MANUAL DE OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO CONVERSOR ANALÓGICO DE SINAIS PARA CÉLULA DE CARGA. (Versão 1.0 Julho/12) - PDF
Download "MANUAL DE OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO CONVERSOR ANALÓGICO DE SINAIS PARA CÉLULA DE CARGA. (Versão 1.0 Julho/12)"
Ana Laura Lameira Tomé
1 MANUAL DE OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO CONVERSOR ANALÓGICO DE SINAIS PARA CÉLULA DE CARGA (Versão 1.0 Julho/12) 1
2 INDÍCE PÁG. 1 Garantia 3 2 Introdução 3 3 Instalação 3 4 Dados Técnicos 4 5 Alimentação Elétrica 4 6 Desenho Mecânico 5 7 Disposição do Modulo Conversor de Sinal 5 8 Conexão da Fonte de Alimentação Externa ( 18 à 24 VDC) 5 9 Conexão do Sensor (Célula de Carga) 6 10 Conexão da Saída de 4/20 ma 6 Calibração 6 à 8 1º Célula de Carga 6 2º Fonte de Alimentação 6 3º Leitor de Tensão (Amperímetro ou Multímetro) 6 4º Massa Conhecida 6 5º Ligar o equipamento 6 6º Balança vazia º Identificando os elementos de ajustes 6 8º Conectando o Amperímetro ou Multímetro 6 9º Ajuste de Balanço de Zero 7 10º Sentido de Giro do Trimpot de Balanço de Zero 7 11º Posicionar a Massa Conhecida sobre a Balança 7 12º Formula de Cálculo de Tensão X Peso Conhecido 7 13º Ajustes de Fundo de Escala 7 14º Sentido de Giro do Trimpot de Fundo de Escala (Span) 8 15º Verificação dos Valores 8 12 Contato Técnico /Comercial 10 2
3 1. GARANTIA A AEPH DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda., garante o Conversor Analógico de Sinais para Célula de Carga Mod. FENIX-420 por 12 meses sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme abaixo descritos: A garantia compreende por um período de 12 meses a partir da data de fatura do equipamento, contemplando uso adequado e de acordo com as especificações contidas no manual de usuário. Dentro deste período a AEPH do Brasil fornecerá peças e mão de obra sem ônus no prazo de 48 horas posto o material em nossa fábrica São Paulo, desde que: Os custos de transporte tanto de ida quanto de volta serão por contas do adquirente. A garantia perde a validade em caso de operação fora das especificações do equipamento assim como sofrer maus tratos, acidentes, variações elétricas acima dos limites de -15% a +10% do especificado neste manual, descargas atmosféricas. 2. INTRODUÇÃO Desenvolvido de acordo coma tecnologia analógica de ponta, este produto foi projetado para operação em qualquer tipo de ambiente, agilizando o ritmo de trabalho. Permite operar com saída analógica de 4/20mA. Este equipamento é desprovido de homologação pelo Inmetro não sendo permitido o seu uso em balanças cujo produto final se destine a comercialização direta e/ou que necessite atender a portaria 236/94 do Inmetro, estando a AEPH do Brasil isenta de qualquer responsabilidade, multas ou processos decorrentes do não cumprimento desta norma. 3. INSTALAÇÃO - Este Instrumento de medição deve passar por uma verificação periódica assim que posto em uso, serviço este a ser executado por pessoal (empresa) devidamente qualificado (a) e munida de pesos padrões devidamente rastreados. - O Conversor Analógico de Sinais para Célula de Carga deverá ser instalado dentro de um invólucro fechado, livre do tempo em local seco, assim como se certifique que a temperatura no local não exceda a faixa entre 0ºC à 45ºC, como referência atenda as especificações de proteção IP-65 (NBR 6146-ABNT) As limitações de temperatura e umidade deverão ser consideradas: Umidade Relativa do ar: de 10% a 85% sem condensação. 3
4 4. DADOS TÉCNICOS - Alimentação Elétrica: fonte externa de 18 À 24 VDC Não Inclusa - Consumo: 11 W máximo - Conversor totalmente Analógico. - Resolução 4000 divisões equivale a um conversor A/D de 12 bits - Filtros analógicos - Forma de ajuste de ganho através de trimpot frontal - Range de ajuste de ganho: 100 à 500 vezes - Forma de ajuste de faixa de balanço no zero através de trimpot frontal - Range de ajuste da faixa de balanço no zero: 10% do fundo de escala - Tipo de saída de 4/20mA - Linearidade: < 0.1 % - Temperatura de Trabalho: -20 ºC à 50ºC - Proteção a sobre Tensão: < 30 VDC - Tipo de Invólucro: ABS - Alimentação da Célula de carga: 10 VDC - Capacidade para alimentação de até 3 células de carga de 350 Ohms cada - Fixação dos fios através de conector aparafusável - Tipo de fixação do modulo: Trilho DIN 35 mm 5. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA O Conversor de Sinal para Célula de Carga foi projetado para operar com fonte de alimentação DC externa de 18 À 24 VDC 1 Ampere, não inclusa no fornecimento. - Dê exclusividade a tomada elétrica a qual o equipamento será ligado, evitando assim danos ou mau funcionamento. 4
5 6. DIMENSÕES MECÂNICAS DISPOSIÇÃO DO MODULO CONVEROR DE SINAL Led de Indicação Ligado Ajuste de Ganho -Span Saída Analógica Alimentação Células de Carga Ajuste de Zero 8. CONEXÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC EXTERNA ( 18 À 24 VDC) O modulo conversor Fenix-010, possui entrada externa de alimentação através de fonte DC de 18 à 24 VDC pelos pinos do conector: ALIMENTAÇÃO DC Pinos Sinal VCC ( + ) Positivo FG ( - ) GND 5
6 9. CONEXÃO DO SENSOR (Célula de Carga) O Conversor de Sinal para Célula de Carga possuí autonomia para ligação de até 3 células de carga com impedância de 350Ω cada totalizando 116 Ω com alimentação de 10 VDC. A conexão é para 04 fios com segue no esquema do conector de ligação abaixo: Pinos Descrição Sinal CORES DOS FIOS PARA CÉLULAS AEPH + EXE Entrada Positiva E ( + ) Vermelho - EXE Entrada Negativa E ( - ) Preto +SIG Sinal Positivo I ( + ) Verde -SIG Sinal Negativo I ( - ) Branco 10. CONEXÃO DA SAÍDA DE 0-10 VDC 0 10 VDC Pinos Sinal GND Gnd OUT (+) Positivo 11. CALIBRAÇÃO A Calibração do Conversor de Sinal para Células de Carga Fenix-420 é muito simples e fácil, bastando para isto o cliente possuir um leitor de corrente continua 4-20 ma (amperímetro ou multímetro). 1º conectar o cabo da célula de carga conforme item 6; 2º conectar o cabo da fonte de alimentação conforme item 7; 3º conectar o leitor de tensão contínua conforme item 6 4º é necessário uma quantidade de massa com peso conhecido de 40 à 100% do valor de fundo de escala para a calibração do sistema, 5º energizar a fonte de alimentação 6º com a balança vazia, libere a superfície da balança deixando-a vazia em cargas (livre de peso líquido de produto) 7º há dois trimpots no painel frontal a serem ajustados (descrição na cor Verde ajuste de Zero e na Cor Vermelho ajuste de Span) 8º conecte o multímetro ou leitor de tensão calibrado às saídas (GND/OUT) 6
7 9º A indicação deverá ser 4,00 ma caso necessite utilize o trimpot (ZERO) para ajustes de valores diferentes do alvo 10º Com auxilio de uma mini chave de Fenda, ajuste do cursor o trimpot até obter 4.00 ma. Sentido de Giro do Trimpot Girando neste sentido o valor fica maior Girando neste sentido o valor fica menor Obs.: Estes ajustes são necessários para inibir o valor de peso próprio da estrutura que esta sobre a célula de carga e que não interessa ao sistema de leitura ou ajustes do próprio desvio da célula de carga. 11º Posicionar a massa com valor de peso conhecido sobre a balança, (este valor de peso deverá ser igual ou superior a 40% do valor de Fundo de escala da balança. Valores inferiores a 40% não fornecem desvios de linearização da curva de sinal analógico nos valores próximo ao fundo de escala. 12º Para peso com valor conhecido inferior ao valor de fundo de escala desejado, o valor de saída de CORRENTE deverá ser obtido através da seguinte formula: I = [( 16 * VP ) / FE] + 4 onde: I = valor de corrente proporcional ao peso posicionado sobre a balança VP = valor de peso conhecido a ser posicionado sobre a balança FE = valor de Fundo de Escala que indicará 20mA 13º Após posicionar a massa conhecida sobre a balança e se o valor apresentado estiver com desvio superior à 20% do alvo, é necessário o ajuste do trimpot de SPAN até atingir o valor alvo calculado pelas formulas do item 11º. 7
8 14º Com auxilio de uma mini chave de Fenda, ajuste do cursor o trimpot até obter o valor calculado. Sentido de Giro do Trimpot Girando neste sentido o valor fica maior Girando neste sentido o valor fica menor 15º Retirar a massa de sobre a balança e verificar o valor de 4.00 ma, caso esteja fora do alvo, efetuar os passos 7º e 12º. Obs.: por se tratar de um circuito totalmente analógico e o ajuste de uma das extremidades da reta de linearização pode influenciar na extremidade oposta a ela, é possível a necessidade de se efetuar esta rotina de ajustes, mais de uma vez até a obtenção dos valores alvos desejados. 8
9 12 CONTATOS TÉCNICO / COMERCIAL AEPH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Soluções Inteligentes em Pesagem Industrial Fone: (0xx11) Fax: (0xx11) Rua Icaraí Tatuapé - São Paulo SP Site: 9
MANUAL TRANSMISSOR DE NÍVEL POR ULTRASOM LEVECH
MANUAL TRANSMISSOR DE NÍVEL POR ULTRASOM LEVECH Versão 1.01 Infinium Automação Industrial Ltda Telefone: (45) 3038-3239 Site: email: contato@infiniumautomacao.com.br 1. APRESENTAÇÃO O transmissor de nível