Tacômetro para peças de mão odontológicas | TurboTester® | ATCP
TurboTester® - Tacômetro e frequencímetro
Para medir a rotação de peças de mão e a frequência de ultrassons odontológicos.
O TurboTester® é um tacômetro de alta precisão e velocidade para peças de mão odontológicas de baixa e alta rotação, e também um frequencímetro para ultrassons odontológicos. A medição é sem contato e também adequada para peças de mão elétricas.
Video do TurboTester® medindo a velocidade de rotação de uma peça de mão de alta rotação e a frequência de um ultrassom para profilaxia.
O TurboTester® não precisa de insertos especiais para o teste de peças de mão odontológicas. Para realizar a medição, basta aproximar o TurboTester® do equipamento a ser testado em funcionamento. Notas: Pode ser necessário magnetizar a peça de mão com o imã localizado na parte traseira do TurboTester®. O instrumento não é capaz de medir a frequência em ultrassons odontológicos com ponta de titânio.
Faixa de rotação: De 1,0 a 999,9 kRPM com 0,1 kRPM de resolução.
Incerteza da rotação (2σ): ± 0.1 kRPM.
Faixa de frequência: De 1,00 a 50,00 kHz com 0,01 kHz de resolução.
Incerteza de frequência (2σ): ± 0.01 kHz.
Tamanho – peso: 95 x 51 x 16 mm / 50 g.
Calibrável: Sim.
Estojo do TurboTester®.
Todas as unidades fabricadas do TurboTester® são submetidas a um controle de qualidade rigoroso e contam de 2 anos de garantia. Sempre mantemos unidades em estoque para envio imediato.
Diferenciais do TurboTester®
Instrumento de teste preciso e calibrável: Incerteza de apenas ± 0,1 kRPM para um intervalo de confiança de 2σ. Podemos fornecer TurboTester® com certificado de calibração rastreável ao SI fornecido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou pela ATCP (serviço opcional).
Faixas de medição amplas: Medição sem contato até 999,9 kRPM e 50 kHz.
Usos e aplicações do TurboTester®
Prestadores de serviços de reparação de equipamentos odontológicos, para testes e controle de qualidade.