Modelo TIT-C1
Modelo TIT-S1
Torre de Inversão Térmica
Umidade Relativa(UR): É a quantidade de água na forma de vapor que uma massa de ar contém na temperatura ambiente, compara com a máxima que ela pode conter naquela temperatura.
Quanto maior for a Temperaura menor será a Umidade Relativa e maior será a evaporação da água nas caldas das pulverizações convencionais.
Com uma UR de 40% a massa de ar sobre um hectare até 3m de altura, conterá apenas 360 litros de água, podendo evaporar isntantaneamente mais 540 litros até a sua saturação.
Uma neblina de gostas finas e muito finas aplicada em um volume de 10, 20 ou mesmo 30 litros por hectare na temperatura de 30ºC com uma UR de 40 usando apenas a água como veículo terá suas gotas evaporadas antes de atingir o alvo levando consigo o princípio ativo. Daí a importância da adição de óleo ou adjuvantes antievaporantes na calda dos defensivos, como é o caso do Sistem BVO.
Vento: É o deslocamento da massa de ar provocado pela diferença de temperatura das massas de ar de uma região, pela penetração de frentes frias ou quentes ou pelo deslocamento das massas de ar nas proximidades de nuvens de desenvolvimento vertical.
De uma maneira geral não se deve operar com ventos inferiores a 2km/hora ou superiores a 15km.hora, entretanto casa tratamento deve ser estudado e há regiões onde os ventos fortes são constantes obrigando Pilotos e Técnicos a desenvolver técnicas especiais de operação.
Entretanto com Velocidades de vento acimda de 10km/hora as gotas abaixo de 100 micrometros sofrem grande arrasto na horizontal e não penetram na copa da cultura.Essas gotas são as mais importantes no controle das pragas de todas as culturas.Cem por cento das gotas encontradas em larvas e adultos dos insetos têm diamento inferior a 100 micrometros.
Estabilidade Atmosférica: A atmosfera em uma determinada região pode ser:Instável, Neutra, Estável e Muito Estável. As condições Estável e Muito Estável ocorrem em condições de vento fraco (abaixo de 2km/h) e quando a temperatura acima do nível da cultura aumenta com o aumento da altura.
A inversão térmica faz a neblina flutuar ou subir saindo da área alvo. Isso se observa com poeira nas estradas de terra ou fumaça que derivam por quilômetros nessas condições sem nenhuma previsão da direção desta deriva.
Torre de Inversão Térmica CBB
Foi desenvolvida pelo Centro Brasileiro de Bioaeronáutica com base em princípios cientícos e tecnologias desenvolvidos nos Estados Unidos, e no Canadá, com a finalidade principal de monitorar:temperatura T1 a 2m do solo e T2 a 9m do solo, umidade relativa a 2m, direção e velocidade do vento, inversão térmica e quantidade de precipitação(pluviômetro).
Na prática, permite que o Técnico Executor monitore a estabilidade da atmosfera e pare a aplicação quando a temperatura a 9 metros for igual ou maior do que a 2 metros acima do solo ou qunado os limites de temperatura, umidade relativa, e intensidade do vento ultrapassarem seus limites.Todoas os dados são registrados no computador central por 3 meses.
Com montagem e desmontagem rápida de apenas 25 minutos, foi desenvolvida para atender as necessidades dos tratamentos fitossanitários aéreos e terrestres.
Datalogger com transmissão GMS (Modelo TIT-C1) - Sistema de envio direto pela internet, para acesso on-line nos dados coletado, através de usuário e senha únicos.
Datalogger(Modelo TIT-S1)
Pluviômetro: Destina-se a medir a quantidade de precipitação, em forma de chuva, garoa, orvalho, neve ou granizo em uma determinada região.
Painel Solar: Dispositivos utilizados para converter a energia da luz do sol em energia elétrica.
Potência: 6W - Tensão de saída: 6V
Anemômetro: Velocidade do vento é a velocidade média para todo o intervalo de registro.
Velocidade Rajada é o mais alto de três segundos vento registrada durante o intervalo de registro.
Precisão de 1,1 m/s
Faixa de Medição de 0 a 45 m/s
Resolução de 0,38 m/s
Direção do vento de 0 a 355º graus, precisão de 5 graus com resolução de 1,4 graus.
T1 - Temperatura a 2 metros do solo: Faz registros de temperatura em um ambiente interno com o seu sensor externo.
Fácil de visualizar display LCD.
T2 - Temperatura a 9 metros do solos: Faz registros de temperatura em um ambiente interno com o seu sensor externo.
Datalogger Analógico de alto desempenho, display LCD registrador de dados para a contrução de aplicações de monitoramento de desempenho.
Umidade relativa: Relação entre a quantidade de água existente no ar e a quantidade máxima que o ar poderia conter, dependendo fortemente da temperatura.