Os Fotocolorímetros Alfakit, são equipamentos eletrônicos para análises químicas colorimétricas. São mais simples do que espectrofotometros, mas os Fotocolorimetros ALFAKIT possuem uma resolução excelente, desde que as curvas analíticas sejam inseridas usando métodos padronizados é garantida a segurança analítica. Podem ser usado no campo em aquicultura, em tratamento de água e esgoto, na indústria em caldeiras e refrigeração e tratamentos de águas industriais.
REF: 3029 Categorias Agricultura, Aquicultura, Avicultura, Educação Ambiental, Equipamentos, Equipamentos, Equipamentos, Equipamentos, Equipamentos Eletrônicos, Fotocolorímetro, Fotocolorímetro, Fotocolorimetro, Fotocolorímetro, Fotocolorímetro, Fotocolorímetro, Fotocolorímetro, Fotocolorímetro, Fotocolorímetros, Indústria, Laboratório e Microbiologia, Potabilidade, Saneamento, Solos, Suinocultura, Todos, Todos, Tratamento de água Tags: alumínio, amônia, cobre, colorímetro, cor, DQO, ferro, fotocolorímetro, laboratório, manganês
Equipamento portátil para uso de campo, com memória para 100 registros com data/hora, baixa dados via hyperterminal do windows, possibilita a inserção de 10 curvas simultâneas de calibração, autodesligamento em 10 minutos e indicação de bateria fraca, espectro de emissão de 405nm a 670nm, precisão relativa de 2%, resolução de 0,01 mg/L, display de cristal liquido de 16 caracteres por 2 linhas, resistência mecânica provável IP 65
(734)ALUMÍNIO, (727)CLORO DPD, (803)CLORO ORTO, (587)COBRE, (608)CROMO, (626)D. Q. O. AC,(627)D. Q. O.
BC, (807)DETERGENTE, (596)FENOL, (871)FERRO TIOFER, (606)FERRO, (616)FLÚOR, (690)FOSFATO, (852)FOSFATO ALTO, (762)HIDRAZINA, (714)MANGANÊS, (838)MATÉRIA ORGÂNICA (SOLO), (802)MOLIBDENIO, (901)NITROG. TOTAL, (886)ORTOFOSFATO, (565)P VAN, (651)P205 VAN, (632)P04 VAN, (754)POTASSIO, (629)SILICA, (702)SULFATO, (706)SULFETO, (611)ZINCO, (562)BORO, (670)OZONIO, (800)N-AMONIACAL, (772)N-NITRITO, (898)N-NITRATONTD, (840)N-NITRITO AC, (906)N-NITRITONTD
Inserção de até 100 curvas de calibração;
Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 100 à 240V AC 50/60Hz;
compatível com Windows®, ajuda os utilizadores a gerir todos os seus resultados, e versão WP (a prova d'água).