ELETROCARDIÓGRAFO DE 01 CANAL MODELO ECG 6
Portátil com indicação digital da frequência cardíaca, com sete derivações padrão (I,II,III, aVR, aVL, aVF, V) e registro por impressora térmica de alta resolução. Modos Manual e automático de 7 derivações para impressão. Com tecnologia digital de processamento de sinais e indicação da freqüência cardíaca no registro. Possui circuito com amplificador de entrada isolada (entrada flutuante). Protegido contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico, ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N, 2N), seletor de velocidade para 25 ou 50 mm/s. Entrada para sinal externo, bateria recarregável e entrada externa de 12 V inclusos.
Detecção de eletrodo solto e possibilidade de captação de qualquer derivação precordial. Detecção e rejeição à marcapasso, alimentação por rede elétrica 110/220 V com seleção automática, filtros contra interferências de rede elétrica e tremor muscular.
Acompanha os seguintes acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo paciente de 05 vias, 02 Fusíveis de 0,5A 02 Fusíveis de 0,3A ,Fusível de 2A ,01 Rolo de papel 58mm/30m., 01 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip e 01 Manual de instruções. Fabricação Nacional
ELETROCARDIÓGRAFO DE 03 CANAIS MODELO ECG12S
Registro em 3 canais com aquisição simultânea de 12 derivações, leve, portátil de fácil operação seleção das derivações/funções através de teclado de membrana. Leds luminosos para indicações das funções, QRS e falta de papel, impressão em tempo real das 3 derivações iniciais, automática ou manual , velocidade de registro de 25 ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas. Impressão da velocidade, filtro, ganho, freqüência, espaço para inserção de data e nome do paciente, impressora de cabeça térmica de alta resoluçã
o 8 dots por mm. Bateria interna recarregável com autonomia de 2 horas em uso normal (aproximadamente 30 exames), fonte de alimentação incorporada, entrada para bateria de 12 VDC (opcional). Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta freqüência, filtro de tremor muscular de 35 Hz (selecionável), ganho selecionável de N/2, N e 2N, filtro de 60 Hz, freqüência de amostragem de 480 Hz, detecção de marca-passo. Entrada auxiliar para registro de sinais externos, alimentação 110/220V, 50/60Hz e bateria interna recarregável.
Acompanha os seguintes acessórios: 01 Cabo de alimentação, 01 Cabo paciente de 10 vias, 01 fusível 0,2 A, 02 fusíveis de 0,3 A, 02 Fusíveis de 0,5A, 01 Rolo de papel 80mm/30m, 06 Eletrodos precordiais de sucção, 04 Eletrodo de membro tipo clip e 01 manual de instruções. Fabricação Nacional.
ELETROCARDIÓGRAFO POR COMPUTADOR MODELO FÁCIL ECG V6
Sistema de eletrocardiografia com pré-amplificador de ECG de 12 canais simultâneos, conectado e alimentado pelo microcomputador através de porta USB, com cabo de conexão de até 20 metros de comprimento; programa integrado de monitorização e registro de ECG para funcionamento em sistema operacional Windows XP ou superior, com completo módulo de medidas que permite a interação do médico com as medidas automáticas, capacidade de acesso remoto a dados através de rede, transmissão de exames e laudos através de internet, possibilidade de gravar continuamente todas as derivações simultâneas e impressão colorida dos traçados; capacidade do conjunto de