Potencial Zero - Testes físicos
Está aqui: Produtos / Erweka - Testes físicos
Ensaios de densidade aparente
A ERWEKA dispõe de 3 versões de equipamentos para determinação da densidade aparente: modelos SVM101/201 de acordo com o método 1 da USP, com uma ou duas estações de trabalho; modelos SVM 102/202 de acordo com o método 2 da USP, Pharm Eur e DIN ISO EN 787, com uma ou duas estações de trabalho; modelo SVM 203 com uma estação de acordo com o método 1 da USP e outra de acordo com o método 2 da USP, Pharm Eur e DIN ISO EN 787.
As provetas de teste podem ser de diferentes volumes (100, 250 e 500 mL), cumprindo sempre todas as regulamentações do ensaio.
A ERWEKA dispõe de uma vasta gama de equipamentos com capacidade de uma até quatro posições com determinação do ponto final de forma manual ou automática. Todos os equipamentos podem incluir cestas de 6 posições (tipo A) ou de 3 posições (tipo B), respeitando todas as regulamentações USP/EP/JP.
A ERWEKA dispõe de uma vasta gama de equipamentos que combinam a dureza com outros ensaios físicos. Na realização das medições, podem selecionar-se os modos de velocidade e força constantes, sendo que são sempre cumpridos os requisitos USP/EP.
Ensaios de estanquidade de blisters
O modelo VDT/S foi projetado para realização de ensaios de estanquidade no vácuo para blisters (embalagem primária original) e outros tipos de embalagens.
O equipamento pode incorporar recipientes de diferentes diâmetros (150, 200, 250 ou 300 mm), os quais são cheios com uma solução de azul de metileno que serve como elemento indicador para o caso de algum blister não estar selado corretamente. É ainda constituído por uma bomba de vácuo controlada por microprocessador para criar vazios entre 100 e 900 mbars.
Os modelos SMG 697 e SMG 53466 da ERWEKA são unidades para a determinação, de uma forma reprodutível, do parâmetro de densidade aparente (a granel) que se pode utilizar com todo o tipo de pós ou granulados. De acordo com a DIN ISO 697 e a DIN 53 466, a densidade aparente determina-se medindo a massa de um pó num recetor de dimensão conhecida após o enchimento de um funil com dimensões e condições específicas.
Testes de friabilidade e abrasão
O equipamento TAR da ERWEKA para realização de testes de friabilidade, foi desenhado para acomodar recipientes com diversos tipos de amostras para cumprimento dos novos requisitos EP. É disponibilizado também o modelo GTA 120 para qualquer tipo de amostra sólida, oferecendo, em qualquer um dos casos, uma grande reprodutibilidade devido ao seu design.
Ensaios de supositórios
O SBT 2 é o equipamento ideal para medição da dureza em supositórios, sendo constituído por uma câmara termostatizada eletricamente que contém um suporte com diferentes recipientes de plástico intercambiáveis para suportar vários tamanhos de supositórios. A dureza é determinada pelos pesos (incluídos com a aquisição do equipamento) que são adicionados até que os supositórios se quebrem, sendo a temperatura constante. Os resultados expressam-se em termos de peso total necessário para que o supositório se quebre.