Chave de Nível Por Vibração - Série TFLS
Perfeita para controlar produtos de baixa densidade e de baixa constante dielétrica
A Chave de Nível Tipo Vibratória Série TFLS, distribuída pela Hygro-Therm, é ideal para controlar o nível de sólidos em forma de pó ou de grânulos finos, especialmente em volumes a granel de baixa densidade. A Chave de Nível TFLS incorpora um cristal piezelétrico que faz vibrar um diapasão em sua freqüência natural. Quando o diapasão entra em contato com o material testado a vibração é amortecida e a chave muda de estado. Quando o diapasão se afasta do material, a chave volta ao seu estado normal. Uma importante característica da chave TFLS é a operação à prova de falhas dos contatos, selecionável pelo usuário. A chave não é afetada pela vibração de sistemas de transporte, de motores, ou pelo movimento do material. Pode ser montada em qualquer posição, e está disponível com extensões de fábrica para montagem na parte superior do reservatório de armazenamento.
A série TFLS é de uso fácil, não requer calibração e, como não possui partes mecânicas móveis, dispensa manutenção de rotina. A chave TFLS não é afetada pela constante dielétrica do material testado, o que torna superior a chave de nível com sensor capacitivo e nas aplicações onde a constante dielétrica é muito baixa, ou onde haja mais de um material sendo testado num mesmo recipiente, ou ainda onde o teor de umidade do material possa se alterar. É também ideal nas aplicações em que a densidade do volume é muito baixa para uma chave de nível de pá giratória. A chave TFLS também pode detectar material granulado submerso em líquidos de baixa viscosidade, como areia, cascalho, ou chips de poliéster em água.
Projeto de Diapasão: Perfeito para produtos a granel de baixa densidade e de constante dielétrica baixa. Detecta produtos até 30 g/l (1,8 lb/pé cúbico).
Alimentação Elétrica Universal: Opera com 90 a 265 VCA e 24 VCC.
Sensibilidade Ajustável: Pode ser ajustada para produtos de pouca densidade e detectar somente produtos de maior densidade, como areia em água.
Indicação de Status: Contato indicador com LED externo e indicadores internos para status normal e de alarme.
Ajuste à Prova de Falhas: O contato de saída pode ser ajustado para Normalmente Aberto ou Normalmente Fechado quando há perda de carga.
Retardamento: Previne contra alarmes falsos de surto de material.
Cal, isopor, tabaco, cereais secos, açúcar, rações, leite em pó, farinhas, goma laca, cimento, aparas de papel, grânulos, serragem, negro-de-fumo, fibras leves, pós detergentes, corantes, giz, sílica, areia, lascas de madeira.
Aplicação: Pós-secos ou materiais a granel compatíveis com as partes em contato com o processo.
Sensibilidade: Densidade mínima do volume de 30 g/l (1,8 lb/pé cúbico).
Materiais em Contato com o Processo: Aço inoxidável 316.
Limites de Tempertura:
Ambiente: -20 a 60ºC (-4 a 140ºF).
Do Processo: -20 a 80ºC (-4 a 176ºF).
Limite de Pressão: 10 bar (145 psig).
Alimentação: 90 a 265 VCA, 50/60 Hz, 24 VCC.
Consumo: 4 VA.
Material do Invólucro: Alumínio, pintura epoxi.
Configuração do Invólucro: À prova de tempo, NEMA 4X.
Tipo de Contato: SPDT.
Potência Elétrica: 5A a 230 VCA.
Conexões Elétricas: Terminais com Parafuso.
Conexão ao Conduite: 3/4" NPT-F.
Conexão ao Processo: 1-1/2" NPT-M.
Iluminação de Indicação: Externa: LED vermelho. Interna: LEDs verde e vermelho.
Retardo - Máximo: Sensor coberto: 2 segundos. Sensor descoberto: 3 a 7 segundos.
Retardo do Tempo: Ajustes separados para cobrir e descobrir o sensor. Ajustáveis de 2 a 20 segundos.