Para outro indicador, o LED que indica curto circuito, foi escolhido um tipo que pisca sozinho, o “LED flasher“. Ele tem embutido no invólucro o oscilador (figura 8) e ao ser energizado, começa a piscar. O LED foi colocado ao lado do amperímetro e ajuda a chamar a atenção no caso de ser ultrapassado o limiar (ajustável) da corrente máxima.
A colocação de medidores digitais requer fontes de alimentação independentes. Obrigatoriamente, uma para cada medidor, de modo a evitar influência mútua.
No início, montei somente uma fonte isolada para os dois medidores, mas durante os testes, começaram a aparecer problemas estranhos, que somente desapareceram com a retirada do amperímetro.
Para resolver o problema, foi montada outra fonte, com um pequeno transformador de gravadores K7, com 10VCA, acoplado a uma plaquinha com 4 diodos e um capacitor (figura 9). A tensão não é muito importante, pois estes módulos funcionam bem desde 6 V até além de 20VCC, sem estabilização. Resolvida a questão da alimentação dos mostradores, os desafios continuaram…
Como não seria possível alterar facilmente a posição do ponto decimal (o chip não tem qualquer identificação e teria que alterar as ligações do display), tapei com fita isolante o ponto original e colei uma bolinha branca, uma casa à esquerda. Depois, comprei um módulo para 10A, que tem o shunt interno e vem com o ponto decimal na posição desejada. E aí veio a grande dor de cabeça…
Os dois módulos são do modelo C27D, utilizam a mesma placa, com pequenas diferenças, como é possível perceber na figura 11. Só que no modelo de 10A, a precisão com baixas correntes foi inaceitável.