Capa > Encontro de Iniciação Científica > I Encontro de Iniciação Científica - 2011 (ENCERRADO) > Energia > Maiorino
José Rubens Maiorino, Vinicius Lima Rodrigues
Este projeto foca-se na elaboração e construção de dispositivos simples para medidas de viscosidade absoluta e densidade, e na análise de erros.
Propõe-se a construção de um viscosímetro de esfera, para medida da viscosidade absoluta, e um densímetro, como proposto por Riccetti, para medir a densidade de fluidos, utilizando materiais de baixo custo.
As medidas realizadas passam por uma análise de erro.
Projeto e construção de equipamentos para medição de viscosidade absoluta e densidade de fluidos, com materiais de baixo custo, e análise de erros nos resultados obtidos.
O densímetro é constituído por duas réguas, com tubos fixados a estas verticalmente, ligados a uma seringa. A medição é feita observando a altura de cada uma das colunas de fluido formadas acionando o embolo da seringa.
Com a variação de pressão nas duas colunas de fluidos, a partir do Teorema de Stevin, é possivel medir as diferenças das alturas nas colunas e consequentemente a densidade relativa.Sabendo-se a densidade de um dos fluidos obtem-se a densidade do outro.
O viscosímetro é constituído por um tubo fixado verticalmente a uma haste. O fluido é colocado no tubo.O cálculo da viscosidade é feito a partir da velocidade da esfera em queda no fluido a partir do ponto onde a velocidade é constante.Medindo-se o tempo de queda, entre o ponto em que a velocidade é constante e o fim do tubo, determina-se a viscosidade absoluta
A densidade do óleo de cozinha, encontrada com o densímetro, ( ± 0, 008) g/cm³, é satisfatória, pois a densidade medida com um equipamento comercial foi (0, 9160 ± 0, 0005) g/cm³.
O viscosímetro tem faixa de atuação restrita a valores altos de viscosidade. A viscosidade absoluta medida do óleo SAE 25w50, (0,47 ± 0,05) Pa s, diverge da medida com o viscosímetro comercial, 0,3639 Pa s.
O densímetro é muito eficaz, possui boa precisão e pode ser usado para medições em qualquer faixa de valores.
O viscosímetro tem baixa precisão, mas pode ser considerada satisfatória pelo grande número de fatores de erro.