Esco | Isolador ISOCLEAN® Cuidade da Saúde -Plataforma (Sem filtro sob a zona de trabalho)
Solução otimizada para aplicações estéreis/assépticas
O Isolador Isoclean® Cuidados da Saude -PLATAFORMA (HPI-G3) facilita o isolamento de um produto ou procedimento enquanto fornece o ambiente estéril / asséptico necessário. Está configurado para operar pressão positiva ou negativa em fluxo de ar único ou recirculação. Este equipamento fornece uma abrangente gama de proteção de e produtos, além das área de trabalho circundante e do meio ambiente.
O modelo é adequado para trabalhos envolvendo materiais não perigosos, enquanto o isolador de pressão negativa é adequado para trabalhos envolvendo materiais perigosos, por exemplo, aplicações de composição citotóxica.
A zona de trabalho e o intercâmbio da câmara de passagem estão sob pressão positiva ou negativa em relação a da sala para manter a esterilidade ou a proteção do operador, respectivamente, em caso de violação no sistema de .
Projetado de acordo com os padrões internacionais cGMP
Cabine de contenção classe 2 conforme padrões ISO 10648-2
Adequado para várias aplicações, como farmácias de manipulação, Cabines Classe III para Níveis de Biossegurança (BSL) 3 e 4, manuseio de materiais potentes em pequena escala, processamento asséptico, pesquisa e desenvolvimento e processamento de células
Amortecedores embutidos para permitir testes de pressão sem ter que usar placas de cobertura, fita e silicone
Sopradores centrífugos de acionamento direto projetados para máxima eficiência energética e manutenção mínima
Sistema de Controle Microprocessador Sentinel™ Gold supervisiona todas as funções e monitora o fluxo de ar e as pressões em tempo real.
Câmara com passagem de ar bloqueado garante que a zona de trabalho permaneça esterilizada durante inserção e remoção de itens
A bandeja deslizante horizontal evita a fadiga do operador durante os procedimentos de transferência
As portas de bloqueio eletromagnético com atraso de tempo garantem segurança e contenção entre a Câmara de Passagem e a Câmara de Processo.
Sistema opcional de descarte para de objetos perfuro cortantes permite um fluxo de trabalho mais suave e minimiza as transferências para melhorar a proteção do paciente e a esterilidade
Os filtros ULPA (H14) com uma eficiência típica > 99,999% a 0,1 a 0,3 mícrons oferecem uma limpeza de ar superior ISO Classe 5, 100 vezes melhor do que os produtos concorrentes.
Lâmpadas fluorescentes (LED opcional) fornecem > 800 Lux para a superfície de trabalho para uma iluminação geral superior.
Com o ambiente ISO Classe 5, a Câmara de Procedimento facilita o processamento asséptico em uma condição GMP ClasseA
Painel dianteiro sem moldura com bordas altamente arredondadas para minimizar fendas e maximizar painel de visão da porta
Entrada de luvas circulares com o mínimo de fissura, sem parafusos e porcas expostas
A superfície de trabalho de aço inoxidável em peça única com bordas levantadas em todos os lados para conter derramamentos.
Base de Suporte hidráulico ajustável opcional, com rodízios, eleva-se para adequar à preferência do usuário que pode estar sentado ou em pé de acordo com a altura da superfície de trabalho