Preço: 1.969,00 €+IVA
•	O HI 83414 inclui quarto gamas de medição: Rácio turbidimétrico, Não-rácio turbidimétrico, cloro livre e cloro total
•	Preenche os requisitos USEPA
•	Sistema exclusivo CAL CHECK™ de validação da calibração
•	Mostrador com luz de fundo
•	Ajuda tutorial no ecrã
O HI83414 é um instrumento extremamente preciso com parâmetro duplo que reflecte os anos de experiência da HANNA. O HI83414 combina com sucesso medições turbidimétricas e colorimétricas para testar os parâmetros mais importantes da água de consumo: turvação e cloro livre/total. O medidor foi desenvolvido especialmente para medições da qualidade da água, proporcionando medições fiáveis e leituras precisas em valores baixos de turvação e de cloro. O HI83414 cumpre e excede os requisitos USEPA e os Standard Methods tanto para Turvação como para medições Colorimétricas.
Com a função CAL CHECK™, medições fiáveis podem ser validadas a qualquer momento utilizando o sistema exclusivo NIST da HANNA, de rastreio dos padrões, pronto a utilizar. Uma calibração a um ponto pode ser realizada utilizando o mesmo padrão CAL CHECK™.
Este instrumento incorpora um sistema óptico para garantir resultados precisos, assegurar estabilidade a longo prazo e minimizar o desvio de luz e as interferências de cor. Também compensa as variações na intensidade da lâmpada para calibrações menos frequentes.
A interferência do filtro de 525 nm do colorímetro assegura resultados precisos e repetitivos. A repetitibilidade das medições é assegurada com cuvetes redondas de 25 mm feitas de um vidro óptico especial.
As medições de turvação podem ser feitas numa gama de 0.00 a 4000 NTU (Unidades Nefelométricas de Turvação) quando as medições de Rácio são utilizadas e numa gama de 0.00 a 40.0 NTU quando o método de Não Rácio é utilizado. O HI83414 tem um modo de leitura em conformidade com a EPA que arredonda a leitura de forma a cumprir com os requisitos do relatório EPA. O medidor permite fazer medições alternativas em unidades Nefelométricas e EBC. Dependendo da amostra medida e da precisão necessária pode ser seleccionada medição normal, contínua ou média do sinal.
Uma calibração de dois, três, quatro ou cinco pontos pode ser realizada utilizando os padrões fornecidos (<0.1, 15, 100, 750 e 2000 NTU). Quando são utilizados padrões preparados pelo utilizador, os pontos de calibração podem ser alterados. As medições de Cloro Livre ou Total podem ser feitas numa gama de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm).
As características do HI83414 incluem a função BPL (Boas práticas de laboratório) que permite realizar o rastreio das condições de calibração. Os últimos pontos de calibração, tempo e data podem ser verificados.
Este medidor também incorpora um interface de fácil utilização com um gráfico LCD. Todas as mensagens são em texto plano tornando-as de fácil leitura. A ajuda contextual está disponível com o simples pressionar de um botão. Todas as mensagens e ecrãs de ajuda estão disponíveis em várias línguas. Sinais sonoros de confirmação e de erro ajudam o utilizador durante a utilização do equipamento. Para além disso, um modo tutorial de utilização guia o utilizador passo a passo através do processo de análise.
A função de registo oferece informação completa das medições. Até 200 medições podem ser armazenadas na memória interna e consultadas a qualquer momento. Os dados podem ser transferidos para um PC através do cabo USB e do software HI92000 compatível com Windows® (opcionais).
O HI 83414-02 (230V) é fornecido com cuvetes de amostra e tampas (5), cuvetes de calibração para o turbidímetro e o colorímetro (HI83414-11), óleo de silicone (HI 93703-58), pano para limpeza de cuvetes, tesouras, transformador e manual de instruções.
Modo Não Rácio
0.00 a 9.99; 10.0 a 40.0 NTU;
Modo Rácio
0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 4000 NTU
Cloro livre e total
0.01 mg/L (ppm) de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm)
0.10 acima 3.50 mg/L (ppm)
±2% da leitura mais 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
±0.03 mg/L ou ±3% da leitura
Método nefelométrico (90°) ou método rácio nefelométrico (90° & 180°), Adaptação do Método USEPA 108.1 e Método Standard 2130B