CONVERSOR PARA TERMOPAR TRM-270T - PDF Download grátis
Download "CONVERSOR PARA TERMOPAR TRM-270T"
Marcos Castro Gonçalves
1 CONVERSOR PARA TERMOPAR TRM-270T
3 Introdução Obrigado por ter escolhido nosso CONVERSOR PARA TERMOPAR TRM-270T. Para garantir o uso correto e eficiente do TRM-270T, leia este manual completo e atentamente para entender como operar o TRM-270T antes de colocá-lo em funcionamento. Sobre este Manual 1 - Este manual deve ser entregue ao usuário final do TRM-270T. 2 - O conteúdo deste manual está sujeito à alterações sem aviso prévio. 3 - Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, de qualquer forma, sem a permissão por escrito da DLG. 4 - As especificações contidas neste manual estão limitadas aos modelos padrão e não abrangem produtos especiais, fabricados sob encomenda. 5 - Todo o cuidado foi tomado na preparação deste manual, visando garantir a qualidade das informações. CUIDADO! O instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para aplicação em área técnica especializada. O usuário é responsável pela configuração e seleção de valores dos parâmetros do instrumento. O fabricante alerta para os riscos de ocorrências com danos tanto a pessoas quanto a bens, resultantes do uso incorreto do instrumento.
4 Índice APRESENTAÇÃO... 1 COMO ESPECIFICAR... 1 APLICAÇÕES TÍPICAS... 2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS... 3 DIMENSÕES... 4 INSTALAÇÃO... 5 TIPOS DE TERMOPAR... 6 GARANTIA... 7
5 Apresentação TRM-270T é um conversor de sinal originado de sensor de temperatura do tipo Termopar para sinal padronizado 4-20 ma. Com um circuito interno compacto permite montar sensores de temperatura nos mais diversos locais. Possui baixo consumo de corrente o que lhe permite montagem como transmissor a dois fios. Como Especificar TRM-270T / Sinal de Entrada /J Termopar tipo J /K Termopar tipo K Exemplo: TRM-270T/J: Conversor de Termopar com entrada do tipo J. 1
6 Aplicações Típicas Converter sinais do termopar tipo J para um sinal analógico 4~20mA: Indicador de temperatura Posicionador de válvula 2
7 Especificações Técnicas Tipo Condições em Teste Entrada Termopar Tipo J e K Erro < 0.8% do span Saída 4 20 ma linearizada Isolação Sem isolação Alimentação 24 Vcc Consumo 0,5 VA Construção Em caixa de poliamida 6.6 Temp. operação mín. -10 ºC - máx. 60 ºC Grau de Proteção IP-30 Conexão Bornes parafusáveis Peso Aprox. 0,1Kg Fixação Em interior de painéis, para fixação em trilhos de 35 mm (norma DIN) ou 32 mm Dimensões 75,5 x 22,5 x 110 mm ( A x C x L) 3
8 Dimensões 4
9 Instalação O TRM-270T deve ser instalado em locais livres de água, vapores e poeira em excesso, sendo irrelevante a sua posição de montagem. Deve-se atentar para o valor correto da tensão de alimentação, e providenciar a instalação de fusível de proteção. A Figura 1 mostra o esquema de ligação. A saída do conversor é do tipo transmissor a dois fios onde deve ser alimentado com uma fonte de tensão de 24 Vcc. Também deve ser instalado com cabo blindado. Cuidado especial deve ser tomado para a instalação do termopar. Prestando atenção em sua polaridade e cabo de compensação. Termopar - + SENSOR TRM-270T SAÍDA +24V Figura 1 - Ligações do TRM-270T 24 Vcc A - 4~20mA + A tabela a seguir mostra as principais características dos termopares tipo J e K. 5
10 Tipos de Termopar Características Termopar tipo J Termopar tipo K Material dos Condutores Cores dos Condutores Faixa de trabalho Norma ASTM E-230 Norma DIN Norma IEC Conforme ASTM E-230 Para termopares standard Conforme IEC para termopares classe 1 Características Ferro(+) Constantan(-) (cobre+níquel) Positivo Branco Amarelo Negativo Vermelho Vermelho Capa Externa Preta Amarelo Positivo Vermelho Vermelho Negativo Marrom Verde Capa Externa Azul Verde Positivo Preto Verde Negativo Branco Branco Capa Externa Preto Verde 0 ~ 760ºC precisão de 2,2ºC ou 0,75% -40 ~ 375ºC (precisão 1,5 ºC) 375 a 750ºC (precisão ±0,4%) Baixo custo. Cromel (+) (níquel+cromo) Alumel (-) (níquel+alumínio) 0 ~1260 ºC precisão de 2,2ºC ou 0,75% -40~375ºC (precisão ±1,5ºC) 375~1000ºC (precisão ±0,4%) Ideal para ser utilizado em ambientes oxidantes. Não deve ser utilizado em atmosferas redutoras. 6
11 Garantia O fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos: 1 - O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal. 2 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal, serão gratuitos. 3 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica. 4 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário. 5 - Mesmo no período de garantia, serão cobrados os consertos de defeitos causados por choques mecânicos ou exposição do equipamento a condições impróprias para o uso. 7
12 DLG Automação Industrial Ltda. Rua Egydio Favaretto, Sertãozinho SP Brasil Fone Manual: TRM-270T - Rev. 0 Versão Manual: 1.0 / 2005 A DLG reserva-se no direito de alterar o conteúdo deste manual sem prévio aviso, a fim de mantê-lo atualizando com eventuais desenvolvimentos do produto.