Posso esterilizar todos os materiais em CME?
Além de ser um procedimento desnecessário a todos os materiais de forma indiscriminada (RUTALA, WEBER 1999), a esterilização geralmente tem custo mais elevado do que a desinfecção, portanto, não há recomendação para a esterilização de 100% dos artigos utilizados num Estabelecimento de Assistência à Saúde (EAS) (PINTER, GABRIELLONI, 2000). Consulte classificação de Spaulding
Quais precauções devem ser tomadas ao utilizar o Glutaraldeído como agente desinfetante de alto nível?
A atividade antimicrobiana do glutaraldeído pode ser alterada com a diluição e a presença de matéria orgânica. Soluções neutras ou alcalinas de glutaraldeído possuem ação microbicida e anti-corrosiva superiores às soluções ácidas. O glutaraldeído não é corrosivo para metais e não danifica artigos com lentes, borracha ou plástico. É necessário ventilação do local de uso […]
QUAIS OS CUIDADOS A OBSERVAR NA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO?
Procure familiarizar-se com a composição e tipos de ligas presentes no instrumental existente na sua instituição. Apesar de apresentar baixa toxicidade, ação rápida, efetividade mesmo na presença de matéria orgânica e em baixa concentração, a solução de ácido peracético pode ser corrosiva para materiais de cobre, bronze, ferro galvanizado e aço (PADOVEZE, DEL MONTE, 2003).
QUAIS OS CUIDADOS A OBSERVAR NA UTILIZAÇÃO DO ÁLCOOL ETÍLICO 70%?
O álcool etílico 70% deve ser utilizado por fricção, em três aplicações, com secagem espontânea e tempo total de exposição de 10 minutos (BRASIL, 2007f). É contra-indicado para artigos de acrílico, provoca corrosão de metais e pode danificar o cimento de lentes. Por ser volátil, deve ser armazenado em recipientes fechados para evitar evaporação e […]
QUAIS OS CUIDADOS A OBSERVAR NA UTILIZAÇÃO DO HIPOCLORITO?
O hipoclorito de sódio apresenta redução da sua atividade germicida na presença de matéria orgânica (CHITNIS, 2004). O produto deve ser armazenado em local fresco, ventilado e ao abrigo da luz, pois é termo e fotossensível. É corrosivo para metais. A diluição recomendada para desinfecção de artigos semicríticos é de 10.000 ppm ou 1%, com […]
QUAIS OS DOCUMENTOS A SEREM REQUISITADOS PELO USUÁRIO AO FORNECEDOR?
Basicamente, o usuário, no caso dos Serviços de Saúde, deverá requisitar a confirmação da regularização do produto junto à Anvisa. Outras informações, como material científico, informes técnicos ou folders da empresa, entre outros, vai depender da necessidade de cada serviço.
QUAIS OS TIPOS DE DESINFECÇÃO E A DIFERENÇA ENTRE ELAS?
Os tipos de desinfecção são: desinfecção de baixo nível, desinfecção de nível intermediário e desinfecção de alto nível. Veja abaixo as diferenças entre elas: Desinfecção de alto nível: Elimina: Bactérias vegetativas, bacilo da tuberculose, fungos, vírus e alguns esporos bacterianos. É indicada para: Itens semi-críticos (ex.: lâminas de laringoscópio, equipamento de assistência respiratória, endoscópios flexíveis) […]
Quais são as características dos agentes de limpeza?
Agentes de limpeza eficazes removem os resíduos sem causar dano ao material, na superfície externa ou interna do mesmo. Estes agentes não devem ser reativos, aditivos ou adsortivos em relação aos materiais. O uso correto do produto em termos de diluição, concentração e temperatura faz parte das instruções do fabricante. Estas instruções devem ser transmitidas […]