BIOQUIMICA>>EQUIPAMENTOS
Registro MS 80082430011
Marca VitalVITAL SCIENTIFIC N. V SELECTRA E
Analisador automático para realização de testes bioquímicos, imunoturbidimétricos ( proteínas plasmáticas, drogas terapêuticas, drogas de abuso ) e eletrólitos, com as seguintes características:
i.	Sistema randômico, com alimentação contínua de amostras
ii.	Velocidade de 180 testes / hora e, com ISE, 300 testes / hora
iii. Rotor de reagentes com 24 posições para frascos de 7, 25 e 50ml e 8 posições para frascos de 5ml ( todas as posições podem ser determinadas como R1, R2 ou R3 ) ? 32 parâmetros simultâneos em rotina
iv.	Adaptadores para frascos de 5 ml nas posições originais de 25 ml
v.	Rotor de amostras com 51 posições para amostras e / ou controles ( tubos primários ou cups )
vi.	Sistema de pré-aquecimento dos reagentes na agulha de pipetagem
vii.	Sensor de segurança ? previne danos na agulha
viii.	Área específica para calibradores, controles, amostras de urgência, brancos de reação e soluções de lavagem
ix.	Função STAT ( urgências ) e amostras pediátricas
x.	Volume médio de reagente / teste ? 250 ?l ( 0 a 400 ?l / teste )
xi.	Detecção de nível capacitativa ? baixo volume morto < 1ml
xii.	Mixer integrado ? homogeinização automática após adição do R2
xiii.	Leitor de código de barras ( opcional )
xiv.	Tubo primário e / ou cups ( 1 a 30 ?l / teste )
xv.	Modo emergência
xvi.	Sensor de nível para reagentes e amostras
xvii.	Pré-diluição automática
xviii.	ISE para Na, K e Cl ( CO2 opcional )
xix.	Software amigável, em ambiente Windows XP
xx.	Interface bi-direcional
xxi. Tipos de medida / leitura: cinética, ponto final ( com ou sem correção de branco ), dois pontos, calibrações não-lineares ( turbidimetria ). Cálculo de cut-off e check de prozona para testes imunológicos
xxii.	Rotor com 48 cubetas de 7 mm, autolaváveis e secáveis, suficientes para mais de 10.000 testes
xxiii.	Incubação e leitura a 37º. C, controlada por sistema Peltier
xxiv.	Seleção automática ? 8 filtros de leitura ? 340, 376, 405, 436, 505, 546, 578 e 620 nm
xxv.	Diluição automática de calibradores ( para elaboração de curvas de calibração não-lineares )
xxvi.	Programa completo de controle de qualidade, com cálculos de média, desvio-padrão e coeficiente de variação ( memorizados )
xxvii.	Validação de resultados utilizando regras de Westgard e apresentação das curvas de Levey Jenning
xxviii.	Possibilidade de utilização de até 15 diferentes tipos de controle ( até 3 por teste )
xxix. Possibilidade de programações utilizando 3 reagentes ? ideal para aplicações especiais que requerem longos períodos de incubação, como dosagem de Ciclosporina, por ex.