Messtechnik | Instalação e manutenção de estações de medição anemométrica | Sensor e potencial eólico - Datalogger Campbell Scientific Modelo CR1000
Datalogger Campbell Scientific Modelo CR1000
O datalogger Campbell Scientific Modelo CR1000 é um armazenador de dados que possui uma ampla gama de funções de medição e controle. Suas aplicações são variadas, incluindo sistemas mesonet, perfis de vento, estações meteorológicas, qualidade do ar, Eto/agricultura, umidade do solo, nível/estágio da água, aquicultura, previsão de avalanche, reflectometria no domínio do tempo, teste em veículo, SCADA e qualidade do ar. É um equipamento que pode ser utilizado em situações extremas mantendo suas características. Devido ao seu baixo consumo de potência, esse equipamento é ideal para ser utilizado em locais remotos, apenas com a alimentação através de sistema gerador solar.
Dentre as funções do datalogger Campbell Scientific CR1000 estão a leitura de sensores, direcionamento de comunicação e telecomunicação, integralização dos dados, controle de dispositivos externos e armazenamento de dados e programas em memória interna extremamente confiável.
• Comunicações seriais com sensores seriais e dispositivos suportados via pares de portas I/O
• Coleta e armazena dados e controla periféricos como se fosse o cérebro do seu sistema
• Energia flexível e opções de comunicação
• Memória de 4-MB pode ser expandida com sistemas de memória add-on
• Suporta os protocolos DNP3, PakBus, Modbus e SDI-12
• Compatível com periféricos de expansão de canal permitindo a expansão do seu sistema
• Programa com LoggerNet, PC400 ou Atalho para se ajustar a sua configuração
• Comunica-se através de várias opções: TCP/IP, email, FTP, web server.
• Gas Discharge Tube (GDT) protected inputs
• SRAM e relógio suportado por bateria que garante que dados, programas e horário preciso serão mantidos enquanto o datalogger estiver desconectado da fonte de alimentação principal
• Programa e controla no local com a adição da unidade do display e teclado CR1000KD
• Contém chip ASIC personalizado que aumenta a contagem dos pulsos, o controle das portas e as capacidades das comunicações seriais
Máxima taxa de medição
16 entradas simples
8 entradas diferenciais (configuradas individualmente)
Controladores de pulso
Canais de excitação comutada
3 (tensão)
1 CS I/O
1 paralelo periférico
12 Volts comutado
8 I/O ou 4 RS-232 (As portas I/O podem ser ajustadas em pares de transmissor e receptor)
Precisão da tensão analógica
±(0.06% da leitura + offset) @ 0°… 40°C
0.33 µV
Requisitos de tensão
9.6V DC… 16 V DC
PakBus, Modbus, DNP3, FTP, HTTP, XML, POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP, SDI-12, SDM
IEC61326:2002
23.9 x 10.2 x 6.1 cm
-25°C… +50°C
-55°C… +85°C
Bateria SRAM para uso e armazenamento final CPU
Para arquivos de programas
1mA… 16mA (sem utilizar comunicação RS-232)
17mA… 28mA (utilizando comunicação RS-232)
A manutenção do equipamento deve ser feita observando ao menos uma vez ao ano se há a presença física de danos incluindo corrosão, cabos desgastados, grampos de cabos soltos entre outros, e tomar as medidas corretivas se necessário. Também é necessário efetuar a verificação das conexões elétricas e de aterramento.
Protetor de Surto Leutron DataPro 3x1
O protetor de surto Leutron DataPro 3x1 é um protetor de surto de 3 sinais, composto por um circuito de proteção de 2 estágios. A proteção fina do equipame
Pela primeira vez, o Sistema SARA permite o monitoramento espectroscópico on-line e permanente da radiação gama, incluindo a análise automática de nuclídeos, sem restrições de te