ScopeMeter Test Tool 190 Series II - PDF
Download "ScopeMeter Test Tool 190 Series II"
Mirela Neiva Lobo
1 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Fluke ,-102, -104, -202, -204, -502, -504 Manual do usuário Maio de 2011, Rev. 1, 1/14 (Portuguese) Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. Todos os nomes dos produtos são marcas registradas das respectivas companhias.
2 hpp000.eps
3 GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE Todo produto Fluke é garantido contra defeitos de material e de fabricação sob condições normais de utilização e serviço. O período de garantia é de três anos para a ferramenta de teste e um ano para seus acessórios. O período de garantia começa na data da remessa. A garantia das peças, das reparações e dos serviços de assistência é válida por 90 dias. Esta garantia é válida somente para o primeiro comprador ou para o cliente final de um revendedor autorizado Fluke e não é aplicada a fusíveis, a baterias descartáveis ou a qualquer outro produto que a Fluke considerar ter sido utilizado de maneira errada, modificado, mal cuidado ou danificado por acidente ou por condições anormais de funcionamento ou manipulação. A Fluke garante que o software funcionará substancialmente de acordo com as especificações funcionais por 90 dias e que este foi gravado em um sistema sem defeitos. A Fluke não garante que o software estará livre de erros ou funcionará sem interrupção. Os revendedores autorizados Fluke estenderão esta garantia para produtos novos e não utilizados somente para clientes finais, mas não têm a autoridade para estender uma garantia maior ou diferente no nome da Fluke. Os revendedores autorizados Fluke estenderão esta garantia para produtos novos e não utilizados somente para clientes finais, mas não têm a autoridade para estender uma garantia maior ou diferente no nome da Fluke. A garantia é válida se o produto é comprado através de um revendedor autorizado Fluke ou se o comprador tiver pago o preço internacional. A Fluke reserva-se o direito de faturar o comprador pelas despesas de importação ou reparação/peças sobressalentes quando o produto adquirido em um país for submetido a reparação em um outro. A obrigação de garantia limita-se, a critério da Fluke, ao reembolso do valor da compra, à gratuidade do reparo ou à substituição de um produto com defeito devolvido à unidade de assistência técnica autorizada da Fluke dentro do período de garantia. Para obter o serviço fornecido pela garantia, contate o centro de assistência autorizado Fluke mais próximo ou envie o produto, com uma descrição do defeito e com as despesas de remessa e seguro pagas (Destino de FOB), ao centro de assistência autorizado Fluke mais próximo. A Fluke não assume nenhuma responsabilidade por danos durante o transporte. Depois da reparação, o produto será remetido ao comprador, com transporte pago adiantado (Destino de FOB). Se for determinado que o defeito foi causado por uso incorreto, modificação, acidente ou condições anormais de funcionamento e manipulação, a Fluke fará um orçamento dos custos de reparação e pedirá a autorização do cliente antes de começar o serviço. Após a reparação, o produto será remetido ao comprador, com o transporte pago, junto com a conta pela reparação e pelas despesas de transporte (Ponto de remessa de FOB). ESTA GARANTIA É A ÚNICA VÁLIDA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OU PERDAS ESPECÍFICOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, INCLUSIVE PERDA DE DADOS, TANTO DERIVADOS DA QUEBRA DE GARANTIA, COMO OS QUE SE BASEIAM EM CONTRATO, AGRAVO, CONFIANÇA OU OUTROS. Como alguns estados ou países não permitem a limitação do termo de uma garantia implícita nem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, as limitações e exclusões desta garantia podem não se aplicar a todos os compradores. Se alguma cláusula desta Garantia não for considerada válida ou praticável por um tribunal competente, este julgamento não afetará a validade ou vigência das outras cláusulas. Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA, ou Fluke Industrial B.V., P.O. Box 90, 7600 AB, Almelo, The Netherlands
4 CENTROS DE SERVIÇO Para localizar um centro de serviço autorizado, contate-nos através da World Wide Web: ou telefone para Fluke usando um dos números de telefone indicados abaixo: nos EUA e no Canadá na Europa de outros países
5 Sumário Capítulo Título Página Introdução... 1 Remoção do aparelho de teste da embalagem... 2 Informações de segurança: Leia primeiro... 4 Uso seguro da bateria de íons de lítio Uso do osciloscópio e do medidor Conexão do instrumento à rede elétrica Conexão do instrumento à rede elétrica Reconfiguração do instrumento Navegação pelo menu Como ocultar menus e rótulos de tecla Iluminação das teclas Conexões de entrada Como fazer conexões de entrada Ajuste das configurações de tipo de sonda Seleção de um canal de entrada i
6 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Exibição de um sinal desconhecido com Connect-and-View Realização de medidas automáticas do osciloscópio Congelamento da tela Uso de média, persistência e captura de panes Aquisição de formas de onda Teste Aprovado / Reprovado Análise de formas de onda Como realizar medidas automáticas do medidor (para os modelos 190-xx4) Realização das medições do Multímetro (para os modelos 190-xx2) Uso das funções do gravador Como abrir o menu principal do gravador Registro gráfico de medições em função do tempo (TrendPlot ) Registro das formas de onda do osciloscópio na memória profunda (registro do osciloscópio) Análise de um TrendPlot ou registro do osciloscópio Uso dos recursos Replay, Zoom e Cursors Reprodução das 100 telas mais recentes do osciloscópio Ampliação de uma forma de onda Medições com cursores Acionamento de formas de onda Definição de nível e inclinação do acionador Uso do atraso do acionador ou do pré-acionador Opções automáticas do acionador ii
7 Sumário (continuação) Acionamento nas bordas Acionamento em formas de onda externas (modelos 190-xx2) Acionamento em sinais de vídeo Acionamento nos pulsos Uso da memória e do computador Uso das portas USB Como salvar e recuperar dados Uso do FlukeView Dicas Uso dos acessórios padrão Uso de entradas isoladas com flutuação independente Como usar o suporte inclinado Trava Kensington Como prender a alça para pescoço Reconfiguração do instrumento Como ocultar rótulos de tecla e menus Alteração do idioma das informações Ajuste de Contraste e brilho Modificação da Data e da Hora Como prolongar a vida útil da bateria Como alterar as opções de Auto Set (configuração automática) Manutenção do instrumento Limpeza do Aparelho de Teste Como guardar o instrumento Carregamento das baterias iii
8 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Substituição da bateria Calibragens das sondas de tensão Exibição de informações de versão e calibragem Exibição de Informações da bateria Peças e acessórios Solução de problemas Especificações Introdução Osciloscópio de quatro entradas Medidas automáticas do osciloscópio Medições do medidor para o Fluke 190-xx Medições do medidor para o Fluke 190-xx Gravador Zoom, Replay e Cursors Especificações gerais Requisitos ambientais Certificações Segurança Ponta de prova 10:1 VPS Imunidade eletromagnético iv
9 Introdução Atenção Leia Informações de segurança antes de usar este instrumento. As descrições e instruções contidas neste manual se aplicam a todas as versões do ScopeMeter 190 Série II (doravante chamado de instrumento ou de ferramenta de teste). As versões encontram-se relacionadas abaixo. A versão 190-x04 aparece na maioria das ilustrações. A Entrada C e a Entrada D, bem como as teclas de seleção Entrada C e Entrada D ( C e D ), só estão disponíveis nas versões 190-x04. Versão Descrição Duas entradas de 60 MHz para o osciloscópio (BNC), Uma entrada do medidor (tomadas banana) Duas entradas de 100 MHz para o osciloscópio (BNC), Uma entrada do medidor (tomadas banana) Quatro entradas de 100 MHz para o osciloscópio (BNC) Duas entradas de 200 MHz para o osciloscópio (BNC), Uma entrada do medidor (tomadas banana) Quatro entradas de 200 MHz para o osciloscópio (BNC) Duas entradas de 500 MHz para o osciloscópio (BNC), Uma entrada do medidor (tomadas banana) Quatro entradas de 500 MHz para o osciloscópio (BNC). 1
10 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Remoção do aparelho de teste da embalagem O kit da ferramenta de teste inclui os seguintes itens: Nota Quando é nova, a bateria de íons de lítio recarregável não está totalmente carregada. Consulte o Capítulo a b c d e f CAT II 1000V CAT III 1000V CAT IV 600V 11 Figura 1. Caixa do Aparelho de Teste 2
11 Remoção do aparelho de teste da embalagem Todas as versões do Fluke 190 Série II contêm os seguintes itens: Nº Descrição 1 Ferramenta de teste com: alça lateral pacote de bateria BP290 (modelos 190-xx2) ou BP291 (modelos 190-xx4 e 190-5xx) 2 Faixa para pendurar (consulte o Capítulo 6 para obter as instruções de montagem) 3 Adaptador de alimentação (dependendo do país, pode variar da imagem ilustrada na Figura 1.) 4 Cabo de interface USB para conexão do PC (USB- A para mini-usb-b) 5 Folha com informações de segurança + CD ROM com manual do usuário (vários idiomas) e software FlukeView ScopeMeter para pacote de demonstração do Windows (com restrição de recursos) 6 Caixa de entrega (somente a versão básica) Nº Descrição Conjunto de sondas de tensão (vermelho) Conjunto de sondas de tensão (azul) Conjunto de sondas de tensão (cinza), não para o 190-xx2 Conjunto de sondas de tensão (verde), não para o 190-xx2 Cada conjunto inclui: a) Fluke x: 10:1 Sonda de tensão, 500 MHz (vermelho ou azul ou cinza ou verde) Outros modelos: 10:1 Sonda de tensão, 300 MHz (vermelha ou azul ou cinza ou verde) b) Clipe de gancho para ponta da sonda (preto) c) Fio de aterramento com mini-clipe jacaré (preto) d) Mola de aterramento para ponta da sonda (preta) e) Manga de isolamento (preta) f) Fluke x: O BNC é alimentado através de um terminator de 50 Ω, 1 W 11 Cabos de teste com pinos de teste (um vermelho, um preto), somente para os modelos 190-xx2. 3
12 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário As versões Fluke 190xxx/S também incluem os seguintes itens (kit SCC290): Nº Descrição 12 Software FlukeView ScopeMeter para tecla de ativação do Windows (converte o status de demonstração do FlukeView no status totalmente operacional). 13 Estojo rígido para transporte Informações de segurança: Leia primeiro Leia todas as informações de segurança antes de usar o produto. Declarações específicas de aviso e cuidado, quando necessárias, serão encontradas no manual. Um "Aviso" identifica condições e ações que são perigosas para o usuário. Um "Cuidado" identifica as condições e ações que podem danificar o produto. 4
13 Informações de segurança: Leia primeiro Os símbolos internacionais a seguir são usados no produto e neste manual: Símbolo Descrição Perigo. Informações importantes. Consultar o manual. Isolação dupla Em conformidade com os padrões de segurança norte-americanos relevantes. Em conformidade com os padrões australianos relevantes. Em conformidade com os padrões sulcoreanos relevantes de compatibilidade eletromagnética. Aprovação de Segurança da Bateria Padrão terra Informação sobre reciclagem. Em conformidade com os padrões da União Européia CC (Corrente contínua) CA ou CC (Corrente alternada ou CAT III CAT IV Corrente contínua) Este produto está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretiva WEEE (2002/96/EC). A etiqueta afixada informa que não é possível descartar o produto elétrico/eletrônico em lixo doméstico comum. Categoria do produto: de acordo com os tipos de equipamento na Diretiva WEEE, Anexo I, este produto é classificado na categoria 9 como produto "Instrumento de controle e monitoramento". Não descarte este produto no lixo comum. Veja as informações de reciclagem no site da Fluke. A Categoria de medição III se aplica a circuitos de teste e de medição conectados a área de distribuição da instalação de linhas de alimentação de baixa tensão do prédio. A Categoria de medição IV se aplica a circuitos de teste e de medição conectados à fonte da instalação de linhas de alimentação de baixa tensão do prédio. 5
14 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Atenção Para evitar choques elétricos ou incêndios: Use somente a fonte de alimentação da Fluke, Modelo BC190 (Adaptador de alimentação). Antes de usar, verifique se a tensão selecionada/indicada no BC190 coincide com a tensão e a frequência locais. No adaptador de alimentação universal BC190/808 e BC190/820, use somente cabos de alimentação em conformidade com as normas de segurança locais. Nota: Para que possa ser conectado a diferentes tomadas elétricas, os Adaptadores de alimentação universal BC190/808 e BC190/820 são equipados com um plugue que deve ser conectado a um cabo apropriado para uso local. Como o adaptador é isolado, o cabo de alimentação não precisa ter um terminal terra. Como os cabos elétricos com pino terra estão se tornando comuns, você deve usá-los se disponíveis. Atenção Para evitar choques elétricos ou incêndio quando o produto estiver conectado a uma fonte com pico superior a 42 V (30 Vrms) ou 60 VCC: Use somente as sondas de tensão isoladas, os cabos de teste e os adaptadores fornecidos com o produto ou indicados pela Fluke como adequados para o Fluke 190 Series II ScopeMeter. Antes de usar cabos, pontas de prova e outros acessórios, verifique se os mesmos têm algum problema mecânico e, se for o caso, substitua-os. Remova todos os cabos, pontas de prova e acessórios que não estejam sendo usados. Sempre conecte o adaptador de alimentação primeiro à tomada CA antes de conectá-lo ao produto. Não toque em tensões >30 VCA rms, pico de 42 VCA ou 60 VCC. Não conecte a mola de aterramento (Figura 1, item d) a tensões com pico superior a 42 V (30 Vrms) a partir do fio de aterramento. 6
15 Informações de segurança: Leia primeiro Ao usar a referência de aterramento com qualquer uma das sondas, certifique-se de que a manda de isolamento preta (Figura 1, item 10e) esteja sobre a ponta da sonda. Não aplique uma tensão maior do que a nominal entre os terminais ou entre cada terminal e o fio de aterramento. Não aplique tensões superiores à tensão nominal do instrumento. Tome cuidado ao usar cabos de teste 1:1 porque a tensão nas pontas da sonda será transmitida diretamente para o produto. Não utilize conectores para plugues banana ou BNC com metal exposto. A Fluke oferece cabos com conectores BNC de plástico em conformidade com as normas de segurança adequados para o produto ScopeMeter ; consulte o Capítulo 7 "Acessórios opcionais". Não introduza objetos metálicos em conectores. Use o produto somente conforme especificado para não comprometer a proteção fornecida com o produto. Leia todas as instruções com atenção. Não use o produto se ele não estiver funcionando direito. Não use o produto ou os acessórios se houver danos. Desative o produto ou os acessórios se houver danos. Mantenha os dedos atrás da proteção específica das sondas. Use somente a categoria de medida (CAT), a tensão, as sondas com amperagem nominal, os cabos de teste e os adaptadores corretos para a medida. Não ultrapasse o valor nominal da categoria de medida (CAT) do componente individual de menor classificação nominal de um produto, sonda ou acessório. Não use o produto em ambientes com gás explosivo, vapor ou umidade. Meça uma tensão conhecida primeiro, para verificar se o produto está funcionando corretamente. Examine o estojo antes de usar o produto. Procure rachaduras ou partes de plástico ausentes. Inspecione com atenção o isolamento ao redor dos terminais. 7
16 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Não trabalhe sozinho. Mantenha a conformidade com os códigos de segurança locais e nacionais. Use equipamentos de proteção pessoal (luvas de borracha, proteção facial e roupas resistentes a chamas aprovadas) para evitar choques e lesões causadas por explosões em arco quando condutores ativos perigosos estiverem expostos. Feche e trave a porta da bateria antes de operar o produto. Não opere o produto com as tampas removidas ou o estojo aberto. Pode ocorrer explosão com tensão perigosa. Remova os sinais de entrada antes de limpar o produto. Use somente as peças de substituição especificadas. As classificações nominais de tensão mencionadas nos avisos são fornecidas como limites de "tensão operacional". Elas representam VCA rms (50-60 Hz) para aplicações de onda de seno CA e VCC para aplicações CC. A Categoria de medida IV refere-se ao serviço público suspenso ou subterrâneo de uma instalação. A Categoria de Medição III refere-se a nível de distribuição e circuitos fixos de instalação em um prédio. A Categoria de medida II refere-se ao nível local para os equipamentos e aparelhos portáteis. Os termos "Isolado" ou "Eletricamente flutuante" são usados neste manual para indicar uma medição na qual as entradas BNC do produto estão conectadas a uma tensão diferente do padrão terra. Os conectores de entrada não têm partes metálicas expostas e são totalmente isolados para proteger as pessoas contra choques elétricos. As tomadas BNC podem ser conectadas de forma independente a uma tensão acima do padrão terra para medidas isoladas (eletricamente flutuantes) e são classificadas com um valor nominal de até 1000 Vrms CAT III e 600 Vrms CAT IV acima do padrão terra. Se houver alguma deficiência nos itens de segurança O uso do produto de modo diferente do especificado poderá comprometer a proteção oferecida pelo equipamento. Não use os cabos de teste se estiverem danificados. Examine os cabos de teste para verificar a presença de isolamento danificado, metal exposto ou sinais de desgaste. 8
17 Uso seguro da bateria de íons de lítio Sempre que houver possibilidade de falha de segurança, o produto deverá ser desligado e desconectado da tomada. O assunto deverá ser tratado, a partir daí, por técnicos qualificados. Se, por exemplo, o produto não fizer as medições desejadas, ou apresentar algum dano visível, é bem provável que tenha havido uma redução no nível de segurança. Uso seguro da bateria de íons de lítio A bateria Fluke modelo BP290 (26 wh)/bp291 (52 Wh) foi testada de acordo com os testes do Manual de testes e critérios da ONU, Parte III Subseção 38.3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.3) mais conhecido como UN T1..T8 e estava em conformidade com os critérios estabelecidos. A bateria foi testada de acordo com a norma EN/IEC Desse modo, ela pode ser fornecida internacionalmente sem restrições e por qualquer meio. Recomendações para o armazenamento seguro da bateria. Não armazene as baterias próximo a fontes de calor ou incêndio. Não armazene sob a luz do sol. Não remova uma bateria da embalagem original se não precisar utilizá-la. Sempre que possível, remova a bateria do equipamento quando não estiver em uso. Carregue a bateria por completo antes de armazenála por um período prolongado para evitar defeitos. Depois de períodos prolongados de armazenamento, talvez seja necessário carregar e descarregar as baterias várias vezes para obter o desempenho máximo. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças e animais. Procure assistência médica se a bateria inteira ou parte dela for ingerida. Recomendações de uso seguro da bateria. A bateria deve ser carregada antes de ser usada. Use somente os adaptadores de alimentação aprovados pela Fluke para carregar a bateria. Consulte as instruções de segurança da Fluke e o Manual do usuário para obter as instruções adequadas de carregamento. Não deixe a bateria carregada por muito tempo quando não estiver em uso. A bateria apresenta o melhor desempenho quando é operada na temperatura ambiente normal 20 C ± 5 C (68 F ± 9 F). Não coloque as baterias próximo a fontes de calor ou incêndio. Não coloque sob a luz do sol. Não submeta as baterias a impactos fortes, como choques mecânicos. Mantenha a bateria limpa e seca. Limpe os conectores sujos com um pano seco e limpo 9
18 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Não use nenhum carregador diferente do fornecido especificamente para ser usado com este equipamento. Não use nenhuma bateria que não tenha sido designada ou recomendada pela Fluke para ser usada com o produto. Tome cuidado para colocar corretamente a bateria no produto ou no carregador de bateria externo. Não provoque curto circuito na bateria. Não mantenha as baterias em locais onde os terminais possam entrar em curto com objetos de metal (por exemplo, moedas, clipes de papel, canetas etc.). Nunca use uma bateria ou um carregador com danos visíveis. As baterias contem substâncias químicas perigosas que podem causar queimaduras ou explodir. Se ocorrer alguma explosão dessas substâncias, lave o local com água e procure assistência médica. Conserte o produto antes de usar se a bateria estiver vazando. Alteração da bateria: não tente abrir, modificar, reformar ou consertar uma bateria que não esteja funcionando direito ou que apresente danos físicos. Não desmonte nem amasse as baterias Use a bateria somente para o fim destinado. Guarde as informações do produto original para referência futura. Recomendações para o transporte seguro das baterias A bateria deve ser protegida adequadamente contra curto circuito ou danos durante o transporte. Sempre consulte as diretrizes da IATA que descrevem o transporte aéreo seguro das baterias de íons de lítio. Consulte também a seção no início desse parágrafo sobre uso seguro do pacote de bateria. Bagagem despachada: as baterias só são permitidas quando instaladas no produto. Bagagem de mão: é permitido um determinado número de baterias conforme necessário para uso normal e individual. Sempre consulte as diretrizes nacionais/locais aplicáveis para remessa por correio ou outras transportadoras. Podem ser enviadas no máximo 3 baterias pelo correio. A embalagem deve ser identificada do seguinte modo: O PACOTE CONTEM BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO (SEM METAL DE LÍTIO). Recomendações para o descarte seguro da bateria. As baterias com defeito devem ser descartadas corretamente de acordo com as normas locais. Descarte correto: não descarte a bateria no lixo comum. Acesse o site da Fluke para obter informações de reciclagem. Descarte corretamente e tampe os terminais da bateria com fita isolante. 10
19 Capítulo 1 Uso do osciloscópio e do medidor Sobre este Capítulo Este capítulo apresenta uma introdução passo a passo sobre as funções do osciloscópio e do medidor da ferramenta de teste. A introdução não cobre todas as possibilidades de uso das funções, mas fornece exemplos básicos que ilustram a utilização dos menus e a realização de operações básicas. Conexão do instrumento à rede elétrica Siga o procedimento (etapas de 1 a 3) descrito em Figura 2 para conectar a ferramenta de teste em uma fonte de alimentação CA padrão. Consulte o Capítulo 6 para obter instruções sobre como usar a energia da bateria. Ligue a ferramenta de teste com o botão liga/desliga. Ao ser ligado, o instrumento funcionará da maneira como foi configurado na última vez. Os menus para ajustar a data, o horário e as informações de idioma são ativados automaticamente quando a ferramenta de teste é acionada pela primeira vez. 3 2 BC190 1 Figura 2. Conexão do instrumento à rede elétrica 11
20 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Reconfiguração do instrumento Se desejar reconfigurar a ferramenta de teste com as configurações de fábrica, faça o seguinte: 1 Desligue o instrumento. 2 USER Apertar sem soltar a tecla USER. 3 Pressione e solte. A ferramenta de teste é acionada e você ouvirá dois bipes indicando que a reconfiguração foi realizada com sucesso. Figura 3. Tela depois da reconfiguração 4 USER Solte a tecla USER. Olhe agora o monitor; você verá uma tela semelhante à mostrada na Figura 3. 12
21 Uso do osciloscópio e do medidor Navegação pelo menu 1 Navegação pelo menu 1 SCOPE O exemplo a seguir mostra como usar os menus da ferramenta de teste para selecionar uma função. Depois, siga as etapas de 1 a 4 para abrir o menu do osciloscópio e escolher um item. 2 3a F4 3b 3b 3b 1 SCOPE Pressione a tecla SCOPE para exibir os rótulos que definem o uso atual das quatro teclas de função azuis na parte inferior da tela. 3a 2 F4 Abra o menu Waveform Options. Este menu é exibido na parte inferior da tela. As configurações reais são mostradas em um fundo amarelo. A configuração em um fundo preto pode ser alterada na operação das teclas de setas azuis e confirmada com a tecla. 3a 3b Figura 4. Navegação básica Use as teclas de setas azuis para selecionar os itens. Pressione a tecla azul para aceitar a seleção. A próxima opção será selecionada. Depois da última opção, o menu será fechado. Nota Para sair do menu a qualquer momento, pressione F4 CLOSE (FECHAR). 13
22 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Como ocultar menus e rótulos de tecla Você pode fechar o menu ou ocultar o rótulo de uma tecla a qualquer momento: CLEAR Oculte o rótulo de qualquer tecla, pressione novamente para voltar a exibir o rótulo (função de alternância). O menu exibido será fechado. Para exibir menus ou rótulos de tecla, pressione uma das teclas de menu amarelas, por exemplo, a tecla SCOPE. Você também pode fechar a maioria dos menus usando a tecla programável F4 CLOSE. Iluminação das teclas Algumas teclas possuem um LED indicativo. Para obter uma explicação da função do LED, consulte a tabela abaixo. Ligado: O monitor está desligado; a ferramenta de teste está em execução. Consulte a seção "Configuração do cronômetro de desligamento AUTOMÁTICO do monitor" do Capítulo 6 "Dicas". Desligado: em todas as outras situações HOLD RUN A B C D MANUAL AUTO TRIGGER Ligado: As medidas foram interrompidas; a tela está congelada. (EM ESPERA) Desligado: As medidas estão em execução. (EXECUTAR) Ligado: A tecla de intervalo, a tecla para cima/para baixo e os rótulos das teclas F1 F4 aplicam-se às teclas de canal acesas. Desligado: - Ligado: Modo operacional manual. Desligado: Modo operacional automático; otimiza a posição do traço, o intervalo, a base de tempo e o acionamento (Connectand-View TM ) Ligado: O sinal foi acionado Desligado: O sinal não foi acionado Intermitente: aguardando acionador na atualização de traço "Single Shot" ou "On Trigger". 14
23 Uso do osciloscópio e do medidor Conexões de entrada 1 Conexões de entrada Observe a parte superior do instrumento. A ferramenta de teste possui quatro entradas de sinal de tomada BNC (modelos 190 xx4) de segurança ou duas entradas de tomada BNC de segurança e duas entradas de tomada banana de 4 mm de segurança (modelos 190-xx2). A arquitetura de entrada isolada permite realizar medidas de oscilação independentes em cada entrada.!! ALL INPUTS ISOLATED ALL INPUTS ISOLATED Figura 5. Conexões de medição Como fazer conexões de entrada Para fazer medições com o osciloscópio, conecte a sonda de tensão vermelha à entrada A, a sonda de tensão azul na entrada B, a sonda de tensão cinza na entrada C e a sonda de tensão verde na entrada D. Conecte os fios de aterramento de cada sonda de tensão em seu próprio potencial de referência. (Consulte Figura 6.) Para medições com o medidor, consulte a respectiva seção neste capítulo. Atenção Para evitar choque elétrico, use a manga de isolamento (Figura 1, item 10 e) se você usar as sondas sem o clipe de gancho ou da mola de aterramento. Notas Para aproveitar ao máximo as entradas flutuantes com isolamento independente e evitar problemas causados pelo uso indevido, leia o Capítulo 6: "Dicas". Para obter uma indicação precisa do sinal medido, é necessário associar a sonda ao canal de entrada da ferramenta de teste. Consulte a seção "Calibragem das sondas de tensão" no Capítulo 7. 15
24 ScopeMeter Test Tool 190 Series II Manual do usuário Ajuste das configurações de tipo de sonda Para obter resultados de medida corretos, as configurações de tipo de sonda da ferramenta de teste devem corresponder aos tipos de sonda conectados. Para selecionar a configuração da sonda da entrada A, faça o seguinte: 1 A Exiba os rótulos de tecla INPUT A. 2 F3 Abra o menu PROBE ON A. Figura 6. Conexões do osciloscópio 3 Selecione o tipo de sonda Voltage, Current ou Temp 4 Voltage: selecione o fator de atenuação da sonda de tensão. Current e Temp: selecione a sensibilidade da sonda de corrente ou da sonda de temperatura. 16
25 Uso do osciloscópio e do medidor Seleção de um canal de entrada 1 Seleção de um canal de entrada Para selecionar um canal de entrada, faça o seguinte: mv RANGE V A B C D MOVE Pressione a tecla do canal desejado (A D): - o canal é ativado - os rótulos das teclas F1 F4 são mostrados. Pressione a tecla do canal novamente para desativar/ativar os rótulos (alternância). - a iluminação da tecla do canal está acesa. Se a tecla do canal acender, as teclas RANGE e MOVE UP/DOWN serão atribuídas ao canal indicado. Dica Para definir vários canais com o mesmo intervalo (V/div), por exemplo, a entrada A, faça o seguinte: Selecione a função de medida da entrada A, a configuração da sonda e as opções de entrada para todos os canais envolvidos pressione e segure A pressione B e/ou C e/ou D solte A Observe que todas as teclas pressionadas agora estão acesas. A tecla MOVE UP/DOWN e a tecla RANGE mv/v se aplicam a todos os canais de entrada envolvidos. 17