A família da série PLATINUM de medidores de painel digital com base em microprocessador oferece uma flexibilidade sem precedentes na medição de processos. Embora extremamente poderoso e versátil, foi tomado muito cuidado para projetar um produto de muito fácil instalação e utilização. O reconhecimento automático de configuração de hardware elimina a necessidade dos jumpers e permite que o firmware simplifique-se automaticamente, eliminando todas as opções de menu que não se aplicam a uma configuração específica.
Cada unidade permite que o usuário selecione o tipo de entrada, de entre 9 tipos de termopares (J, K, T, E, R, S, B, C, e N), Pt RTDs (100, 500 ou 1000 Ω, com curva de 385, 392 ou 3916), termistores (2250 Ω, 5K Ω, e 10K Ω), tensão CC ou corrente CC. As entradas de tensão ou corrente bipolares são totalmente escaláveis para virtualmente todas as unidades de engenharia, com um ponto decimal selecionável que é perfeito para uso com pressão, fluxo ou outras entradas de processo.
Dois alarmes podem ser configurados para acionamento acima, abaixo alto/baixo e de banda, usando pontos de acionamento de alarme absolutos ou de desvio. Além disso, a indicação alto-alto/baixo-baixo está disponível. Os dois relés mecânicos opcionais com pólo único e curso duplo podem ser atribuídos a um ou ambos os acionadores de alarme. Dois indicadores e três cores de display também podem ser atribuídos para os acionadores de alarme.
O dispositivo da série PLATINUM apresenta um grande display de LED tricolor programável com 9 segmentos, com a capacidade de mudar de cor e/ou alterar o estado das saídas designadas cada vez que um alarme é disparado. A fonte de alimentação universal aceita 90 a 240 Vca. A opção de alimentação de baixa tensão aceita 24 Vca ou 12 a 36 Vcc.
Ethernet integrada opcional nos modelos de 1⁄16 e ⅛ DIN permite que as unidades se conectem diretamente a uma rede ethernet e transmitam dados em pacotes TCP/IP padrão, ou sirvam páginas da Web por meio de uma LAN ou da internet. Comunicação serial opcional também disponível, configurável como RS232 ou RS485, com comandos ASCII simples ou MODBUS®. Todos os três tipos de interfaces de comunicação (USB, Ethernet e Serial) podem ser instalados e ativados simultaneamente.
Excitação: Selecionável através de Firmware (sem definição de jumpers) para 5, 10, 12 e 24 Vcc a 25 mA
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Fornecido completo com manual de início rápido junto com o manual do operador obtido por download.