Liofilizador K108 da Liotop® | LABIOM
Início › Equipamentos › Equipamentos Pré-analíticos ›
O liofilizador K108 da Liotop® é específico para liofilização de produtos com presença de ácidos ou solventes orgânicos.
Fonte: https://liofilizadoresliobras.com.br/Produtos/img/portfolio/k108.png
Unidade condensadora Condensador em aço inox AISI304 com revestimento em PTFE para proteção química com capacidade de até 4,0 Kg de gelo/24h e capacidade total de 8,0 Kg de gelo. Temperatura de trabalho de até -105ºC. Formato próprio para rápida remoção do bloco de gelo do trap (condensador). Possibilita congelar o material no interior do condensador.
Câmara de secagem Câmara em aço inox AISI304 com 25 cm com 8 ou 16 torneiras em neoprene com sistema de alivio do vácuo. Encaixe de frascos com boca de 19 mm. Adaptador em neoprene com encaixe variável para frascos com de 7,0cm, 8,5cm ou 10,0 cm
Estante Estante com 4 ou mais prateleiras para bandejas com até 18 cm removíveis e intercambiáveis de acordo com a altura dos frascos
Painel Painel frontal em policarbonato com interruptores luminosos de fácil operação e display de LCD com indicação de vácuo e temperatura no trap (condensador), temporizador no formato hh:mm:SS e voltagem
Bomba de vácuo Bomba de vácuo seca tipo scroll orbital totalmente isenta de óleos lubrificantes, câmaras internas revestidas em PTFE, específica para bombeamento de amostras com substâncias ácidas ou solventes orgânicos com excelente resistência a corrosão, velocidade de 9,1 m³/h
Frascos Frascos para liofilização em borosilicato com fundo redondo com de 7,0 cm e capacidade de 300 ml, de 7,0 cm e capacidade de 500 ml, de 8,5 cm e capacidade de 750 ml e de 10,0 cm e capacidade de 1.000 ml