(6)(mm)278.3直径(mm)100重量(g)1078ノート作動距離:前部レンズと対象物の間の距離。最大限の解像度と最低限のディストーションのためにこの距離を額面値の+/−3%にセットします実効Fナンバー:マクロで使用する際のレンズの実際のFナンバー。ご要望により、より小さい口径のレンズの提供が可能ですレンズの中の主光線の最大傾斜:ミリラジアンに変換される際、数ミリの対象物のどんな移動も最大の測定エラーを生みます一般的な値(平均生産)と最大値(保証されています)がリストされています。理想的でディストーションのない画像と実際の画像のパーセント偏差:一般的な値(平均生産)と最大値(保証されています)がリストされています。被写界の境界では、画像は測定に使えますが、非常に鮮明な画像を得るには額面上の被写界深度の半分のみを考慮しなければなりません。機器の先端縁からカメラフランジまでで測定。KAI-08050(22.6mm対角線)センサーとでは、TC4MHRyyy-xレンズの視野はこれらのレンズが1.2”センサー(21.5mm)に最適化されているため幾分かのケラレを画像の角に見せることがあります。=」が表示されている視野は、そのような直径において円形の対象物の画像は全体的にセンサーに写ります。drawing信頼性、機能性、デザインその他の向上のため、全ての製品仕様とデータは予告なしに変更される可能性があります。写真やイラストは解説のみを目的としています。見積もりのご依頼、この商品に関する更なる情報をご希望の際は以下のフォームをご利用ください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。