pH InPro4550 – Apex Control
Você está aqui: Home / Mettler Toledo / Processo / pH InPro4550
· Um eletrólito em polímero sólido XEROLYT®PLUS (sem refilo e pressurização) em contato direto com os meios do processo através de uma junção aberta. Evita o entupimento em meios contaminados devido à junção aberta.
· Ideal para processos industriais com soluções, emulsões e suspensões altamente contaminadas e meios contendo sulfuretos. O "Solution Ground" assegura medições precisas com uma ferramenta de diagnósticos de sensor incorporada.
· Linhas NPT duplas de 1 polegada permitem parafusar o eletrodo diretamente em tubos de imersão, canos, recipientes de processo etc., devido ao design do corpo em polímero que protege o eletrodo contra danos mecânicos, e ao mesmo tempo atua como uma sonda.
· O eletrodo tem alto desempenho nos mais severos processos químicos com alta temperatura e/ou pressão, ou em áreas de risco
Especificações – Eletrodo InPro 4550VP
Faixa de pH 0…14
Resistência à pressão (bar) 0…8 bar (130 °C)
Resistência à pressão (psi) 0…116 psi (266 °F)
Material da sensor Polímero PPS (40% fibra de vidro), diâmetro: 28,5 mm ou 1,12″
Faixa de temperatura 0…130 °C (32…266 °F)
Menores custos de manutenção e substituições
· Isto se deve a um design técnico único, com um caminho de difusão longo em uma câmara de eletrólito dupla, e uma junção anular repelente à sujeira (PTFE).
ISM – Gerenciamento Inteligente do Sensor ("Intelligent Sensor Management®")
· O conceito digital novo e inovador do Gerenciamento Inteligente do Sensor, da METTLER TOLEDO, fornece a funcionalidade "Plug and Measure". O ISM simplifica e melhora o funcionamento dos sistemas analíticos de processo da instalação inicial à manutenção e à troca do sensor. A tecnologia ISM fornece a você funções avançadas de diagnóstico, menores custos de manutenção e reduz os riscos de falha do sensor, e também melhora a confiabilidade do processo. Para mais informações sobre a tecnologia ISM
Permite a mais alta pressão operacional ao longo de uma ampla faixa de temperaturas
· A elevada especificação de pressão é válida em toda a faixa de temperatura; consulte a especificação.
Conformidade com os regulamentos de segurança para zonas classificadas como Ex
· O eletrodo tem certificação Ex e pode ser usado nos processos em zonas classificadas como Ex.
A membrana plana para meios abrasivos aumenta a segurança do processo
· O InPro4801SG, com uma membrana plana de vidro e aterramento da solução, é a escolha ideal para meios que contêm partículas e fibras. Loops de aterramento podem ser evitados com o aterramento da solução, que também pode ser usada como ferramenta de diagnóstico.
Solution ground (SG) como opcional
· O recurso SG, como um revestimento de corpo inteiro do eletrodo ou como ponto de medição de um eletrodo de pH, irá melhorar o aterramento e eliminar efetivamente o risco de interferência eletrostática. O SG também melhora nossas avançadas funções de diagnóstico, e torna possível a medição paralela de pH/redox.
Nova construção robusta com eixo de titânio
· O novo eletrodo 4881i fornece excepcional resistência química e mecânica graças ao eixo de titânio e à rosca de aço inoxidável.