Analisador de hidrocarboneto aquecido Baseline 9000H - Polinstrumentos
O analisador de hidrocarboneto aquecido é configurado para análise de ponto único (com ou sem uma bomba de amostra) de amostras aquecidas a 376°F (191°C) e amostras pré-filtradas (<10 microns) sem condensação.
Limites de detecção até <0,1 ppm. As faixas programáveis pelo usuário de 10 ppm a 10% (propano) ou 10 ppm a 50% (metano) são configuradas de fábrica de acordo com a sua aplicação para facilitar a instalação e configuração.
Usando um detector de ionização de chama (FID), o controle eletrônico Ametek Mocon Baseline FlowGuard regula o fornecimento de combustível, ar e uma pequena porção do gás de amostra ao FID.
Durante o processo de combustão, gases orgânicos ou à base de hidrocarbonetos na amostra são ionizados, detectados pelo instrumento e, em seguida, relatados como uma concentração.
Usando recursos de comunicação de saída analógica, digital e lógica, as informações analíticas podem ser adquiridas usando um pc externo e um programa de comunicação simples, como Windows Hyper Terminal ou o analisador pode produzir formatos binários ou ASCII diretamente para um sistema de aquisição de dados ou PLC.
Cada analisador Baseline 900H inclui um utilitário gratuito para PC9000 Keeper da Ametek Mocon usado para armazenar e carregar vários métodos, bem como enviar definições de configuração diretamente para o analisador.