデスクトップのタスクバーの中にPCカードのアイコンを表示します。PCカードのアイコンが表示されたら次の手順で操作し保存されているデータを読み取ります。処理したいフォルダを選択しダブルクリックするとエクセルが自動的に立上がりファイルが開かれる。ファイル名称は次のような意味を持ちます。(1)(2)(3)(4)ファイル名01062504(1)~(3)はメモリカードに保存される先頭データの日付。xx:その日に作られたファイルの連番Qオプションのメモリカード「付」を購入しようと考えているのですが、電力モニタの設置場所は塵埃が多くメモリカード挿入口からの塵埃の侵入が心配です。カバーは用意されていますか?Aオプションで「フロント防じん用プラスチックカバー」が用意されております。このカバーを装着しますと安心してお使いになれます。スマートメディア)の容量が16MBの場合、保存周期を5分に設定すると単相負荷の測定で約1.3年、三相負荷の測定で約1年のデータを保存出来ます。保存するデータは次の7項目です。(7)積算電力2.電流センサ(CT)Q各種電流センサと電力モニタ本体との組合せが良く判りませんので教えてください。A電力モニタ(基本形)<形式:PPMA>に接続できる電流センサは,20A用と100A用です。電力モニタ(大電流対応形)<形式:PPMD>に接続できる電流センサは,200A用と400A用です。電力モニタ(汎用CT対応形)<形式:PPMC>に接続できる電流センサは,2次側電流が1Aまたは5Aの分流器(CT)を使用してください。(注)基本形へ200A,400A用電流センサを接続することは出来ません。大電流対応形へ20A,100A用電流センサを接続する場合は、「CT比」を「4」へ設定して使用してください。「1」にしますと正しい測定ができません。Q対(タイ)5のCT(変流器)を使いたいのですが電流センサとして接続出来ますか?A現段階(2001.8月現在)では2次側が5A(アンペア)(対5のCTとも言う)のCTは接続出来ません。専用器である1次側の電流が20A用の「CT-20」,100A用の「CT-100」または200A用の「CC2C65」,400A用の「CC2C54」を使用して下さい。対5入力用機種は2001年12月に発売開始しました。形式PPMCをご指定ください。Q一次側電流が60A(アンペア)、二次側が5Aの変流器(CT)を接続して使いたいのですが、接続方法を教えて下さい。A現段階(2001.8月現在)では2次側が5A(アンペア)のCTは接続出来ません。専用器の1次側の電流が100A用の電流センサ「CT-100」を使用して下さい。二次側電流が5Aの変流器用機種は2001年12月に発売開始しました。形式PPMCをご指定ください。Q電力モニタで測定出来る電流は最大何A(アンペア)ですか?A専用の電流センサだけを使用する場合は400Aが最大です。汎用の変流器(CT)と組合せて使用しますと変流器の二次側電流が5Aの場合、測定条件1の「CT比」で設定出来る値が”9999”ですので、49995Aが測定出来る最大電流になります。Q電流センサは数種類ありますが、両方購入する必要があるのですか?A電流センサは20A(アンペア)測定用と100A用、大電流対応形として200A用、400Aまで測定出来るものの4種類用意しております。電流の大きさによりいずれか1種類を選択して下さい。単相負荷は電力モニタが1台で電流センサは1個です。3相負荷の測定は同じ種類の電流センサが2個必要になります。定格20A用(形式:CT-20-F)定格100A用(形式:CT-100-K)定格200A用(形式:CC2C65-2008)定格400A用(形式:CC2C54-4009)Q100A(アンペア)測定用電流センサは2種類ありますが、選択の基準は何ですか?A盤面固定用(形式:CT-100-F)、測定ケーブル固定用(形式:CT-100-K)です。Qカタログを見ると電流センサは別売品になっていますが、購入しなくても測定は出来るのでしょうか?A「別売品」になっておりますが電流センサは弊社専用の仕様で作られておりますので、必ず購入をお願いします。単相負荷は電力モニタ1台に付き電流センサ1個、三相負荷は電力モニタ1台に付き2個必要です。負荷に流れている電流が20A(アンペア)以下の場合は「CT-20-F」を、100A以下は「CT-100-F」または「CT-100-K」を購入して下さい。大電流対応形として,200A以下は「CC2C65-2008」,400A以下は「CC2C54-4009」も用意しております。汎用CT対応形(形式PPMC)の場合は、電流センサの2次側電流が5Aまたは1Aの物であれば市販品が使用出来ます。3.電流センサ(CT)の接続方法Q電流センサの接続方法が分かりません。どのように接続するのですか?A電流センサの測定電線貫通孔近くに「K」「L」の表示があります。この「K」の文字が電源側、「L」の文字が負荷側になるように測定ケーブルを通して下さい。Q電流センサ「CT-20」の前段に一次電流100A(アンペア)二次電流5Aの変流器(CT)を接続して測定したら、一次電流が約18A流れているのに電力モニタの電流は0.9Aしか表示しません。?A専用の電流センサ「CT-20」の前段に汎用変流器を使用する場合は測定条件1の「CT比」を設定する必要があります。初期値は”1”ですので設定を変更しなかった場合は次のような電流の表示になります。汎用CTのCT比は100:5つまり20:1ですので一次電流が18Aの場合、二次電流は18÷20=0.9で0.9Aになり、専用電流センサはこの0.9Aを測定するために0.9Aと表示します。このように前段に汎用変流器を使用する場合は測定条件1の「CT比」を正しく設定しませんと測定値も正しく表示されませんのでご注意下さい。Q電流センサの二次側配線を延長したいのですが、何m位まで延ばせますか?A20A(アンペア)、100A用ともに0.5mm2のケーブルを使用した場合、約25mまで延長出来ます。使用するケーブルの断面積を2倍にすれば距離は約2倍延長出来ると考えて下さい。4.表示Q「電圧測定なし」を購入して使い始めたのですが、電力の表示がゼロのままです。?A「電圧測定なし」の機種は測定対象となる負荷に供給している電源の「電圧」および「力率」は実測しておりません。5番「固定力率」の項目に夫々使用状態の電圧、力率を設定していただきます。「力率」の初期値(工場出荷時の値)は”1.00”ですが、「電圧」の初期値は”0V”ですので電力の表示はゼロになります。使用状態における電圧、力率を調査し設定して下さい。Q電力積算値(KWh)のリセットをしたいのですがどうすればよいのですか?Aデータ選択スイッチ()で「KWh」の位置に緑ランプを移動します。データスイッチ()を押すと積算電力値は”0”にリセットされます。Q表示器で電力の値を見たらマイナスの値になっていました。マイナスを表示する理由は何ですか?A測定電圧、電流の接続が正しくないとマイナス表示になりますので接続を確認して下さい。電流センサ(変流器・CT)の「K」は電源スイッチ側、「L」は負荷側です。三相電源の「R」「S」「T」相順は検相器で確認して下さい。表示され電力の測定値が出ません。故障でしょうか?A故障ではありません。”----”が表示される要因は2つあります。