Licita Já! Pregão Eletrônico Edital: 51/2016- Natal Rn: Aquisição de equip...
Pregão Eletrônico Edital: 51/2016- Natal Rn |
11/10/2016 - RN ( NATAL ): MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/SEDE/EMPRESA BRASILEIRO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSI-/TÁRIO ONOFRE LOPES (UASG: 155013)
Lote 1: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. APARELHO DE RAIO-X FIXO APARELHO DE RAIOS-X DE 600 MA (PELO MENOS) PARA RADIOLOGIA GERAL; COMANDO E GERADOR: GERADOR DE RAIOS-X DE ALTA FREQUÊNCIA (MULTIPULSO) MICROPROCESSADO; POTÊNCIA DE SAÍDA DO GERADOR MÍNIMA DE 50 KW; ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA: 380 V - 50/60 HZ; MESA DE COMANDO COM PAINEL DE TECLAS DE SIMPLES TOQUE: AJUSTES INTEGRADOS DE KV PARA VARIAÇÕES DE NO MÍNIMO: 40 A 150 KV COM SENSIBILIDADE DE 1 KV; PROGRAMAÇÃO COM TÉCNICAS PARA ÓRGÃOS PRÉ-ARMAZENADAS; INDICAÇÃO DE FALHAS VIA SOFTWARE EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO PARA FAIXA MÍNIMA DE 80 A 600 MA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FOCO (FINO E GROSSO); VARIAÇÃO DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO COM FAIXA MÍNIMA DE 0,5 A 5 SEGUNDOS; INDICAÇÃO DIGITAL DE KV, MA E MAS; ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X INTERLIGADA AO SISTEMA DE DISPARO. ESTATIVA PORTA-TUBO DE RAIOS-X: TIPO CHÃO-TETO OU CHÃO-MESA COM DESLOCAMENTO HORIZONTAL; BRAÇO PORTA-TUBO DE RAIOS-X COM ROTAÇÃO, GIRO DO BRAÇO PORTA TUBO DE NO MÍNIMO 180 GRAUS; ROTAÇÃO DA COLUNA DE 180 GRAUS COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS NA HORIZONTAL, VERTICAL, TRANSVERSAL E DE ANGULAÇÃO, COM ACIONAMENTO FRONTAL POR BOTOEIRA;.
Lote 2: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, DIGITAL, ADULTO CAPACIDADE PARA 200 KG; DIVISÕES DE 100 G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 5 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO; APLICAÇÃO USO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A GARANTIA..
Lote 3: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. BIOMBO PARA AMBULATÓRIO - TRIPLO Estrutura tubular esmaltado na cor branca; Pés de apoio com rodízios; Asa laterais equipadas com rodízios dobrável para ambos os lados; Dimensões aproximadas aberto: 1,82m largura x 1,80m altura; Dimensões aproximadas fechado: 0,66m largura x 1,80m altura em cada face. Cortina em plástico impermeável PVC na cor bege; acabamento com pintura eletrostática a pó base epóxi de alta resistência; Devidamente montada; Sugerimos anexar catálogo; Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica enquanto durar a garantia..
Lote 4: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. CARDIOVERSOR - COM ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: CARDIOVERSOR COM ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE, DEVENDO AJUSTAR AUTOMATICAMENTE O CHOQUE À IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, ENERGIA SELECIONÁVEL MÁXIMA DE ATÉ, PELO MENOS, 200J, TELA LCD COLORIDA OU ELETROLUMINESCENTE, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA E REALIZAÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA E MARCA-PASSO EXTERNO NÃO-INVASIVO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; DEVE TER MONITORAÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE CONTINUAMENTE; MARCA-PASSO INTEGRADO COM PULSO DE 40MS E FREQÜÊNCIA MÍNIMA DE **** PPM. ONDA DE DESCARGA DEVE SER BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA OU BIFÁSICA EXPONENCIAL RETILÍNEA COM AJUSTE AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO. DEVE POSSUIR CHAVE SELETORA MANUAL ROTATIVA PARA OS MODOS DESLIGADO/DESFIBRILADOR OU DESLIGADO/SELEÇÃODE- ENERGIA PARA RESPOSTA RÁPIDA E COMUTAÇÃO IMEDIATA;.
Lote 5: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. CARRO DE EMERGÊNCIA - ESTRUTURA REFORÇADA (MATERIAL ANTI-CORROSIVO), REVESTIDOS EM POLIESTIRENO OU OUTRO MATERIAL DE IGUAL RESISTÊNCIA; - BASE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA E FOSFATIZADA/AÇO INOXIDÁVEL; - PÁRA CHOQUE EM AÇO, REVESTIDO EM PVC; - RODAS DE 4 A 6 , SENDO DUAS COM FREIOS, COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO ; - TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL/POLÍMERO DE ALTO IMPACTO; - QUATRO A CINCO GAVETAS, EM AÇO INOXIDÁVEL/POLIPROPILENO, SENDO A PRIMEIRA COM, PELO MENOS, 15 COMPARTIMENTOS; - PUXADORES DO CARRO, EM AÇO INOXIDÁVEL/POLÍMERO DE ALTO IMPACTO;- TÁBUA EM ACRÍLICO PARA MASSAGEM CARDÍACA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM;.
Lote 6: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. CARRO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS utilizado para dispensação de medicamentos; medidas mínimas: 116(A) x 656 (L) x 570 (P) mm; perfis estruturais laterais em alumínio extrudado; bandeja superior em chapa de aço SAE **** fosfatizada; com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado, com puxador frontal em alumínio extrudado, com grades de proteção; 4 cestos fixos em chapa de aço SAE **** fosfotizada, com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado; Rodízios de 100mm de diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuterano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento; pintura eletrostática a pó na cor cinza claro; assistência técnica enquanto durar a garantia; garantia mínima de 12 meses.
Lote 7: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL DIGITAL EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NO MÍNIMO 12 CANAIS, IMPRESSÃO EM PAPEL TAMANHO A4 NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO OU FOLHAS INDIVIDUAIS, COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES (RS 232), POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR 12 DERIVAÇÕES EM UMA ÚNICA PÁGINA E REALIZAR CÓPIAS DOS EXAMES. FILTRAGEM DIGITAL PARA ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS DE REDE ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR, BEM COMO AJUSTE DA LINHA DE BASE. VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 25 E 50 MM/S. AJUSTE DE GANHO. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO PELO MENOS NOS SEGUINTES MODOS : AUTOMÁTICO, RITMO E MANUAL..
Lote 8: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. Equipamento aneróide utilizado para aferir pressão arterial. Modelo em pedestal com rodízios e com suporte para acomodar a braçadeira. Pedestal deve permitir ajuste de altura. Tubo espiralado flexível medindo aproximadamente 3m de comprimento quando totalmente esticado. Todos os materiais devem ser livres de látex. Manômetro medindo no mínimo 13cm de diâmetro/comprimento, com escala de 0 à 300mmHg. A tolerância máxima permitida deverá ser de aproximadamente 3mmHg. Válvula de descarga de ar tipo rosca. Apresentar microfiltro para proteger a válvula de saída de ar e o sistema de medição. Deverá existir a possibilidade de giro horizontal do manômetro. Deverá acompanhar 03 braçadeiras fabricadas em Nylon, com fecho velcro, nos tamanhos Adulto, Pediátrico e Obeso. Equipamento deverá apresentar selo do Inmetro indicando que foi devidamente aferido. Garantia mínima: 24 meses integral: Mão de Obra, Partes e Peças. Certificado de Registro no Ministério da Saúde e Boas práticas de fabricação..
Lote 9: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. MESA GINECOLÓGICA (CADEIRA PARA EXAMES) Mesa Ginecológica (Cadeira para Exames), com movimentos principais elétricos: elevação vertical do assento, encosto tórax e perneira, acionados com facilidade através de pedal (sistema totalmente isento de óleo e ruídos). Apoio de cabeça estofado. Braço articulável e deslizante. Sistema de retorno à posição original (volta a zero). Posição sentado, Posição mesa e Posição Trendelenburg acionado eletricamente através de pedal. Gaveta de aço inox para coleta de material para exame. Suporte para bobina de papel no encosto do tórax. Suporte para colposcópio ou vídeo colposcópio (opcional). Estofamento anatômico de espuma anti-deformante, revestido em courvim. Capacidade mínima de carga: 180 kg, possui rodízios de 100mm que suportam o peso total da cadeira (150 kg) e o peso do paciente (até 180 kg). Bivolt 110/220 com seleção através de chave. Registrado na ANVISA/MS. Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técnica enquanto durar a garantia..
Lote 10: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 15 POL MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 15 POL: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS COM: ECG, ANÁLISE DE ARRITMIAS, ANÁLISE DE ST MULTIDERIVAÇÃO, RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA EM DOIS CANAIS, E PRESSÃO INVASIVA EM DOIS CANAIS. MONITOR DE LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE. COMPATIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO FISIOLÓGICA REGISTRADA NA ANVISA, PARA ACOMPANHAMENTO E PROGRAMAÇÃO À DISTÂNCIA. CAPACIDADE DE ACRÉSCIMO DE OUTROS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS NO PRÓPRIO GABINETE DO EQUIPAMENTO OU FORA DELE SEM A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE OU SOFTWARE, NEM DA ABERTURA DO MONITOR (ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA NA TELA). CAPACIDADE PARA RECEBER OS SEGUINTES MÓDULOS OPCIONAIS: CAPNOGRAFIA; DÉBITO CARDÍACO; ANALISADOR DE AGENTES ANESTÉSICOS E ÍNDICE BISPECTRAL (BIS), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES QUE POSSAM EXISTIR. APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ, PELO MENOS, 07 CAMPOS DE CURVA. ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE E GERENCIAMENTO DE ADMISSÕES E ALTAS..
Lote 11: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS Reprocessadora de endoscópio automática e micro-processada, Com impressora acoplada para registro de todo processo e sistema de autodesinfecção. Para limpeza, desinfecção e enxágüe automático, interno e externo de endoscópio flexível, ciclo de operação Programável e secionável; Programação no painel de toda operação como: quantidade de enxágüe, tempo de limpeza, tempo de desinfecção; compatibilidade com qualquer endoscópio flexível. Alimentação elétrica: 220V, consumo máximo de 770VA, fusível: 2 x 5ª. Freqüência de operação: 60 Hz. Cabo de alimentação de 3 via. Conexão de entrada de água: 3/4 polegadas, para uma pressão máxima de água de 6 kg/cm2. O agente limpador deve utilizar produto não iônico, com baixa liberação de espuma e ser preferencialmente, um limpador enzimático. Capacidade mínima aceitável: 50ml..
Lote 12: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. RETOSIGMOIDOSCÓPIO CIRÚRGICO COM VÍDEO CONJUNTO COMPLETO PARA RETOSCOPIA CIRÚRGICA COM SISTEMA DE VÍDEO CONTENDO AS SEGUINTES PARTES, NO MÍNIMO: 01 RETOSCÓPIO OPERATÓRIO, DIÂMETRO DE 20 MM, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 25 CM, COM OBTURADOR E CONECTOR PARA INSUFLAÇÃO; 01 ENDOSCÓPIO RÍGIDO, ÂNGULO DE VISÃO DE 30º, DIÂMETRO DE 4 MM E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 28 CM AUTOCLAVÁVEL E COMPATÍVEL COM RETOSCÓPIO. DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR COM TRAVA PARA USO COM RETOSCÓPIO OPERATÓRIO E ENDOSCÓPIO RÍGIDO, COM DOIS CANAIS DE TRABALHO PARA INSTRUMENTOS DE ATÉ 5MM; 01 CÂMERA CCD COM RESOLUÇÃO HD OU SUPERIOR. 01 FONTE DE LUZ E PROCESSADORA PARA CÂMERA CCD COM NO MÍNIMO RESOLUÇÃO HD. DEVE ACOMPANHAR CABO DE FIBRA ÓPTICA E TODOS OS DEMAIS CABOS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS E IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA. DEVE POSSUIR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES INTEGRAL: MÃO DE OBRA, PARTES E PEÇAS..
Lote 13: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. SISTEMA DE ULTRA-SONOGRAFIA - PORTATIL - Com modos B, M, Color/Doppler; - Utilizado para produção de imagens de abdômen, obstetrícia, ginecologia, vascular, músculosesqueléticos, pediatria, neonatal, intra-operatório e cardiologia; - Monitor colorido de no mínimo 14 LCD; - Disco rígido com no mínimo 80 GB e gravador de DVD-RW; - Em formato de notebook portátil; - Características mínimas: - Faixa dinâmica acima de 174dB; - Taxa de processamento de quadros superior a 400 quadros por seg; - Controle de ganho e geral setorizado através de 06 potenciômetros deslizantes (TGC); - 40 tipos de mapas de cinza; - 256 níveis de cinza; - 01 porta ativa para transdutores com seleção eletrônica de até 02 transdutores via teclado; - Com mais de **** quadros por minuto e velocidade variável; - Zoom e pan em tempo real para melhor visualização lateral e de profundidade em até 20 passos (08 vezes de ampliação máxima); - 8 pontos focais para imagens em modo B; - **** canais de processamento;.
Lote 14: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO. SISTEMA PORTÁTIL DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA - HEMODIÁLISE CARACTERÍSTICAS GERAIS: APLICABILIDADE EM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE; DEVE PRODUZIR, PELOS MENOS, 90 LITROS/HORA DE ÁGUA TRATADA (PERMEADO) E TER CAPACIDADE PARA ATENDER DUAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE EM FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO; GABINETE MÓVEL SOBRE RODÍZIOS, COMPACTO E PORTÁTIL; ESTRUTURA FABRICADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL; REJEIÇÃO SALINA ACIMA DE 96%; CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM NYLON/POLIETILENO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS E MECANISMOS DE PROTEÇÃO, MINIMAMENTE: ALARME VISUAL E SONORO PARA FALTA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO COM BLOQUEIO DE FUNCIONAMENTO, ALARME DE SOBRE CARGA DE MOTORES E ALARME DE CONDUTIVIDADE ALTA;.