Avaliação de Capelas - Grupo Vidy
A Capela de exaustão é considerada um equipamento de segurança e por isso, deve ser testado e calibrado com frequência. A performance das capelas deve ser verificada no mínimo uma vez ao ano ou quando houver alguma modificação nas capelas, no sistema de exaustão ou no sistema de ventilação e/ou ar condicionado da sala; ou acréscimo de outra capela e/ou sistema de exaustão.
Os testes de avaliação devem ser realizados por uma empresa qualificada, utilizando instrumentos de medições calibrados, com registro no CREA como Engenheiro Mecânico de Ar Condicionado e que forneça emissão de uma ART.
Condições gerais da Capela, sendo verificadas as suas utilidades, guilhotina, tampo, armários inferiores e testes de Vazão, Ruído e Iluminação. Em determinados casos, é conveniente aplicar também um teste de fumaça, que permite visualizar o comportamento dos gases dentro da capela e se há escape ou turbilhonamento.
Medição, com Decibelímetro, do ruído médio em três leituras, na face da capela aberta, a 1(um) metro de distância e próximo (ANSI / AIHA Z9.5)
Leitura, com Luxímetro, do nível médio em nove pontos na superfície de trabalho dentro da capela (EN 12665)
Velocidade Facial
Medição, com auxílio do anemômetro, da velocidade média da face aberta da capela, tomando-se seis leituras uniformemente distribuídas. Este procedimento é repetido com aberturas da capela até se obtiver um valor dentro do recomendável (ASHRAE 110)
Visualização de Fumaça de Baixo Volume
A visualização e registro do fluxo da fumaça por todo o perímetro da abertura de operação das capelas são feitos utilizando o teste de fumaça (gerador de fumaça) e registrando esse evento em imagem quando possível (ASHRAE 110)
Visualização de Fumaça de Grande Volume
A visualização e registro do fluxo da fumaça no interior da capela utilizando um gerador de grande volume de fumaça (maquina de fumaça) e registrando esse evento em imagem quando possível. (ASHRAE 110)
Padrões Recomendados pelas Normas
Cada empresa deve classificar seus limites de exposição ao ruído, segundo seus padrões de segurança e à legislação local, estadual e federal (Nrs), considerando que o laboratório pode ser classificado como área administrativa <64dB(A) ou área industrial < 85dB(A). A Vidy recomenda que o nível de ruído máximo na face da capela seja <74db(A).
Da mesma forma que o ruído, o setor de segurança da empresa deve estabelecer o nível mínimo de iluminação para o ambiente de trabalho. Por extrapolação e segurança recomendamos que o nível de iluminação dentro da capela não seja inferior 500 lux.
A vazão da capela de exaustão é calculada pela média da somatória das velocidades faciais obtidas no ensaio por uma área de abertura da guilhotina. Dependendo da área de abertura, a velocidade facial é medidas entre 3 a 9 pontos equidistantes na face da capela. Velocidades faciais média de 0,5m/s (± 20%), estando a capela em acordo com as regulamentações (construção, localização, etc), assegurarão vazão suficiente para exaurir os vapores químicos de forma eficiente. (NFPA45).
O teste de visualização de fumaça possui procedimentos para baixo volume e grandes volume de fumaça, para ver claramente como o ar se move, seu comportamento e se está contido na capela de exaustão. Além dos padrões de fluxo de ar, o teste de fumaça mostra a turbulência na frente da capela causada pela corrente de ar da sala. Também pode mostrar como os contaminantes podem escapar da capela de exaustão, se o escape está acontecendo e se está chegando ao operador. A interpretação do teste de fumaça deve ser baseada nas recomendações da norma ASHARAE 110, conforme abaixo:
Falho: Há escape da fumaça
Pobre: Demora na eliminação da fumaça e há turbilhonamento na face da capela.
Aceitável: Apresenta turbilhonamento, mas não há risco de escape da fumaça
Correto: A fumaça é rapidamente exaurida e não apresenta turbilhonamento
As mais atuais recomendações normativas sobre a avaliação de performance da capela, recomendam que seja feita anualmente ou sempre que haja uma mudança no sistema de ventilação do laboratório (como por exemplo a inclusão de um novo sistema de exaustão ou mudança do sistema de ar condicionado), como as normas NFPA 45 e Z9.5: