Termovisores FLIR Série K Modelo K40 - FLIR
Termovisores FLIR Série K Modelo K40
Termovisores Série-K Termovisores FLIR Série K Modelo K40
Câmeras de imagem térmica para aplicações portáteis de combate a incêndio.
Cada bombeiro conhece a situação: você está no caminho para um incêndio, você foi informado, você está verificando o seu equipamento. Uma vez que você chegar ao local, é hora de fazer o seu trabalho. Ataque aquele fogo, mas para isso você deve entrar.
Este é o momento que você está contando com seu equipamento e companheiros de equipe
Este é o momento que você está confiando em sua câmera de imagens térmicas FLIR Série K para proteger a sua vida e para salvar a vida dos outros
A FLIR Série K, câmera de imagem térmica foram especialmente desenvolvidos para as tarefas mais exigentes de combate a incêndios
• Extremamente acessível: uma câmera de imagem térmica em cada caminhão de combate a incêndio
• Robusto e confiável: A série K é projetado para atender as condições de funcionamento difíceis. Ele resiste a uma queda de 2 metros em um piso de concreto, é resistente à água (IP67) e totalmente operacional até +85 ° C
• Claras e nítidas imagens térmicas: O sensor microbolômetro não-resfriado livre de manutenção produz imagens claras e ricas de detalhes de 240 x 180 pixels (FLIR K40) ou 320 x 240 pixels (FLIR K50). As imagens térmicas são apresentados em uma grande tela brilhante de 4" para ajudá-lo a navegar e tomar decisões rápidas e precisas
• Fácil de usar, também para uma mão enluvada de bombeiro:Uma interface de usuário intuitiva e simples permite que você se concentre no trabalho na mão. A FLIR pode ser controlada por três grandes botões na parte superior da unidade. Ideal para uma enluvada mão de bombeiro.
• Resolução IR: 240 x 180 pixels
• Campo de visão (FOV)/ Distância mínima de foco: 47° x 35° / 0.4 m
• Sensibilidade Térmica/ NETD: < 80 mK a +30 °C
• Frequência de imagem: 60 Hz
• Foco: fixo
• Zoom: 2x digital
• Matriz de Plano Focal (FPA)/ faixa espectral: microbolômetro resfriado/ 7.5–13 μm
• Tela: 4" LCD, 320 × 240 pixels, iluminado
• Modo de imagem: imagem IR
• Variação automática: Sim, modo dependente
• Faixa de temperatura de objetos: –20 °C a +150 °C 0 °C a +650 °C
• Precisão: ± 4 ° C ou ± 4% do valor medido para a temperatura ambiente 10 ° C a 35 ° C
• Curva isotérmica: Sim, de acordo com NFPA e o modo dependente
• Paletas de cores: Múltiplas paletas, modo dependente
• Ajustes regionais: formatos de unidades, data e hora
• Bateria: Li Ion, 4 horas de funcionamento
• Sistema de carregamento: Carregador de baía, carregador de caminhão disponível
• Temperatura de carregamento: 0 °C a +45 °C
• Gerenciamento de energia: desligamento automático e modo Sleep
• Projetado para atender a especificação NFPA 1801: Vibração, resistência aceleração de impacto, corrosão, abrasão da superfície de visualização, resistência ao calor, calor e chama, etiqueta do produto durabilidade.