Você está em: Página inicial > Equipamentos Médicos > Incubadora Neonatal > Incubadora Neonatal GRN Mod. Millennium Básico - Gigante
- ITC (Temperatura do RN Controlada).
Removível e gaveta para colocação do chassi de raios X.Sistema de ajuste simples e seguro para quatro posições do leito sem a necessidade de abrir a cúpula: trendelenburg, horizontal alta, horizontal baixa e próclive.
Com teclas simples toque Três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais, displays digitais das temperaturas do ar, da pele e de ajuste
Tecla para seleção das funções Contador de horas / minutos / segundos digital "Cronômetro" integrado ao painel
Modos de controle: ATC (AR) / ITC (RN)Faixa de trabalho no modo AR (ATC): +20ºC a +37ºCFaixa de trabalho estendida até 39ºC – modo Ar (ATC): +37ºC a +39,0ºCFaixa de trabalho no modo RN (ITC): +34ºC a +37,5ºCFaixa de trabalho estendida até 39ºC – modo RN (ITC): +37,5º C a +39ºCResolução da programação e indicação dos displays 0,1ºCFaixa de leitura do display AR e RN: 0ºC a +50ºCErro máximo para o indicador de temperatura do RN: +/-0,3ºCErro máximo para o indicador de temperatura do AR: +/-1,5ºCTempo máximo para a temperatura de controle: +/-1,5ºCTempo de aquecimento de 25ºC a 36ºC: 30 minutos. GABINETE/CORPO Possui gabinete com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta de alta resistência (eletrostática a pó) que resiste ás limpezas e desinfecções Possuir depósito de água e umidificador externo e removível que evita criadouro de bactérias e facilita a assepsia diária e terminal. Gaveta para gelo removível Regulador de vazão que limita e controla da entrada de Oxigênio. Duto para passagem de ar da cúpula por dentro do gabinete da Incubadora de forma que o ar da cúpula não tenha contato com o painel eletrônico, evitando desta forma impurezas indesejáveis dentro da cúpula.
Acesso total ao duto para limpeza e assepsia, ventoinha facilmente removível para limpeza sem a necessidade de remoção do painel eletrônico, que evita as constantes remoções do painel, alem de facilitar consideravelmente a mão de obra do profissional da Saúde. Entrada ampla de ar externo para reduzir o acúmulo de CO2 expirado dentro da cúpula. Trava de segurança para evitar acidentes. Painel traseiro com entrada para cabo de energia e fusíveis. Carrinho contendo quatro rodízios com travas. ACOMPANHA Sensor de pele de alta sensibilidade para medir a temperatura do paciente, filtro para retenção de micropartículas (retenção de 0,5 micron), pegador para locomoção do conjunto, cantoneiras protetoras contra impactos, suporte para soro com quatro ganchos, sinalizador a distancia das situações de alarmes através de led acima da incubadora para facilitar a visualização, cabo de força tripolar e Manual de uso.
EQUIPAMENTO FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 + Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança Normas Técnicas NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. Normas Técnicas NBR IEC 60601-2-19 + Emendas Obrigatórias –Prescrições Particulares para Segurança de Incubadoras para Recém Nascido
A incubadora neonatal é um equipamento médico assistencial que serve para manter a vida de bebês prematuros onde estes encontram condições semelhantes às existentes no útero materno