LK-G5001V - Controlador principal: Tipo tudo em um, NPN | Série LK-G5000 | KEYENCE Brasil
tcm:90-1215283-64
Sensores de Medição de Deslocamento a Laser (1D)
Velocidade ultra-alta/alta precisãoSérie LK-G5000
Controlador principal: Tipo tudo em um, NPN
Série LK-G5000 Visão geral
LK-G5001V*1*2
Tipo unidade separado
Compatibilidade com cabeças sensoras
Nº de cabeças sensoras conectáveis
Intervalo exibível
LK-HD500: ±999,999 µm a ±9,999,99 mm (7 configurações selecionáveis)
Ciclo exibível
LK-HD500: Aprox. 10 vezes/s
Interface do visor
Porto exibível
A unidade exibível (LK-HD500) ou o painel de toque dedicado (LK-HD1001) podem ser conectados
LASER LIGADO
Saída de tensão analógica
Saída ±10 V, Impedância de saída: 100 Ω
4 a 20 mA, Resistência de carga máxima: 350 Ω
Nº de saídas analógicas
Entrada TIMING 1
Entrada sem tensão*3
Entrada RESET 1
Entrada autozero 1
Entrada de controle do laser
Entrada sem tensão*4
Entrada de laser remota
Saída alarme
Coletor aberto NPN saída
Saída de comparador geral
Conector de expansão
Entrada TIMING
Entrada sem tensão
Entrada RESET
Entrada do interruptor do programa
Saída comparador
Taxa de bauds: Entre 9,600 e 115,200 bps
Tamanho dos dados: 8 bits, Tamanho do bit de parada: 1 bit, Paridade: Nenhum/Par/Ímpar
Compatível com USB 2,0 de alta velocidade*5
Interface de EtherNet/IPTM
Comunicação cíclica (mensagens implícitas)
Comunicação de mensagens (mensagens explícitas): UCMM e Classe 3
Número de conexões: 32
Em conformidade com o teste de conformidade versão CT14*7
Os seguintes PLCs são suportados:Mitsubishi Electric: Série MELSEC iQ-R, iQ-F, Q, L, FX
EtherNet/IPTM, CC-Link e DeviceNetTM podem ser utilizadas juntamente com PLC-Link
Conector da unidade de expansão da cabeça
Até 10 unidades de expansão da cabeça podem ser conectadas a um controlador principal
Conector da unidade de expansão
A unidade de CC-Link (LK-CC100) ou a unidade DeviceNetTM (LK-DN100) pode ser conectada
0,6 A ou menos com 1 cabeça/3,5 A ou menos com 12 cabeças
Quando uma ou menos unidades de expansão de cabeça estão conectadas: 0 a +50 °C.
Quando duas ou mais unidades de expansão de cabeça estão conectadas: 0 a +40 °C.
*1 Classifi cação de saída do coletor aberto NPN: 50 mA máx. (40 V máx.), Tensão residual: 0,5 V máx.
Classifi cação de entrada não tensão: Tensão quando ligado: 1 V máx., Corrente desligada: 0,6 mA máx.
*2 Parte do circuito de entrada/saída da série LK-G5000 é comum internamente. Tenha cuidado para que nenhuma diferença potencial seja gerada entre os terminais internamente comuns devido à diferença potencial entre os cabos/dispositivos externos. Para obter detalhes, consulte o "Precauções sobre fi ação" no Manual do Usuário.
*3 Esta entrada aplica-se a todas as OUT sincronizadas.
*4 Quando a cabeça sensora de classe de laser 3B estiver conectada, um interruptor operado com chave deverá ser usado para a entrada para este terminal. O laser é emitido somente quando o interruptor operado por chave é colocado na posição ligada. (Selecione uma chave que só pode ser removida quando estiver colocada na posição desligada.)
Quando a cabeça sensora de classe de laser 1/2/3R estiver conectada, o laser é ligado quando este terminal é aberto e desligado quando entra em curto-circuito.
*5 Quando um PC que suporte USB 1,1 ou USB 2,0 de velocidade total estiver conectado, o ciclo de atualização de dados e outras operações poderão ser desacelerados.
*6 Use a interface Ethernet somente para conexões diretas com um PC ou para conexões de rede local com um PC ou unidades da série LK-G5000.
*7 A interface de EtherNet/IPTM não pode ser utilizada quando uma unidade CC-Link ou uma unidade DeviceNetTM está instalada. EtherNet/IPTM é suportada pelos controladores mais recentes. Para obter detalhes sobre quais controladores oferecem suporte a EtherNet/IPTM, entre em contato com o escritório mais próximo da KEYENCE.