装置についてサイクリックボルメタンメトリー(CV)測定にはファンクションジェネレーターとポテンショスタット、電気化学計測用セル、X-Yレコーダー、オシロスコープ、コンピューター等が必要です。簡単なCV測定を行なう場合は、ファンクションジェネレーターとポテンショスタット、電気化学計測用セル、X-Yレコーダーでも十分測定を行なうことができます。スキャン速度が500mV/sec以下ならばボルタモグラムはX-Yレコーダーに描かせることができます。100V/sec以上の高速スキャンになりますとiR補償、容量性電流の問題が発生します。微小電極を使用する場合、高速スキャンを利用するメリットがあります。最近のポテンショスタットは3極式です。作用電極は電極上で目的のサンプルの電気分解を起こさせます。作用電極で電気分解を維持するに必要な電流はカウンター電極によって与えられます。ポテンショスタットを使う3電極法では参照電極に電流が流れることを阻止します。