Analisador de metano e hidrocarboneto não metano Baseline 9000 - Polinstrumentos
Analisador de metano e hidrocarboneto não metano com detector de chama (FID).
O analisador de metano e hidrocarboneto não metano conta com um catalisador de oxidação ligado e desligado do fluxo de amostra.
O catalisador oxida todos os hidrocarbonetos, exceto o metano, para produzir uma medição de apenas de metano. Esta reação catalítica depende da presença de oxigênio (O2) na amostra. O valor de metano é então subtraído da concentração total de hidrocarbonetos para determinar a leitura do hidrocarboneto não metano. As opções de saída incluem recursos analógicos, digitais e lógicos.
Nosso analisador de metano da Ametek Mocon Baseline 9000 fornece manuseio rápido de dados e resultados altamente reproduzíveis. Os erros comumente associados às características do catalisador foram eliminados, fornecendo um sinal extremamente estável e preciso.
Como o sinal de metano é a diferença nas duas grandezas medidas, ele é mais estável, reduzindo muito sua deriva zero sistêmica. O fator de resposta do sinal não metano é ajustado e portanto, está intimamente relacionado ao número de carbono. Este método analítico elimina erro de integração que podem estar presentes em métodos de cromatografia gasosa (GC).
O Baseline 9000 metano/não metano pode ser configurado com componentes internos para análise simples ou multi-ponto de amostras não-condensação de gás. O recurso de calibração automática aumenta a estabilidade analítica do instrumento a longo prazo.
O instrumento fornece acesso a parâmetros operacionais e dados de concentração por meio de uma porta RS-232 ou Ethernet.
Um protocolo ASCII simples delimitado por tabulação foi implementado. Os dados ASCII podem ser adquiridos por um PC externo executando um programa de comunicação básica, como Windows Hyper Terminal, ou a aquisição de dados ou PLC.
Cada analisador de metano Baseline 9000 inclui o utilitário gratuito para PC9000 Keeper da Ametek Mocon, usado para armazenar e carregar vários métodos, bem como enviar definições de configuração diretamente para o analisador.