unit)を指示するための測定器である。VUメーターは1939年にベル研究所及びCBS、NBCにより通信線路の基準レベルを監視するために開発された。開発当時の定義[編集]インピーダンス600Ωの負荷回路へ1kHzの正弦波を加えて1mWの電力を消費したときの出力電圧を0dBmとし、+4dBmを0VUとするが、業界によってちがう。VUメーターの指示範囲は-20から+3で単位はdBである。(変動する)信号電圧に対し針が指示値に位置するまでの所要時間は300msecである。この遅れは原理的に電圧の最大値(いわゆるピークレベル)を示せないことを意味し、連続した正弦波を加えた場合は(そのピークレベルを示さず)ほぼ平均値に等しい値を指示する。60268-17がある。1504-1976があったが、平成5年に廃止された。Unit[1])という単位で指示するための音量計である[2]。VUは、以下のようになる。2]許容差(db)-20-16--10-6±0.6-7-3±0.5-5-1±0.4-3+1±0.3-2+2±0.2-1+30+4+1+5+2+6+3+7VUメーターは、全波整流器付きの電圧計、特性インピーダンスが一定になるような可変アッテネーター、外部直列抵抗の3つの構成要素から作られている[4]。VUメーターの指示範囲は-20VUから+3VUである。無信号のあと、0VUにあたる1KHz正弦波信号を入力した場合、針が0VUの99%の点を通過するまでの時間は300ms、誤差±30msである。針は必ず0VUの点を超え、最低でも1%を超え、しかし最高でも1.5%に達しないオーバーシュートを発生する[6]。戻り時間は応答速度と大きく違わないこととする[7]。"vee-you"と発声する。1504-1976では"VUメーター"のように大文字となっている。任意波形ジェネレータ(英語版)デジタルパターンジェネレータ(英語版)ファンクションジェネレータ標準信号発生器ビデオ信号ジェネレータ(英語版)この項目は、工学・技術に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。(日時は個人設定で未設定ならばUTC)。表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。開発者Cookieに関する声明モバイルビュ。