pinに外付抵抗(1M)を接続します。データEIR[3:0])にて調整します。整することができます。pinに外付抵抗1Mを接続し、電圧にて調整します。外付抵抗1Mは、IREF調整時のみ接続して下さい。常時外付抵抗1Mを接続される場合は、調整機器の入力インピーダンスにご注意下さい。調整機器の入力インピーダンスが10G以上となるようにして下さい。クロックを1000kHzに調整します。周波数を直接モニタすることなく、OSC周波数を調整することが出来ます。データCT[7:0])にそのカウント値を格納します。10%以内に調整することが出来ます。1%となるようにして下さい。データEFR[3:0])の考え方について説明します。データCT[7:0])に格納されたカウント値を読出し、比率を確認します。周波数ばらつきによって0%から変動します。設定可能なHigh時間は、比率が-99~154%となる範囲になりますが、比率が小さいと誤差の影響を受けやすくなりますのでご注意下さい。hexになった場合、内部カウンタ回路がオーバーフローしていますので、High時間を見直し、再測定を行って下さい。OSC周波数調整データは、CT[7:0]データから得られた比率とEFR[3:0]コードの比率の和が0%に近づくようなコードに設定して下さい。周波数Δf(kHz)-251-197-146-99-52049106162224274329384[AK8999A/AW/AD]Description初期値High時間が2ms以外の場合、CT[7:0]の理想値は以下のように計算出来ます。計算された理想値を100%とし、比率を見直します。OSC周波数調整データは、EFR[3:0]コードにCT[7:0]データから得られた比率と近いコードに設定して下さい。データETM[8:0])します。データETMP[1:0]:0,1h)を設定して下さい。1h)モードでご使用の際、以下の点にご注意下さい。外部温度センサモードのVTMP調整は、連続動作で行われます。1h)では、調整時と実使用では外部温度センサの出力電圧が異なる可能性があります。サンプリング周波数0.83kHzでは、その点を十分ご評価の上、ご使用下さい。0.5*VDDに調整します。pinから出力されます。G1/2ゲインを設定して下さい。算出に用いる電圧・温度係数は、以下の値になります。25&deg;Cでのオフセット電圧・スパン電圧は、想定される圧力センサのオフセット電圧のMAX値・スパン電圧のMAX値を使用します。想定される圧力センサのMIN値(マイナス極性)を使用します。接続される圧力センサのオフセット電圧をAK8999Aの持つ誤差も含め調整します。データEOCR[3:0],EOCF[7:0])を用いて調整します。1hを設定して下さい。0hを設定して下さい。Stepで調整します。1hを設定して下さい。0hを設定して下さい。Stepで調整します。所望の電圧(0.98*VDD~0.02*VDD)に調整します。240decを設定します。接続される圧力センサの出力スパン電圧をAK8999Aの持つ誤差も含め調整します。ESC[7:0])を用いて調整します。FFh)にしても、目標スパン電圧に調整できない場合は、G1ゲインを1コード上げ、1.7)オフセット電圧調整からやり直して下さい。153decを設定します(目標スパン電圧4800mV)。接続される圧力センサのオフセット温度特性をAK8999Aの持つ誤差も含め調整します。[8:0])を用いて調整します。0h)高温、低温における各調整を以下に示します。高温、低温のどちらか1温度での調整の場合は、調整EEPROMのEOTP[8:0]とEOTN[8:0]に同じ調整データを書き込んで下さい。1hを設定して下さい。0hを設定して下さい。Step(@VDD:5V)で調整します。26decを設定します。0hを設定して下さい。1hを設定して下さい。Step(@VDD:5V)で調整します。32decを設定します。される圧力センサの感度温特をAK8999Aの持つ誤差も含め調整します。データESTP/N[8:0])を用いて調整します。(@VDD:5V)高温、低温における各調整を以下に示します。高温、低温のどちらか1温度での調整の場合は、調整EEPROMのESTP[8:0]とESTN[8:0]に同じ調整データを書き込んで下さい。0hを設定して下さい。1hを設定して下さい。Step(@VDD:5V)で調整します。58decを設定します。1hを設定して下さい。0hを設定して下さい。Step(@VDD:5V)で調整します。71decを設定します。オフセット電圧ファイン調整オフセット電圧温度特性を補正時に発生する誤差を調整します。※)を用いて調整します。数の極性が連動して切替わるため、調整後のオフセット温度特性が変動します。性bit(EOCF[7])の変更は行わないで下さい。感度温度特性を補正時に発生する誤差を調整します。データESC[7:0])を用いて調整します。外付容量値の決め方を説明します。外付容量値を決めるポイントは、電源投入時の安定時間とノイズ特性になります。以下にそれぞれの項目についてまとめます。pin電圧)は誤差を持つということです。以下の表の「99%収束時間(図3+4)」は、下図3のアナログ安定時間と、加えられた圧力に応じた出力電圧(この場合は0.1*VDD)の99%に到達するまでの時間(図3+4期間)を示しています。図3期間は、0.512msec(typ)です。その後、以下の図4期間で測定圧力に応じた出力電圧の99%に収束します。以下の図4期間は、672.4msecで収束します。672.4[msec]従って、99%収束時間(図3+4期間)は以下のようになります。672.912[msec]上記計算例を参考に、実際にご使用になる条件に応じて計算を行い、安定時間を求めて下さい。4説明1:サンプリングタイミング、この図では8.33kHz(0.12msec)です。2:電源立上時間です。3:アナログ回路安定動作時間4:圧力検出時間です。VO端子外付容量と内蔵の146kに依存して変わります。10%・製造プロセスWorst条件です。pinの外付容量値とノイズ量の低減効果の関係を以下の表にまとめます。10%・製造プロセスWorst条件です。pinの外付容量値を小さくする必要があります。pinの外付容量値を大きくする必要があります。量値は決定して頂きますようお願いします。動作には注意が必要です。pin出力が加えられた圧力に応じた電圧に収束しない間は、誤検出する可能性がありますのでご注意下さい。記載されている電流値は平均電流です。最大電流を以下の表に記載します。使用される電源の供給電流能力は、以下の表を参考に十分余裕を持ったものをご使用下さい。1/2は、以下のようなブロック図で示されます。定以下の圧力を検出)によって以下のようになります。検出閾値&plusmn;ヒステリシス電圧の設定範囲は、圧力閾値と同じ設定範囲0.9*VDD~0.125*VDD以内にして下さい。0.9*VDD~0.125*VDDの範囲外で設定すると、ヒステリシス電圧が正しく設定出来ません。温度オフセット及び、感度温度特性の補正について圧力センサの温度オフセット及び感度温度特性は、1次補正または折れ線近似による簡易2次補正が行えます。側及び低温側の1次温度係数に同一係数(同じ調整コード)を設定します。折れ線近似簡易2次補正を行う場合は、25&deg;Cを基準とした高温側及び低温側の温度測定結果より高温側及び低温側の1次温度係数をそれぞれ求め、個別に設定します。折れ線近似簡易2次補正を行った場合は、25&deg;C付近の高温側及び低温側の1次温度係数の変化点で下図のような段差による誤差が発生します。響で、オフセット温度特性で最大0.222%FS、感度温度特性で最大0.080%FS程度発生する可能性があります。ご注意の上、ご使用下さい。VOUT出力及び、DET1,2出力電源立上挙動について電源立上時のVOUT出力及び、DET1,2出力の挙動を下図に示します。防ぐことができると考えています。態が設定することはできませんのでご注意下さい。ご使用される際は、以下の点に注意して下さい。路のオフセットによって、VOUT出力電圧がずれる場合があります(ELV[7:0]の最大1コード程度)。標の出力基準電圧に調整するようにして下さい。注意事項と同様の内容です)。00hで一度VOUT出力電圧を確認した後、目標のオフセット電圧に調整するようにして下さい。性メモリ)へのデータの書込、読出を行います。CSCLK=Highを一定時間以上(1.0ms)維持すると、VOUTはAnalog出力からSDI/O(シリアルデータI/O)に切替わります。SDI/O移行後1クロック目(1CLKと定義)のCSCLKの立上に同期してVOUTよりデータを取込みます。入力データは3bitのインストラクション(I2~I0)、5bitのアドレス(A4~A0)、8bitのデータ(D7~D0)により構成されています。データは、I2→I0→A4→A0→D7→D0の順に入力します。持すると、VOUTはSDI/O(シリアルデータI/O)からAnalog出力に戻ります。Twr参照)が必要です。READ命令の場合、CSCLKの8CLKまで書込、9CLKの立上エッジからデータを出力します。データ構成シリアルインターフェイス介して書込(読出)データの構成を以下の図に示します。具体的にはインストラクション(3bit)、アドレス(5bit)、データ(8bit)の計16bitで構成されています。インストラクション説明インストラクションコード(命令)の説明を以下の表にまとめます。Mode)説明EEPROMに書込まれているデータを読出します。EEPROMにデータを書込みます。一括書込の全てのアドレスに書込まれます。Mode)(CSCLKの16番目の立上からCSCLKの立下迄)は10msec以上必要です。制御レジスタにデータを書込みます。Mode)(CSCLKの16番目の立下からCSCLKの立上迄)は10usec以上必要です。デジタル部状態遷移図AK8999Aのデジタル部状態遷移図を以下にまとめます。データ下段には出荷時、EEPROMに書かれているデータを示しています。Reservedアドレスのアクセスは禁止です。使用されていないD[7:0]には”0”を書いて下さい。よって、PKG供給時、初期値は”0”となっていません。データ下段には、電源投入時の制御レジスタのデータを示しています。Reservedアドレスのアクセスは禁止です。使用されていないD[7:0]には”0”を書いて下さい。本レジスタへのアクセスは、ReadOnlyとなります。OCF)オフセット電圧は、Coarse調整を行った後、Fine調整を行って下さい。調整用のEEPROMの内容は下記の通りとなります。オフセット電圧Coarse調整(OCR)オフセット電圧を粗調整します。オフセット調整電圧は、電源電圧にトラッキングして変動します。*100[%])です。オフセット電圧Fine調整(OCF)オフセット電圧を微調整します。オフセット調整電圧は、電源電圧にトラッキングして変動します。*100[%])です。SC)スパン電圧を調整します。[email&#160;protected]:5V)されている前提で調整されうる出力電圧を記載しています。出力スパン電圧Coarse調整(SCR)スパン電圧を粗調整します。1h)スパン電圧を調整します。0h)スパン電圧を調整します。調整する際の極性を設定します。オフセット電圧温度特性調整(EEPROM名称:OTP,N)センサ及びAK8999Aの持つオフセット電圧の温度特性を調整します。25Cでオフセット電圧を調整したのちセンサのオフセット電圧温度特性に対して、その各係数の絶対値が合致するように下記EEPROMで調整して下さい。感度温度特性調整(EEPROM名称:STP/N)センサ及びAK8999Aの持つ感度温度特性を調整します。25Cでスパン電圧を調整したのちセンサの感度温度特性に対して、その各係数の絶対値が合致するように下記EEPROMで調整して下さい。出力基準電圧調整(EEPROM名称:LV)出力基準電圧を調整します。調整EEPROMの内容は下記の通りとなります。HYS1)圧力閾値検出回路1の動作モード、検出閾値、コンパレータのヒステリシス電圧を別々に設定します。検出閾値電圧及びヒステリシス電圧は、電源電圧にトラッキングして変動します。HYS2)圧力閾値検出回路2の動作モード、検出閾値、コンパレータのヒステリシス電圧を別々に設定します。検出閾値電圧及びヒステリシス電圧は、電源電圧にトラッキングして変動します。Gainを設定するためのEEPROMです。接続される圧力センサのスパン電圧に応じて調整します。-CONFIDENTIALj)[AK8999A/AW/AD]測定モード設定1,2(EEPROM名称:MM1,MM2)AK8999Aの測定モードを設定します。センサ駆動電圧、内蔵SCF&amp;SMF有効/無効、温度センサ内部/外部切替、VP&amp;VN内部繫ぎ替え、VOUT出力の初期状態(アナログ回路安定動作時間の出力)の設定を行うことが出来ます。VREF電圧調整(EEPROM名称:VREF)AK8999A基準電圧を調整するためのEEPROMです。以下の表でΔVREF3/5は、EEPROM設定によって変化する値を示しています。ΔVS3/5はそれぞれΔVREF3/5に2及び4を掛けた値です。Bin(%)(mV)(mV)-44100-4-40-80-35101-3-30-60-26110-2-20-40-17111-1-10-2000000000110011+10+20220102+20+40330113+30+60l)VDD:5VΔVREF5ΔVS5(mV)(mV)-40-160-30-120-20-80-10-4000+10+40+20+80+30+120Description初期値IREF電流調整(EEPROM名称:IREF)AK8999Aの基準電流を調整するためのEEPROMです。pinに外付抵抗(1M)を接続します。以下の表でIREFは、設定によって流れる電流値を示しています。調整時外付抵抗(1M)によって変化する電圧です。OSC周波数調整(EEPROM名称:OSC)AK8999A動作クロックを調整するためのEEPROMです。1000kHzとなるように調整します。整データを算出します。以下の表で周波数Δfは、EEPROM設定によって変化する値を示しています。VTMP電圧調整(EEPROM名称:VTMP)AK8999Aの内部温度センサ及び外部温度センサのオフセットを補正します。VTMP電圧値とVREF電圧の差が0mV近くになうように調整します(VREFが1005mVであればVTMPも1005mVになるように調整)。1h)のみ有効となります。以下の表でΔVTMPは、EEPROM設定によって変化する値を示しています。顧客データ書込用(EEPROM名称:UE)ご自由にお使いできるエリア(EEPROM)です。制御レジスタアクセス設定(EEPROM名称:MM3)制御レジスタ(揮発性メモリ)へのアクセス設定を行います。hex)の設定は初期値に固定され、制御レジスタアクセスを有効にしない限り、制御レジスタへのアクセスが出来なくなります。Enable設定を行います。hex)のEEPROMへ書込み不可となります。一括書込による本アドレスへのデータ書込みは行いません。EEPROM書込み不可の状態においても、EEPROM読出し(全アドレス)は可能です。hexを同時に初期化、または同一データを書込む際に使用します。同アドレスはEEPROMを持っていません。調整モード(レジスタ名称:CM1)AK8999A基準電圧等の調整、及びAK8999Aを含めた圧力センサのオフセット、スパン、オフセット温度特性及び感度温度特性等を調整する際に使用します。AM[3:0](不揮発性EEPROMではなく、揮発性レジスタです。pinからVREF電圧を出力します。pinからIREF電流を出力します。必要な基準時間(2.0ms)を入力して下さい。内部0011AFROSC調整カウンタ回路のカウント値をレジスタに格納します。pinからVTMP電圧を出力します。0100ATOVTMP調整25CでVREF電圧と一致するように調整して下さい。