ESTUFA UNIVERSAL UF-75 - Láctea Científica
Tudo o que você deseja realizar: ensaios de materiais, o envelhecimento de chips de computador, experimentos complexos com cargas altamente sensíveis, secagem ou componentes eletrônicos, têmpera de endurecimento de resina de plástico ou de aquecimento de plasticina (massa de modelar).
Nossa estufa universal tem um controle de temperatura inigualável, precisa, uniforme e suave.Detalhes Técnicos
– Ambiente +10 a te 300°C
– Resolução de exibição para os valores nominais 0,1° C, até 99,9°C, e 0,5°C a partir de 100°C (LED).
– Precisão: até 99,9°C:0,1°C, a partir de 100°C:0,5°C
Ventilação e Controle
– Circulação Forçada de Ar ajustável em passos de 10%
– Controlador PID multifuncional digital com painel de alta definição e display TFT-color
– Software AtmoControl para programação e leitura de dados via Ethernet. Pen drive para acesso via USB disponível como acessório.
– Autodiagnóstico para análise de falhas
– Um sensor Pt100 DIN classe
– Temporizador digital ajustável de 1 minuto e 99 dias, 23 horas
– Parâmetros ajustáveis no ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), a velocidade do ventilador, ar posição flap, tempo de programa, fusos horários, Verão / Inverno
– Função SetpointWAIT – o tempo do processo não começa até que a temperatura seja atingida.
– Calibração diretamente no ControlCOCKPIT para três valores de temperatura selecionáveis
– Inclui certificado de calibração para 160°C
– Configurações do ControlCOCKPIT em Alemão / Inglês / Espanhol / Francês
– Armazenamento da programação em caso de falha de energia
– Interface Ethernet, na parte traseira do aparelho para leitura dos registros dos protocolos.
– Dupla proteção contra sobretemperatura: Monitoramento eletrônico da temperatura com liberdade de ajuste e limitador mecânico de temperatura TB de acordo com a DIN12880.
– Totalmente construída em aço inoxidável
– Porta com isolamento duplo, com dois pontos de trava, e fácil abertura/fechamento.
– A porta pode ser montada do lado direito ou esquerdo.
– Dimensões Internas (LxAxP): 400 x 400 x 330 mm
– Dimensões externas (LxAxP): 585 x 787 x 514 mm
– Volume: 53 litros
– Internamente em aço inoxidável, reforçada por ranhuras, fácil limpeza, com isolamento térmico em todos os lados.