Metrologia Professor: Dímisson Abreu Louzada - ppt carregar
PublicouBrenno Teixeira Alterado mais de 7 anos atrás
Apresentação em tema: "Metrologia Professor: Dímisson Abreu Louzada"— Transcrição da apresentação:
2 RELÓGIO COMPARADOR O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. O comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala.
3 RELÓGIO COMPARADOR
4 RELÓGIO COMPARADOR Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira em sentido horário, a diferença é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão que a estabelecida. Se o ponteiro girar em sentido anti-horário, a diferença será negativa, ou seja, a peça apresenta menor dimensão que a estabelecida.
5 RELÓGIO COMPARADOR Existem vários modelos de relógios comparadores.
Os mais utilizados possuem resolução de 0,01 mm. O curso do relógio também varia de acordo com o modelo, porém os mais comuns são de 1 mm, 10 mm, .250" ou 1".
6 RELÓGIO COMPARADOR Tipos
7 Relógio Comparador (Súbito)‏
Os relógios comparadores também podem ser utilizados para furos. Uma das vantagens de seu emprego é a constatação, rápida e em qualquer ponto, da dimensão do diâmetro ou de defeitos, como conicidade, ovalização etc.
8 Relógio Comparador (Súbito)‏
Consiste basicamente num mecanismo que transforma o deslocamento radial de uma ponta de contato em movimento axial transmitido a um relógio comparador, no qual pode-se obter a leitura da dimensão. O instrumento deve ser previamente calibrado em relação a uma medida padrão de referência.
9 SÚBITO Esse dispositivo é conhecido como medidor interno com relógio comparador ou súbito.
10 Mecanismo de amplificação
11 RELÓGIO COMPARADOR A ponta de contato move o fuso que possui uma cremalheira, que aciona um trem de engrenagens que, por sua vez, aciona um ponteiro indicador no mostrador.
12 RELÓGIO COMPARADOR Nos comparadores mais utilizados, uma volta completa do ponteiro corresponde a um deslocamento de 1mm da ponta de contato. Como o mostrador contém 100 divisões, cada divisão equivale a 0,01mm.
Descer suavemente a ponta de contato sobre a peça. Levantar um pouco a ponta de contato ao retirar a peça. Evitar choques, arranhões e sujeira. Manter o relógio guardado no seu estojo. Os relógios devem ser lubrificados internamente nos mancais das engrenagens.