Termopar k - Sensym
Os termopares são simples sensores de temperatura, com baixo custo de investimento e robustos que são amplamente utilizados em variados processos de medição de temperatura. Sua construção é realizada por metais divergentes que são unidos em uma de suas extremidades. O termopar Cromel / Alumel, também conhecido como termopar K é um desses sensores, capaz de atender as necessidades específicas de um segmento. Para tanto, é necessário que se conheça as características de um termopar K para compreender melhor suas aplicações e as vantagens obtidas pelo seu uso.
CARACTERÍSTICAS DE UM TERMOPAR K
O termoelemento positivo de um termopar K é constituído por 90% de níquel e 10% de cromo, enquanto seu termoelemento negativo é constituído por 95% de níquel, 2% de manganês, 1% de silício e 2% de alumínio. A utilização de um termopar K pode ser feita em uma ampla faixa de temperatura, que varia de -270ºC a 1.200ºC e possibilita seu uso nas mais variadas aplicações industriais.
A força eletromotriz produzida por um termopar K vai de -6,458mV a 48,838mV, e seu uso em atmosferas oxidantes e inertes pode ser feito sem nenhum problema e, caso o cliente necessite, um termopar K pode passar por um tratamento térmico para evitar que a liga Cromel sofra ordenação ou desordenação em temperaturas entre 200 e 600ºC, o que afetaria a estabilidade de sua força eletromotriz.
Por ser altamente resistente a oxidação, o termopar K pode ser utilizado até mesmo em temperaturas que ultrapassem 600ºC e, em alguns casos, em temperaturas abaixo de 0ºC, porém, a utilização não deve ser realizada em atmosferas sulfurosas e redutoras. Em atmosferas pobres de oxigênio e em altas temperaturas, ocorre uma difusão de cromo o que provoca grandes desvios na curva de resposta do termopar K, chamado de "green-root".
Quanto aos materiais empregados para a fabricação do termopar K são de ótima procedência e conferem máxima resistência e durabilidade a esse dispositivo. Sua construção pode ser feita de diferentes maneiras, de acordo com as aplicações nas quais ele será utilizado.
A obtenção de bons resultados pelo uso de um termopar depende diretamente de sua fabricação, que deve ser feita por uma empresa experiente e que se preocupe com a satisfação de seus clientes. Para isso, basta contar com a Sensym, que possui anos de expertise no mercado, sendo a melhor fabricante no ramo em que atua.
SENSYM – REFERÊNCIA EM TERMOPAR
A Sensym é uma empresa que atua na fabricação de termopares, sensores, controladores de processo e vários outros dispositivos e produtos nos segmentos de controle, medição e automação de processos. Com abrangência de atendimento para indústrias dos mais variados segmentos, empresas de manutenção e revendas, presentes em todo o Brasil ou em outros países, através da exportação de seus produtos. A Sensym conta com uma equipe técnica altamente capacitada, responsável pela fabricação, operação e teste de todos os produtos nas dependências da própria empresa, para assegurar a obtenção de excelentes resultados.