Protótipo Laboratorial de um Microscópio de Varrimento Usando um Sensor Linear: Avaliação da Sua Respost a Axial - PDF
Protótipo Laboratorial de um Microscópio de Varrimento Usando um Sensor Linear: Avaliação da Sua Respost a Axial
Download "Protótipo Laboratorial de um Microscópio de Varrimento Usando um Sensor Linear: Avaliação da Sua Respost a Axial"
Mikaela Esther Alvarenga Rocha
1 António Júlio de Almeida Proença Barata Protótipo Laboratorial de um Microscópio de Varrimento Usando um Sensor Linear: Avaliação da Sua Respost a Axial Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Instrumentação e Microelectrónica, especialização em Projecto de Sistemas de Instrumentação, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra Coimbra, 21 de Janeiro de 2008
2 Resumo Resumo O objectivo do presente trabalho consistiu em criar um sistema laboratorial que envolva diferentes áreas como a electrónica, óptica, processamento de sinal e software para tornar possível o uso de um sensor linear como detector num microscópio óptico de varrimento (SOM - Scanning Optical Microscope) avaliando a sua confocalidade. Foi construído um protótipo de baixo custo de um sistema SOM com configuração em reflexão epi-iluminada e a utilização do varrimento da plataforma do objecto para minimizar as aberrações causadas pelo uso de componentes ópticos de baixo custo. Foram usados três circuitos ópticos diferentes e escolheu-se o melhor avaliando a resolução axial e lateral sem o uso de pinholes. A iluminação em linha foi obtida pelo uso de uma lente óptica anamórfica de baixo custo. O sistema óptico, o sistema de aquisição (com base no microcontrolador PIC e no sensor CMOS LIS1024 integrados num circuito impresso), o sistema de visualização e respectivo software estão também aqui descritos. Os resultados inicialmente obtidos foram adquiridos usando como objecto um espelho plano montado numa plataforma de transacção. Foram utilizadas rotinas em Matlab para avaliar a resolução axial e a confocalidade do sistema. 1
3 Abstract Abstract The propose of this work is to establish a laboratory system that embraces areas such as electronics, optics, signal processing and software to make possible the application of a linear sensor as detector in a scanning optical microscope (SOM) and to evaluate those confocality. Low-cost SOM laboratory prototype with reflection epiilluminated configuration was assembled and a stage scanning type was selected to minimize the aberrations because low-cost optical components were employed. Three different optical circuits were used to test and to choose the best of them evaluating the axial and lateral resolution without the use of pinholes. The line illumination was achieved using a low-cost anamorphic optical lens. The description of the optical system, the acquisition system (with PIC microcontroller and CMOS LIS1024 sensor as the core of the printing circuit), the visualisation system and software is also included. The preliminary results presented in these work were attained using plane mirror object mounted in a translation stage. Matlab routines to estimate the axial resolution and the system confocality were used. 2
4 Agradecimentos Agradecimentos Sem menosprezar o apoio de todos os amigos, colegas e nomeadamente da família gostaria de dirigir um agradecimento muito especial ao meu orientador Professor Doutor Carlos Correia e ao co-orientador Engenheiro Milton Macedo pelo desafio inicial proposto, por todo o apoio, paciência singular, presença constante e confiança depositados neste projecto sem os quais a realização deste não teria sido possível. 3
5 Índice Resumo... 1 Abstract... 2 Agradecimentos... 3 Índice... 4 Lista de Acrónimos Introdução Microscopia confocal: sua descrição e caracterização Breve história da microscopia Microscópio convencional versus confocal Descrição do método confocal Fundamentos da formação da imagem óptica Discriminação em profundidade (seccionamento óptico) Formas de visualização das imagens tridimensionais Parâmetros de avaliação da qualidade da imagem Resolução axial e lateral Contraste e relação sinal/ruido Fontes de luz e sensores usados em diversas técnicas de microscopia tridimensional Introdução Tipos de iluminação Fontes de luz incoerente Lasers Tipos de lasers Tipos de detectores de luz visível Tubos fotomultiplicadores (PMT) Fotodíodo Fotodíodo de avalanche Sensor CCD
6 Índice Sensor CMOS CCD versus CMOS Técnicas de microscopia tridimensional Microscopia confocal de fluorescência PAM Microscópio confocal de linha Microscópio de campo amplo com seccionamento óptico Luz estruturada num microscópio convencional Microscópio de varrimento Tandem (com disco de Nipkow) Módulo de leitura de dados do sensor Introdução Arquitectura do módulo Sensor CMOS LIS PIC16F876 TM Amplificador TL081CPN Protocolo RS MAX Programação do PIC Programa de visualização dos dados no PC Resultados e Discussão Introdução Montagem óptica Avaliação da resposta axial do sistema Lente objectiva asférica versus acromática Iluminação em linha versus pinhole de detecção Pinhole de detecção: 10 µm versus 100 µm Efeito da utilização de um LSD Filtros de polarização versus filtros ND Fenda com 530 µm versus 540 µm
7 Índice 6. Conclusões e Trabalho Futuro Conclusões Trabalho Futuro Referências Apêndice A Apêndice B Apêndice C Apêndice D Apêndice E Apêndice F
8 Lista de Acrónimos 3D Três dimensões λ Comprimento de onda A/D ou ADC Analogic to digital convertor APD Fotodíodo de avalanche BS Beamsplitter (espelho dicróico ou um divisor de feixe) CCD Charge coupled device CL Microscópio confocal de linha CLK Clock CLSM Confocal laser scanning microscope CMOS Coplementary metal oxide semicondutors CP Ponto focal corrente CPU Central processing unit CSOM Varrimento confocal em tempo real DIN Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemão para a Normalização) DMD Dispositivo de microespelhos digital DPR Dynamic pixel reset DPSS Lasers de estado sólido de bomba de díodo FWHM Full Width Half Maximum ISO International Standards Organization LG Line generator LSD Light shaping diffuser MC Microscópio confocal NA Abertura numérica ND Neutral density PAM Programmable array microscopy PC Personal computer Pinhole Diafragmas PCB Printed circuit board PIC Peripherical interface controller Pixel Elemento da imagem PMT Tubos fotomultiplicadores 7
9 Lista de Acrónimos PSF Função espalhamento do ponto RLC Resolução lateral confocal SLM Modelador espacial de luz SNR ou S/N Razão sinal ruído SOM Microscópio óptico de varrimento SPDA Single photon avalanche diode TAC Tomografia axial computorizada TSOM Tandem scanning optical microscope 8
10 1. Introdução 1. Introdução Ao longo da História o homem teve a necessidade de observar e explicar o mundo que o rodeia a uma escala inferior à vista humana [1,3,4]. O processamento óptico de imagens, ou o sinal obtido pela percepção de objectos a essa escala, teve o início no microscópio dito normal. Neste microscópio os pontos situados fora do plano focal aparecem desfocados mas contribuem sempre para a formação da imagem. No microscópio confocal (MC), inventado por Webb [29] em 1981, o feixe iluminante é focado através de um sistema conjugado de furos circulares (pinholes) que produzem o efeito confocal que consiste no bloqueio da luz proveniente dos planos fora do plano focal. Desta maneira o observador obtém uma imagem que contém apenas pontos pertencentes ao plano focado eliminando todos os outros. A sua capacidade de formar imagens a três dimensões (3D) é uma grande vantagem em relação ao microscópio normal, realizando vários varrimentos a diferentes profundidades. Mas este microscópio, apesar de ser utilizado em diversas áreas com ênfase nas Ciências da Vida, e de ser uma ferramenta poderosa, é bastante caro e tem problemas ao nível da velocidade de aquisição de imagens. Assim motivados pela necessidade de construir um novo circuito óptico, juntamente com uma placa de aquisição de dados com um sensor linear para testar um novo método de microscopia confocal, de modo a eliminar a dependência do uso dos pinholes, mas tendo um circuito mais dependente das características de um detector de luz (sensor CCD) e das técnicas de processamento digital de sinais subsequentes á aquisição da imagem surgiu este trabalho. O novo microscópio será testado numa mesa óptica que no início terá como objectivo testar a exequibilidade do conceito de confocalidade e em seguida, numa segunda fase, são introduzidos no circuito óptico os movimentos de varrimento necessários á formação da imagem. Espera-se como resultado final uma melhoria dos parâmetros gerais em relação ao MC, nomeadamente, uma significativa redução do tempo necessário para se obterem imagens a 3D de um objecto bem como uma possível melhoria das resoluções lineares da imagem do objecto e a diminuição do ruído. 9
11 1. Introdução No capítulo 2 é descrita uma breve introdução histórica ao microscópio, convencional e confocal, sua descrição e caracterização. Fez-se uma descrição do método confocal, fundamentos de formação da imagem óptica do seccionamento óptico a três dimensões e dos parâmetros de avaliação da qualidade da imagem. No capítulo 3 são descritas as diferentes fontes de luz e sensores usados em diversas técnicas de microscopia tridimensional, assim como os tipos de iluminação e os tipos de detectores de luz visível utilizados. No capítulo 4 descreve-se o módulo de leitura de dados do sensor, as suas características e funcionalidades. Aqui são dadas as razões para a escolha da arquitectura do módulo e os seus componentes como o sensor CMOS LIS A programação do PIC 16F876 e o programa de visualização dos dados no PC também têm aqui referência. No capítulo 5 é realizada a síntese dos resultados assim como a sua discussão geral com base em diferentes montagens ópticas e tendo em conta os componentes utilizados (lente objectiva ou acromática, iluminação em linha ou utilização de um pinhole, o efeito da utilização de um LSD ou de uma fenda com base na avaliação da resposta axial do sistema). Por fim no capítulo 6 afiguram-se as conclusões deste trabalho e são identificados alguns pontos a desenvolver num trabalho futuro. 10
12 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização 2.1. Breve história da microscopia Desde os primórdios, o homem teve necessidade de observar o que o rodeava. Inicialmente, observou objectos a grande distância, resultando no Sec. X o aparecimento das lentes de ampliação. No Sec. XIII apareceram os óculos, cujo uso se tornou comum no Sec. XVI. Ainda no Sec. XVI, apareceu o telescópio composto por óptica muito simples, permitindo já uma ampliação de imagens, se bem que muito reduzida, muito usado na astronomia e na observação militar. Só nos últimos séculos da nossa história, com o desenvolvimento da óptica, cujos avanços se registaram no Sec. XIX e XX, e mais tarde da electrónica, é que o homem teve a capacidade de explicar o mundo e os fenómenos que o rodeavam a uma escala inferior à vista humana [1,3,4]. Desde o aparecimento do primeiro microscópio até hoje houve um longo caminho a percorrer. Façamos então uma curta viagem no tempo. O primeiro microscópio composto apareceu em 1590 pelas mãos dos holandeses, pai e filho, Hans & Zacharias Jansen. Este microscópio era limitado uma vez que ampliava apenas cerca de 20X e só podia observar objectos opacos [4]. Marcello Malpighi, professor de medicina e anatomista, foi um dos maiores microscopistas da sua época, observando pela primeira vez as cavidades existentes na madeira e o desenvolvimento de sementes em Em 1665, Robert Hooke publicou um livro de micrografia, Microgphia, descrevendo os componentes do microscópio e as observações mais importantes realizadas pelo próprio em Londres [1,4]. Antioni Van Leeuwenhoek, designado o pai do microscópio, criou em 1673, em Delft na Holanda, um microscópio que podia fazer ampliações até 300X, publicando assim desenhos de alguns microorganismos observados como bactérias, células de sangue, sémen etc. [1,3,4]. 11
13 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização Só no ano de 1839 é que a unidade básica da vida, a célula, foi finalmente conhecida [4]. Podemos ver na figura 2.1 os nomes mais importantes que contribuíram para o desenvolvimento do microscópio até ao início do século XX. No início do século XX, o professor Köhler desenvolveu um método de iluminação designado Iluminação Köhler, baseado na fórmula de Abbe [6]. Descobriu que, ao usar uma luz com comprimento de onda (λ) pequeno, dentro da gama de radiação ultra violeta, melhorava substancialmente a resolução, criando, deste modo, um campo iluminado uniforme de visão, enquanto a amostra era iluminada com um cone de luz bastante extenso [1,2,5]. Fig. 2.1 História do microscópio até ao início do século XX. O microscópio, designado básico ou convencional, teve o seu aparecimento nas primeiras décadas do século XX. Originalmente ajustado pelas normas DIN germânicas, estes microscópios têm as distâncias ópticas e construtivas normalizadas na figura 2.2 [2]. Com base no microscópio convencional, apareceram outros tipos de derivação da estrutura inicial como o microscópio com fim perpendicular e o microscópio invertido. Surgiu posteriormente o microscópio de electrões, o microscópio fotónico, o microscópio de fluorescência e finalmente o microscópio confocal, comercializado em 1983 [1,2]. O microscópio confocal com varrimento 1 a laser (CLSM confocal laser scanning microscope) foi concebido na década de 50, sendo este princípio descrito por 1 Varrimento é o termo usado para a iluminação ou observação sequencial de áreas pequenas. 12
14 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização M. Minsky [8]. Foi a partir dos anos 80 que se tornou um instrumento prático utilizado como técnica de obtenção de imagens de luz tendo sido Petran e Baer [20, 21] os primeiros a descrever a forma de varrimento duplo. A motivação para o trabalho destes autores foi a necessidade de obter uma imagem a partir de uma determinada secção de um objecto fino translúcido, sem a presença de informação de focagem externa dos planos vizinhos. O princípio confocal preenche este requisito ao mesmo tempo que fornece uma melhor resolução lateral. Desde então tem tido muita aplicação no campo das ciências biológicas graças ao desenvolvimento do varrimento digital, dos lasers e das tecnologias de imagem [2]. Mas estas razões só por si não são suficientes para o aumento da sua utilização. Pode-se dizer que se estes instrumentos não operassem no modo confocal não teriam tanta popularidade [14]. Fig. 2.2 Microscópio convencional segundo a especificação ISO Microscópio convencional versus confocal Quando se utiliza um microscópio óptico comum para observar objectos, tais como células completas, a imagem visualizada é pouco definida e todas as estruturas da célula são observadas em simultâneo. Focando uma determinada zona, também se visualizam as áreas situadas fora do foco, tendo como resultado uma imagem pouco nítida. Além disso, não permite fazer uma ideia da distribuição tridimensional das diferentes partes da amostra. Quando se querem observar imagens definidas, devem-se 13
15 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização efectuar cortes finos na amostra, no entanto, isto torna-se inexequível quando se trata do estudo de células vivas. Mesmo quando se fazem cortes histológicos muito finos, e estes são observados através de um microscópio comum, não é possível observar toda a espessura do corte. Na realidade, através do ajuste do botão micrométrico pode-se variar a focagem. Mas ao focar-se num dado plano, desfocam-se os outros planos. O microscópio comum tem o inconveniente de haver sobreposição das imagens desfocadas de outros planos à imagem nítida proveniente do plano focado [7]. A grande vantagem do CLSM para os biólogos é sua capacidade de produzir secções ópticas da amostra a três dimensões, ou seja, de toda a célula ou de um tecido, que contém informação mais do que de um único plano focal. O microscópio confocal soluciona o inconveniente do microscópio convencional que é o de sobrepor imagens desfocadas de outros planos à imagem nítida proveniente do plano focado [1]. Este sistema permite apenas a observação de um plano isolado, situado no ponto do foco do sistema óptico, eliminando de forma óptica e através de um diafragma, o pinhole, a luz proveniente dos planos que estão fora do foco [9,11]. Estes microscópios podem funcionar no modo de fluorescência ou no modo de campos luminosos 2 [2, 13, ou reflexão 14]. Na figura 2.3 podem-se ver as diferenças entre o microscópio confocal e o convencional de fluorescência. Ambos têm como base de funcionamento o fenómeno de fluorescência. Ao fazer incidir luz numa determinada amostra, pode-se ver luz de diferentes cores emitidas a partir da mesma [2]. O microscópio confocal de fluorescência combina o microscópio de fluorescência com a análise electrónica da imagem, proporcionando imagens a três dimensões, o que não se verificava noutro tipo de microscópios [13]. Para o modo de reflexão [13] é usado um espelho semitransparente que reflecte 50% da luz laser incidente, através da lente objectiva, para reagir com a amostra. A luz é então reflectida pela amostra e esta é colectada pelo detector. Para suprimir a luz reflectida pelos diversos elementos ópticos do microscópio, um prato com λ /4 e um filtro polarizado são colocados no caminho da luz [13]. As vantagens que se obtém com a utilização do microscópio confocal são: 2 Tradução adoptada para Brightfield Microscope 14
16 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização - Redução das manchas da imagem a partir da luz de varrimento; - Melhoria da relação sinal ruído; - Visualização limpa de um objecto fino (melhor contraste); - Seccionamento óptico através de varrimentos no eixo dos Z (eixo óptico); - Melhor resolução das imagens multidimensionais; - Ajuste electrónico da ampliação [3]. Consequentemente o CLSM tornou-se uma ferramenta importantíssima para a investigação nos campos da biologia, medicina ou ciência dos materiais. Fig. 2.3 Comparação entre microscópio convencional e confocal de fluorescência 2.3. Descrição do método confocal Tendo como referência o esquema da figura 2.4, o objecto é iluminado por uma luz, que tem origem na fonte laser externa, via uma lente objectiva. A fonte é pontual, ou seja, é utilizada para atingir um único ponto no objecto. A resolução depende, em maior grau, da lente objectiva que vai percorrer o objecto ponto por ponto, com um ponto de luz, ou mancha de luz focado. A segunda lente serve apenas para recolher a informação vinda da luz transmitida pelo objecto [15,16]. O varrimento de 15
17 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização detecção de um ponto no plano da imagem para medir a sua intensidade é simples. Para que a segunda lente contribua para a resolução, é necessário que essa lente se torne numa lente de imagem, mais do que uma lente colectora. Isso é conseguido utilizando um detector para cada ponto, não sendo necessário uma detecção da área total [16]. Esta é a forma como o microscópio confocal funciona. Aqui a luz vinda de uma pequena parte do objecto, que é iluminada pela fonte, é detectada ponto por ponto pelo detector. Desta forma, pode-se construir uma imagem, ponto por ponto, que será posteriormente armazenada e tratada num computador e visualizada num ecrã. Este esquema também é usado como sistema em modo de reflexão [15]. Fig. 2.4 Esquema do processo de formação de imagem no microscópio confocal em modo de transmissão. Desta configuração confocal simétrica, observa-se que ambas as lentes desempenham papéis semelhantes na imagem e a resolução vai deste modo aumentar [14]. O uso do detector faz com que a segunda lente possa focar a região do objecto de prova focado pela primeira lente. Inicialmente esta melhoria pode não parecer plausível, contudo, pode ser explicado por um princípio dado por Lukosz (1966) que refere na sua essência que a resolução pode ser aumentada com a expansão do campo de visão [17]. Uma maneira de melhorar com o princípio de Lukosz é colocar uma abertura extremamente pequena perto do objecto [18,19]. A resolução é agora determinada pelo tamanho da abertura e não pela radiação e o campo de visão é aumentado pelo varrimento. No microscópio confocal, não se utiliza uma abertura física no plano focal usa-se uma imagem projectada por trás de um ponto do detector juntamente com um ponto da fonte focado [18,19]. Observando agora o diagrama de um microscópio confocal representado na figura 2.3, vê-se que a iluminação é realizada por um feixe de luz laser que após passar 16
18 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização num pinhole, e através de um varrimento ilumina ponto por ponto apenas um determinado plano da amostra, realizando um verdadeiro corte óptico [12,13]. A fonte de luz laser polarizada e colimada é desviada em pequenos passos discretos nas direcções laterais definidas pelos eixos X e dos Y por uma unidade de varrimento, mas antes passa através do espelho dicróico ou um divisor de feixe (beamsplitter) que a faz incidir na amostra depois de focada pela lente objectiva do microscópio [13]. A luz vinda da amostra atravessa a lente objectiva no sentido inverso, é reflectida por um espelho dicróico, e passa através do pinhole colocado antes do detector [13, 14]. A imagem é obtida usando um arranjo de dois diafragmas (pinholes) localizados em pontos conjugados do percurso óptico, que agem como fonte de luz pontual e detector pontual [12]. Os raios luminosos que estão fora de foco são eliminados pelo pinhole de detecção. No esquema da figura 2.3, pode-se observar um objecto tridimensional que, consequentemente, contém vários planos focais. A luz de todos os planos é refractada pela lente, mas só a proveniente do plano central, do foco, atravessa o pinhole, formando assim uma imagem nítida e perfeitamente definida das estruturas situadas no plano focal, sem interferência da luz proveniente do resto do objecto [13]. Para estudar um objecto em microscopia confocal usam-se imagens obtidas para os diferentes planos focais. Cada uma destas imagens designa-se por secção óptica porque corresponde à imagem obtida ao seccionar a amostra com um micrótomo (seccionamento óptico). Como se pode ver na figura 2.5. o seccionamento óptico é feito segundo o eixo dos Z, enquanto o varrimento da luz laser é realizado em cada secção no plano XOY. Assim a imagem de cada plano é formada apenas pelas estruturas que se encontram no plano de varrimento [12]. O sistema de varrimento permite que a estimulação não seja feita de uma só vez em toda a amostra mas realizada por etapas em áreas muito pequenas. A área de estimulação (e de recepção) vai-se movendo em toda a amostra 3 de forma que, num dado intervalo de tempo de varrimento, cubra a totalidade da amostra. Não somente a imagem é mais nítida, como também a amostra pode ser cortada opticamente em vários planos [12,13]. As imagens assim obtidas dos cortes ópticos podem ser armazenadas em suporte digital (discos rígidos, CD-ROM, 3 Existem diferentes formas de varrimento como um feixe estacionário e um objecto em movimento. 17
19 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização etc.) e utilizadas para, com recurso a um computador, construir uma imagem tridimensional ou efectuar cálculos do comprimento, área, volume e outras análises de acordo com a finalidade do estudo [10]. Fig. 2.5 Seccionamento óptico do microscópio confocal. Para obter a imagem completa, o ponto de luz ilumina a amostra num movimento de varrimento, controlado por espelhos deflectores. A luz emitida ou reflectida pela amostra, que passa pelo pinhole de detecção, é transformada em sinais eléctricos por um fotomultiplicador ou outro tipo de detector, sendo visualizada no monitor do computador. Alterando passo a passo o plano de foco, obtém-se uma pilha de imagens (secções ópticas) e, com recurso a sistemas informáticos adequados, podese realizar uma reconstrução tridimensional do objecto, do mesmo modo que, com os diferentes cortes de um sistema radiológico de TAC ou ressonância magnética, podem reconstruir-se informaticamente estruturas anatómicas humanas [13]. Em síntese podem-se estabelecer os seguintes requisitos para obter uma boa qualidade de cada imagem focal e consequentemente de reconstrução tridimensional: - Resolução axial devem-se obter bons valores da FWHM (largura a meia altura) da curva de intensidade para uma secção vertical de imagens da amostra; - Campos planos devem ser capazes de colectar imagens de um campo plano de uma amostra ou a informação do eixo dos Z é incorrecta; - Aberrações cromáticas deve-se testar que a emissão de radiação é constante e não são colectados os efeitos tangenciais ou radiais impostos pelas aberrações cromáticas nas objectivas; 18
20 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização - Exactidão e precisão na condução de Z deve ser capaz de reproduzir detalhes na amostra com precisão na ordem do micrómetro que poderá alterar a imagem final [1,3] Fundamentos da formação da imagem óptica Por não ser do âmbito deste trabalho não se vão apresentar grandes detalhes da teoria da formação da imagem nos microscópios convencionais e confocais. Contudo, é importante apresentar alguns aspectos teóricos de modo a perceber melhor as diferenças entre diferentes tipos de microscópios. Será usada a aproximação paraxial e será simplificada pelo facto de se considerarem apenas amostras finas, caracterizadas por uma função de reflexão ou transmitância complexa t [14, 27, 28]. A função é complexa de forma incluir as variações de fase causadas pelas variações de espessura ou rugosidade de superfície. Começa-se por considerar a formação da imagem por uma lente simples, como mostra a figura 2.6. Sendo a amplitude do campo no plano (x 1,y 1 ) dada por U(x 1,y 1 ), então pode-se escrever o campo no plano (x 3,y 3 ), desprezando constantes premultiplicativas e variações de fase, como [27, 28] : ( x3, y3 ) U ( x1, y1 ) h( x1 + x3 / M, y1 Y3 / M ) dx1dy1 U = + (2.1) M Amplificação que tem o valor de d 2 /d 1 ; h São os pontos de amplitude da função de expansão (ou resposta ao impulso) que é dada por [28] : 2πj ( x, y) = P( x2, y2 ) exp ( x2 x + y2 y ) dx2dy2 h (2.2) P Função pupila da lente. A função pupila serve para descrever a extensão física da lente e a sua reflexão. É igualmente uma função complexa que descreve as aberrações presentes, incluindo o nível de desfocagem do sistema. Supõe-se agora que ( x, ) U representa o objecto que consiste simplesmente 1 y 1 num único ponto brilhante num fundo opaco, por isso: U ( x, y ) ( x ) ( ) = (2.3) y1 19
21 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização δ( ) Representa a função delta de Dirac. A intensidade na imagem é dada pela equação 2.1: ( x, y ) h( x / M, y / ) 2 I = (2.4) M Considerando uma função pupila circular simétrica de raio a, pode-se introduzir uma função pupila P(ρ) onde direcção correcta pode-se escrever a equação como [15, 16] : I 1 ( v) 2 P( ) J ( v ) 0 0 d = / a que é zero para ρ 1. Agora na = (2.5) 2 r 2 J 0 Função de Bessel de ordem zero; v Coordenada óptica normalizada relativamente à coordenada real radial, r 3, e o seu valor é determinado por 2π = r sin : v 3 sin α A abertura numérica (NA) da lente (sendo o meio envolvente o ar) que é dada por a / d 2. Fig. 2.6 Geometria de formação da imagem. É claro que a forma da imagem agora depende da forma da função pupila, P(ρ). No caso ideal: v = 1,22π. Pode-se escrever: I p ( v) ( ) = 1 0 ρ > 1 para os outros 1( v) 2 casos 2J = (2.6) v que tem a forma normal do disco de Airy [14]. O primeiro zero ocorre quando 20
22 2. Microscopia confocal: sua descrição e caracterização Como exemplo limite da forma da função pupila, considera-se uma pupila em forma de anel infinitamente fina de modo a que a luz seja transmitida só no raio normalizado = 1. A partir da equação 2.5 obtém-se: I 2 ( v) J ( v) = (2.7) 0 Deve-se recordar que na equação 2.7 foi desprezado o termo de fase premultiplicativa. Deve-se ao facto de não ser importante nesta discussão da imagem de um ponto do objecto, mas será para a imagem de objectos estendidos a maiores aberturas ou baixos valores do número de Fresnel [27]. O número de Fresnel é um parâmetro adimensional e é definido como F 2 a, onde a é o raio da abertura, λ é o R comprimento de onda da radiação e R é a distância focal até á abertura. Quando F<1 o regime é designado de difracção de Fraunhofer, e quando F 1 produz-se o difracção de Fresnel. Os regimes intermédios requerem uma análise mais difícil, mas podem ser tratados usando a teoria de difracção escalar [27, 32] Discriminação em profundidade (seccionamento óptico) A luz, vinda da amostra focada por uma abertura fina, assegura que a informação obtida é só de um nível da amostra pretendido. O seccionamento óptico ou propriedade de discriminação em profundidade tornou-se na maior motivação para a utilização dos microscópios confocais e é a base de muitos dos novos métodos de obtenção de imagem. Na figura 2.7 mostra-se o modo de reflexão do microscópio confocal. As linhas contínuas mostram o caminho óptico quando as saliências do objecto permanecem no plano focal da lente. Até à posição final de varrimento, a superfície do objecto é suposta estar localizada no plano vertical das linhas a tracejado. Neste caso, o traçado de um raio simples, mostra que a luz que reflecte para trás do detector chega como uma mancha desfocada. Só a porção central que é determinada, vai contribuir para a imagem. Desta maneira, o sistema discrimina as características que não 21