VA570 l SENSOR DE CAUDAL COM SECÇÃO DE MEDIÇÃO - Instrutemp
VA570 l SENSOR DE CAUDAL COM SECÇÃO DE MEDIÇÃO
REF: VA570 Categoria: Caudalímetros
Sensor com seção de medição integrada O sensor de fluxo de massa térmica VA 570 é fornecido com uma seção de medição integrada. As seções de medição estão disponíveis na versão flangeada ou com R resp. Rosca NPT. Uma característica especial é a cabeça de medição removível. Assim, a unidade de medição pode ser removida fácil e rapidamente para fins de calibração ou limpeza sem ter que desmontar a seção de medição intrinsecamente. Durante este período, a seção de medição é selada por uma tampa de fechamento (acessório). O aparafusamento com dispositivo de centralização garante que o sensor seja posicionado com precisão no centro ao parafusá-lo na seção de medição, além de garantir um posicionamento exato na direção do fluxo. Isso evita falhas de medição desnecessárias. Design robusto para aplicações industriais exigentes O sensor de fluxo de massa térmica VA 570 funciona de acordo com o princípio de medição calorimétrica. Portanto, uma compensação adicional de temperatura e pressão não é necessária. Devido ao seu design robusto, a carcaça de alumínio fundido, a ponta do sensor robusta feita de aço inoxidável 1,4571, o novo VA 550/570 são adequados para aplicações industriais exigentes. Uma versão ATEX está disponível para aplicações em áreas explosivas. Para medição de vazão, por exemplo, de gás natural, há uma versão com uma admissão DVWG. Ao contrário do circuito de ponte usado anteriormente, a eletrônica de avaliação recentemente desenvolvida registra todos os valores medidos digitalmente. Isso permite medições muito precisas e rápidas com uma ampla faixa de temperatura de até 180 ° C (resp. 350 ° C). O intervalo de medição é de 1 a 1000 e permite, portanto, medições em velocidades de fluxo muito baixas e muito altas, de até 224 m / s. Operação simples e interface flexível O Medidor de Fluxo de Massa Térmico VA 550/570 possui uma saída Modbus integrada como padrão, com todos os parâmetros como Nm³ / h, Nm³, Nm / s, Nl / min, Nl / s, kg / h, kg / min, ft / min , ° C etc. podem ser transferidos. Todos os parâmetros podem ser ajustados diretamente no instrumento (via display) ou através do instrumento de medição portátil PI 500 resp. o Software de Serviço. Claro que também existem saídas analógicas de 2 x 4… 20 mA disponíveis para vazão e temperatura e uma saída de pulso galvanicamente isolada para o consumo total. Um diagnóstico remoto pode ser realizado via Modbus e todos os parâmetros relevantes podem ser verificados e alterados, se necessário. Assim, é possível alterar, por exemplo, o tipo de gás, o diâmetro interno, a escala e assim por diante ou o ponto zero resp. a supressão do volume do fluxo de vazamento no caso de alterações nas condições do processo. Através de diagnóstico remoto e atualização de status, por exemplo, a temperatura excedente, falhas do sensor de fluxo ou a data de calibração podem ser determinadas. Imagem ilustrativa.
– Carcaça de alumínio fundido resistente a impacto para a área externa IP67. – Mediante solicitação de aprovação ATEX ATEX II 2G Ex d IIC T4. – Faixa de Pressão até 50 bar, versão especial até 100 bar. – Faixa de temperatura de até 180 ° C, opcionalmente até 350 °C. – Sem partes móveis, sem desgaste. – Ponta do sensor muito robusta, fácil de limpar. – Fácil montagem e desmontagem sob pressão através de válvula de esfera de 1/2 ". – Medição de vazão em ambas as direções via comutador de direção de fluxo. – Interface Ethernet integrada (Modbus / TCP) agora disponível.
Faixa de medição VA 570 até 50 Nm / s, versão de baixa velocidade * até 92, 7 Nm / s, versão padrão * até 185 Nm / s, versão máxima * até 224 Nm / s, versão de alta velocidade * * Faixa de medição Nm³ / h para diferentes diâmetros de tubo e gases, consulte as faixas de medição da tabela de vazão * Todas as medições relacionadas às condições padrão DIN 1343 0 ° e 1013 mbar ex works. Precisão: classe de precisão ± 1, 5% de m.v. ± 0, 3% de f.s. a pedido ± 1, 0% de m.v. ± 0, 3% de f.s Indicações de precisão refere-se à temperatura ambiente 22 ° C ± 2 ° C pressão do sistema 6 barras Repetibilidade 0, 25% de m.v. em caso de montagem correta (auxiliar de montagem, posição, seção de entrada) Princípio de Medição Sensor de fluxo de massa térmica Tempo de resposta t90 <3 s Tubo da sonda da faixa de temperatura de operação / unidade de exibição: -40 …180 ° C tubo de sonda -40 …70 ° C unidade de exibição -40 … 120 ° C para a versão ATEX Possibilidades de ajuste via display, medidor de mão externo PI 500, Software de Serviço para PC, diagnóstico remoto Nm³ / h, Nm³ / min, Nl / min, l / s, ft / min, cfm, kg / h, kg / min, diâmetro interno, condições de referência ° C / ° F, mbar / hPa, correção de ponto zero, baixa corte de fluxo, dimensionamento Saída analógica 4 … 20 mA, press / alarm, códigos de erro, etc. Saídas Padrão: 1 x 4 … 20 mA saída analógica (não isolada eletricamente), saída de impressão, RS 485 (Modbus RTU). Opcional: 2 x 4 … 20 mA ativo, Modbus TCP, HART, Profibus DP, Profinet, M-Bus Carga <500 Ohm Cálculo do valor médio adicional: para todos os parâmetros livremente ajustável de 1 minuto até 1 dia, e. g. Valor médio de 1/2 horas, valor médio diário Classe de proteção IP 67 Material Carcaça de alumínio die cast, tubo de sonda de aço inoxidável 1, 4571 Pressão de operação 16 barras, na versão especial 40 barras Fonte de alimentação 18 … 36 VDC, 5 W Aprovação ATEX II 2G Ex d IIC T4, DVGW