エビデンスをきっちりと示すとともに歯に留まらずお口に関わる情報を常に発信しつづけます。OralStudioサイトのご利用ありがとうございます。本サイトは医療従事者及び歯・医学部系学生の方へご提供することを目的として作成しております。一般のお客さまへの情報提供を目的としたものではありませんのであらかじめご了承ください。各材料を用い、直径15mm、厚さ1mmの円柱を作成した。各試料はすべて以下の手順で実験に供された。重量測定後、各々の試料は3mmの脱イオン水の入ったチューブ容器に移された。溶液は毎日交換され、その際に各試料は脱イオン水により洗浄後テッシュペーパーで水分を除去した後、新しい溶液中に再び移された。取り出した溶液のフッ素濃度を測定した。測定は実験開始後1週間は毎日、その後10,14,17,21,24,28日後に測定した。実験終了後、2と同様に各試料の重量を測定した。ug/cm2の徐放フッ素累積量を計算した。Ketac-Molar)のフッ素徐放量を時系列で示す。全体的な傾向としては、時間経過とともに1日あたりのフッ素徐放量は減少していく。Riva-SCのフッ素徐放量は、全実験期間を通して2倍以上であった。次に、各材料の徐放したフッ素量の各時点での累積値と実験全期間の累積値をグラフに示す。材料間に大きな差が認められる。これらの一番の理由は、各材料の素材配合の差異によるものであると考えられる。材料により、グラスパウダー(粉)の元素組成比やリキッド(液)の酸の種類・組成は異なる。これらが各材料間のフッ素徐放量の差になって表れたと考えられる。SCの硬化初期段階において強い酸性を示す性質や同セメントに含まれるグラスフィラーの新しい表面処理などにより、高いフッ素徐放性を実現したものと考えられる。実験終了後の重量増加を示す。フッ素徐放累積量と重量増加量について回帰分析を行った結果、フッ素徐放累積量と重量増加量の間に相関関係が認められた。Ketac-Cem)のフッ素徐放量を時系列で示す。全体的な傾向としては、初日のフッ素徐放量が最大で、時間経過とともに1日あたりのフッ素徐放量は減少していく。Riva-Lutingのフッ素徐放量は、全実験期間を通して他の材料よりも高かった。次に、各材料の徐放したフッ素量の各時点での累積値と実験全期間の累積値をグラフに示す。Lutingのフッ素徐放累積量は、他の2種の材料と比較して統計的に優位に高い結果となった。実験終了後の重量増加を示す。フッ素徐放累積量と重量増加量について回帰分析を行った結果、フッ素徐放累積量と重量増加量の間には相関関係が認められなかった。口腔衛生活動マニュアル(医歯薬出版)パーシャルデンチャー・クリニシャンズガイド(医歯薬出版)写真でマスターするきちんと確実にできる全部床義歯の試適・装着(ヒョーロン)他の関連動画をみるスーペリアラバーホイール硬質合金(ニッケル・コバルト)の仕上げ研磨に使用できます。カ...プチディッシュ合成樹脂の混合に適しています。