小型光ファイバースペクトロメータUSB4000シリーズはUSBバスパワー対応の小型光ファイバースペクトロメーターです。gのコンパクトボディを実現しています。応用例は次のとおりです。パラメータ想像してみてください。従来の分光光度計と電気化学アナライザーを机の上に並べたらもはや実験スペースはなくなってしまいませんか?USB4000シリーズ、光源(DT-MINI-2-GSなど)、ALS1200シリーズを選択すれば、パソコンとわずかA4サイズほどのスペースがあればいつでも分光電気化学測定が始められます。いつも使っているデスクを、お客様だけのパーソナルラボとしてご利用いただいてはいかがでしょうか。光ファイバーもTPOに合わせて選択可能です。order:注文仕様生産)モデルです。お客様ご希望の仕様に合わせてアップグレードパーツをお選びいただけます。USB4000シリーズの特長とその構造スペクトロメータはUSB経由でデスクトップおよびノートパソコンに接続できます。検出部は3,648素子のCCDアレイです。光学部は14種類のグレーティングから有効な波長領域、スリットと光ファイバー径から解像度を選択します。本装置はパソコンへのデータ転送用A/Dコンバーターを内蔵しています。5つのトリガーオプションが利用できます。温度変化した間の暗レベル補正ができます。シリーズ小型光ファイバースペクトロメータをご注文の際は、下記表より、グレーティングと有効波長帯域を選択して下さい。nmNoグレーティング番号Linesグレーティング溝の密度を表しています。値が大きいほど分解能が高くなりますが、スペクトル範囲は小さくなります。表示されるスペクトルウィンドウ幅を表します。ウィンドウ幅で測定を行います。この数値が小さいほど分解能が高くなります。以上の有効な波長領域です。種類用意されています。一部特性を比較したチャートです。集光レンズは光強度を増すためのレンズです。蛍光測定などに使用します。nm以下のUV領域を測定する時に追加します。DET4-200-850を選択すると、DET4-UVが付属されます。何も選択しない場合は、DET4-VISとなります。DET-350-1000のOFLVフィルターは、二次、三次光を除くためのものです。nmでもピークが出てしまいます。pixelsSLITは分解能と入力される光強度の兼ね合いで選択します。詳細は、光学分解能のページをご覧下さい。