RADCHROM ANALÍTICA - Retsch
O Sistema de Análise de Forma e Tamanho de Partícula com Processamento de Imagem Digital CAMSIZER P4 da HORIBA fornece de forma rápida e precisa distribuições de tamanho e do formato da partícula para pós secos e material a granel, na faixa de tamanho de 20 µm a 30 mm. Essa técnica oferece uma ampla variedade de informações sobre a amostra, desde uma medição de tamanho geral até parâmetros de forma que podem ser rigorosamente correlacionados a características específicas de desempenho. Ela também permite a correlação de dados existentes resultantes de técnicas tão distintas quanto peneiramento e sedimentação.
O CAMSIZER P4 é um instrumento compacto de laboratório para medição simultânea da distribuição de tamanho e do formato da partícula, do número e da densidade de pós e grânulos.
Com base no processamento de imagem digital pelo sistema patenteado exclusivo de duas câmeras, é possível fazer a medição de sólidos na faixa de 20 um a 30 mm.
Graças à varredura exclusiva de todas as partículas e aos algoritmos de ajuste recém-desenvolvidos, os resultados de medição são 100% compatíveis aos da análise com peneiras. Isso torna o CAMSIZER P4 a alternativa ideal para economia de tempo e dinheiro em controles de entrada e saída e no controle de qualidade em processo.
O design do CAMSIZER X2 é baseado no sistema CAMSIZER de análise de imagem dinâmica de eficiência comprovada, mas é otimizado para amostras mais finas (de 0.8 µm a 8 mm). A resolução óptica aprimorada e as novas opções de alimentação de material permitem um maior número de aplicações. Vários dispositivos de apresentação de amostra alimentam a amostra na zona de medição e fornece a energia de dispersão necessária para desaglomerar a amostra sem quebrar as partículas individuais. O CAMSIZER X2 inclui o sistema flexível X-Change: o módulo X-Fall (modo de queda livre), que consiste no modo mais suave para o material, o módulo X-Jet com pressão ajustável e geometria de bocal variável e o módulo X-Flow, no qual as partículas são dispersadas em líquidos, opcionalmente por ultrassom.
Os setores e as aplicações que se beneficiam da análise de tamanho e forma do CAMSIZER X2 incluem pós finos, como areia, abrasivos, alimentos, polímeros, vidros moídos, material de construção, pó de metais e minérios e pós e grânulos farmacêuticos. O tempo de medição é de aproximadamente 1 a 3 minutos, dependendo das estatísticas de medição desejadas. Os parâmetros de resultado relatados incluem diâmetro menor, comprimento, diâmetro médio, taxa de proporção, simetria, esfericidade e convexidade. Os resultados podem corresponder fácil e exatamente aos resultados anteriores de outras técnicas (peneiramento, microscopia e difração) com a seleção apropriada de parâmetros de resultado e recursos de software automatizados.