Caso de Sucesso - Indústria de Papel e Celulose - Suzano | LINCE
Entenda como a Lince projetou a solução na Linha de Fibras, fornecendo um sistema radiométrico para a detecção de Rejeito de Nós de Madeira, garantindo a continuidade das operações da Caldeira.
Com 93 anos de história, a Suzano Papel & Celulose S.A. é uma das mais tradicionais organizações empresariais privadas do Brasil, além de ser a segunda maior produtora global de celulose de eucalipto, com unidades industriais presentes nos estados de São Paulo, Bahia e Maranhão, totalizando sua capacidade em 4,7 milhões de toneladas de papel e celulose por ano.
Com bases florestais de Eucalipto sendo desenvolvida desde o ano de 2008, a Unidade de Imperatriz foi inaugurada no ano de 2014. É uma das mais modernas do mundo, com capacidade produtiva de 1.5 milhão de toneladas/ano e ocupa uma área total de 1,5 milhão de m², sendo 96 mil m² de área construída.
3.500 empregos diretos e 15.000 empregos indiretos
R$ 9,882 bilhões em 2016
ENTUPIMENTO E PARADA DA CALDEIRA
Na área do Cozimento - Linha de Fibras, existe um processo chamado Descarte de Nós de Madeira. Nós de madeira são aquelas pequenas áreas escuras, de formato arredondado que vemos nas madeiras, os quais são dispensáveis para a fabricação do papel.
Inicialmente, quando a unidade foi projetada, foram especificados instrumentos de tecnologia Vibratória e Pá Rotativa para esse processo. Porém, essas tecnologias mostraram-se ineficientes e incapazes de efetuar uma medição de nível correta.
O Descarte de Nós de Madeira nesta tubulação possui fluxo descendente e além disto, existe a presença de licor no produto, de propriedade corrosiva, viscosa/incrustante e de alto valor dielétrico por conta da soda cáustica na composição.
Todos estes fatores dificultavam uma medição de nível intrusiva, causando alarmes falsos de nível e entupimento da tubulação. A ausência de uma medição confiável neste processo impacta negativamente a eficiência operacional, ocasionando paradas na caldeira que chegavam a 15 dias, além do desperdício de tempo com manutenções periódicas para limpeza dos sensores de nível existentes anteriormente e desentupimento da tubulação.
Descarte de Nós de Madeira
Foi aí que a Lince entrou provando de forma altamente engenhosa que a medição radiométrica seria a única tecnologia que atenderia ao processo plenamente, principalmente pelo fato de ser um equipamento onde não existe contato direto com o produto.
A solução foi uma Chave de Nível Radiométrica para montagem em tubulação, modelo PoinTrac31, com cintilador em PVT de 6'', em conjunto com uma blindagem de fonte radioativa modelo SHLD1, com atividade de apenas 1mCi (Césio 137).
Fabricamos e fornecemos também, uma abraçadeira totalmente customizada para acomodaçãodo sistema na tubulação.d
Líder no Brasil em tecnologia radiométrica há mais de 30 anos, para medição de grandezas físicas de processos industriais, os sistemas da Lince/Vega são o que há de mais inovador em tecnologia neste mercado, proporcionando uma medição precisa, durável, confiável, e visando sempre o compromisso e proteção aos funcionários e meio ambiente, com uma taxa de exposição mínima, e contida por encapsulamentos e blindagens de altíssima qualidade.