Licita Já! Licitações para Aplicacao Avaliacao - Baixar Edital do Pregão - Buscar Licitação Pública
Licitações para Aplicacao Avaliacao
Registro de preços para aquisição de materiais gráficos que serão utilizados na divulgação e realização das ações desenvolvidas pelos programas e unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Parauapebas, estado do Pará
Lote 50: IMPRESSO PADRONIZADO. IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 1/5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA TOPO, 2 FUROS, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE PÁGINAS 100, APLICAÇÃO 1 FICHA DE AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL- TERAP I.
Lote 3: ESPIROMETRO/ESPIROMETRO - APLICACAO: TESTES, AVALIACAO E CAPACIDADE RESPIRATORIA; FINALIDADE: CONTROLE DE DOENCAS PULMONARES;
Lote 1: Analisador para laboratorio Analisador de segurança elétrica Analisador de segurança elétrica1. Generalidades: Equipamento destinado a análise de segurança elétrica para realização de testes rotineiros em equipamentos médico- hospitalares. 2. Especificações técnicas mínimas: O equipamento deve realizar análise de segurança elétrica em equipamentos eletrônicos, conforme ABNT NBR IEC ****- 1: 2. 1 Equipamento de pequeno porte, para avaliação de equipamentos no local de aplicação, composto no mínimo por módulo básico com visor dos parâmetros selecionados; 2. 2 Deve possuir análise de Tensão Elétrica entre 100 a 240 V, com resolução de 0, 1 V, no mínimo; 2. 3 Deve possuir analise de Corrente Elétrica de 0, 10 a 15, 00 A, com resolução de 0, 01 A, no mínimo; 2. 4 Deve possuir análise de Potência Elétrica entre 90, 0 a ****, 0 VA, com resolução de 0, 1 VA, no mínimo; 2. 5 Deve possuir análise de Corrente de Fuga até 10, 0mA, com resolução de 0, 1 uA, no mínimo; 2. 6 Deve possuir análise de Resistência de Terra até 2 Ohms, com resolução de 0, 001 Ohms, no mínimo; 2. 7 Deve possuir análise de Resistência de Isolação até 5, 0 MOhms, com resolução de 0, 1 MOhms, no mínimo; 2. 8 Deve possuir interface com PC e software de relatório automatizado, compatível com sistema Windows; 2. 9 Deve possuir tela sensível ao toque; 2. 10 Equipamento deve ser entregue calibrado, com certificado de calibração com rastreabilidade RBC válido, no mínimo, por 12 meses ( tolerância de 15 dias até a data de entrega do equipamento). 3. Acessórios: 3. 1 . Deve ser acompanhado por todos acessórios necessários para realização de testes em equipamentos- médicos e conexão com PC; 3. 2 Bolsa de transporte. 4. Alimentação: 4. 1 Elétrica: 220 V /60 Hz. |