Definição de Poços Termométricos
Além da função principal dos poços termométricos que é a de proteger o sensor do ambiente de trabalho, sua aplicação também se destina a dar estanqueidade ao processo, protegendo-o contra vazamentos, perdas de pressão e contaminação, além de eliminar a necessidade de uma parada ou esvaziamento do processo para troca ou manutenção do termopar ou termoresistência.
Genericamente usa-se o poço termométrico onde as condições do processo requisitam alta segurança e são críticas, tais como altas temperaturas e pressões, fluídos muito corrosivos, vibrações e altas velocidades de fluxo.
Os poços termométricos IOPE são construídos a partir de barras metálicas maciças usinadas, excetuando um furo interno longitudinal mantendo assim a espessura da parede de acordo com as especificações, proporcionando ao conjunto dinal uma alta resistência mecânica à pressão e a deformação.
As paredes externas dos poços termométricos são totalmente polidas para minimizar ao máximo o atrito do poço com o fluído do processo.
Para garantir todas as especificações técnicas exigidas por normas, a IOPE se assegura de um rígido controle de qualidade na confecção de seus poços termométricos.
Desde a composição química do material do poço, testes de dureza, detecção de trincas por ultra som, um rigoroso controle dimensional durante a furação, solda com atmosfera inerte (TIG), testes de integridade da solda como líquido penetrante, testes hidrostáticos e se necessário raio-X do conjunto montado. Todos estes testes são para garantir a integridade de sua construção.
Sempre que necessário ou conforme solicitação de nossos clientes, estamos aptos a calcular conforme norma ASME secção VIII divisão 1, a dimensão exata do poço, segundo às condições de trabalho, ambiente, temperatura, pressão e outros.
Além dos materiais e montagens tradicionais a IOPE oferece alguns tipos de poços para aplicações específicas tais como poços de teflon ou poços vitrificados para banhos químicos, e montagens especiais que o seu processo necessite fornecidas de acordos com seus desenhos e especificações.
Observação: Para melhor entendimento e conhecimento sobre termometria, consulte nosso Manual sobre o Uso e Aplicação de Termosensores (IOPTEC).