Máscara Laríngea Estéril de Silicone - Well Lead - Nº 01
Máscara Laríngea Estéril de Silicone "Uso Único" - Well Lead
Máscara Laríngea Estéril de Silicone "Uso Único" - Well Lead Nº 01 - Até 5 Kg
no cartão em até 2x de R$ 21,29 sem juros
A Máscara Laríngea - Well Lead se acomoda na hipofaringe e, após efetuar a vedação da laringe insuflando o balão, o paciente recebe oxigênio através de ventilação artificial pelo lúmen interno do tubo.
É indicada para uso como uma alternativa a máscara facial a fim de atingir e manter o controle do fluxo de ar durante procedimentos anestésicos de emergência e de rotina em pacientes em jejum. A Máscara Laríngea Descartável em Silicone Well Lead também pode ser utilizada ao surgirem dificuldades inesperadas relacionadas com a administração do fluxo de ar.
Pode também ser utilizada para estabelecer um fluxo de ar livre durante ressuscitação em pacientes profundamente inconscientes com ausência de reflexos laríngeos e glossofaríngeos que possam necessitar de ventilação artificial. O dispositivo não é direcionado para uso como substituição do tubo endotraqueal, e é mais adequado para uso em procedimentos cirúrgicos em que a intubação traqueal não é considerada necessária.
Máscara em silicone;
Tubo em silicone;
Via de insuflação em silicone;
Balão piloto em silicone;
Concha em silicone;
Válcula em PVC, PP, ABS e aço inos AISI 304.
TAMANHO INDICAÇÃO DO USO PESO INDICADO VOLUME (ml) COMPRIMENTO MÁSCARA (mm) TOLERÂNCIA LARGURA DA MÁSCARA (mm) TOLERÂNCIA
1,0 Neonatal/ Infantil Até 5 Kg < 4 ml 44,5 ± 3 mm 23,8 ± 3 mm
1,5 Infantil 5 a 10 Kg < 7 ml 53,0 ± 3 mm 29,0 ± 3 mm
2,0 Infantil 10 a 20 Kg < 10 ml 61,8 ± 4 mm 34,2 ± 3 mm
2,5 Infantil 20 a 30 Kg < 14 ml 73,6 ± 5 mm 41,7 ± 3 mm
3,0 Infantil 30 a 50 Kg < 20 ml 86,8 ± 5 mm 49,4 ± 3 mm
4,0 Adulto 50 a 70 Kg < 30 ml 95,2 ± 5 mm 54,3 ± 3 mm
5,0 Adulto 70 a 100 Kg < 40 ml 106,5 ± 5 mm 60,8 ± 4 mm
Faça o teste de inflação do cuff antes do uso;
Desinsufle o cuff antes da intubação;
O dedo indicador deve ser posicionado na junção entre o cuff e o tubo;
Com a cabeça estendida e pescoço flexionado, deslize cuidadosamente a ponta do dispositivo sonda máscara laríngea contra o palato duro;
Para facilitar a introdução da Sonda Máscara Laríngea Descartável em Silicone Well Lead pela cavidade oral, pressione gentilmente a mandíbula para baixo com o dedo médio;
Como o dedo indicador pressione a Sonda Máscara Laríngea Descartável em Silicone Well Lead na direção craniana, seguindo os contornos do palato duro e macio;
Mantenha a pressão com o dedo no tubo na direção craniana, até que a resistência definida seja sentida na base da hipofaringe. Note a flexão do punho.
Infle o cuff com ar suficiente para estabelecer um linha de ar de até 60cm de H2O. Não exceda o volume máximo recomendado para o cuff.
Finalmente fixe o tubo, sugere-se a inserção de um bloco de mordida, então conecte o tubo ao equipamento de ventilação.