Sensor Multi-Profundidade de Umidade do Solo HOBOnet - Sigma Sensors
O Sensor Multi-Profundidade de Umidade do Solo HOBOnet é um sensor sem fio que funciona com o sistema HOBOnet para medir a umidade e a temperatura do solo em várias profundidades com uma única sonda, para uma instalação rápida e fácil. Este sensor durável está disponível em três comprimentos de sonda para medições de 45 cm (18 pol.) A 90 cm (35 pol.) de profundidade. Apresentando a tecnologia TDT5 da GroPoint com design de antena patenteado, esses sensores medem a umidade do solo ao longo de todo o comprimento de cada segmento de sonda, resultando no maior volume de influência por seção de medição. Uma alta frequência de pulsos por medição fornece dados precisos e consistentes de umidade do solo.
Recomendamos usar PILOT-ROD4 opcional e o SLIDE HAMMER para uma instalação rápida e fácil. Onset oferece o PILOT-ROD4 para uso com os sensores de três e quatro segmentos (RXW-GP3 e RXW-GP4), e o PILOT-ROD6 para uso com o sensor de seis segmentos (RXW-GP6).
O sistema HOBOnet é uma rede de sensores sem fio econômica e escalonável para monitoramento habilitado pela web das condições de campo para aplicações como gerenciamento de safras, pesquisa e operações de estufa. E por ser sem fio, você pode implantar uma rede de sensores para monitorar facilmente vários pontos com um único sistema, evitando o risco de cabos longos que podem interferir nas operações de campo.
Disponível em três comprimentos de sonda: 45 cm (18 pol.), 60 cm (24 pol.) E 90 cm (35 pol.)
Medições de umidade do solo em todo o comprimento do segmento da sonda
Maior volume de influência por medição (2 L de volume de influência por segmento de 15 cm)
A caixa de policarbonato e a placa de circuito selada com epóxi protegem os componentes vitais durante a instalação e durante a implantação
Fácil instalação com mínima perturbação do solo e sem necessidade de escavação ao usar a PILOT-ROD4 opcional e o SLIDE-HAMMER
Este sesor suporta as seguintes medições: Umidade do Solo e Temperatura do Solo
Faixa de Medição 0,000 a 1,000 m³ / m³ na maioria dos solos
Precisão ± 0,02 m³ / m³ (± 2%) na maioria dos solos típicos de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F) *
Faixa de Medição -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)
Precisão ± 0,5 ° C (0,9 ° F)
Profundidades medidas
Faixa de temperatura operacional Sensor: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)
-40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) com baterias de lítio
Freqüências de operação de rádio RXW-GPx-900: 904–924 MHz
Intervalo mínimo de registro recomendado:
RXW-GP4-xxx: 5 minutos no verão, 15 minutos
10 minutos no inverno
RXW-GP6-xxx: 5 minutos no verão, 15 minutos
Consulte a especificação de vida da bateria para obter mais detalhes.
Tipo de Bateria Duas baterias NiMH recarregáveis ​​AA de 1,2 V, alimentadas por painel solar embutido ou duas baterias de lítio AA 1,5 V não recarregáveis ​​para condições de operação de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F)
Vida da bateria Com baterias NiMH: Típico de 3–5 anos quando operado na faixa de temperatura de -20 ° a 40 ° C (-4 ° F a 104 ° F) e posicionado em direção ao sol (consulte Montagem e Posicionamento do Mote), operação fora desta faixa irá reduzir a vida útil da bateria
RXW-GP3-xxx: 1 ano com um intervalo de registro de 10 minutos
RXW-GP4-xxx: 1 ano com um intervalo de registro de 15 minutos
RXW-GP6-xxx: 7 meses com um intervalo de registro de 15 minutos
Dimensões Comprimento do sensor RXW-GP3-xxx: 53,2 cm (20,9 polegadas)
Comprimento do sensor RXW-GP4-xxx: 68,2 cm (26,9 polegadas)
Comprimento do sensor RXW-GP6-xxx: 98,2 cm (38,7 polegadas)
Diâmetro do sensor: 3 cm (1,2 polegadas)
Comprimento do cabo: 3 m (9,8 pés)
Peso Sensor RXW-GP3-xxx: 351 g (12,4 oz)
Sensor RXW-GP4-xxx: 408 g (14,4 oz)
Sensor RXW-GP6-xxx: 526 g (18,6 oz)
Cabo: 190 g (6,7 oz)
Materiais Sensor: Invólucro de policarbonato envolvendo placa de circuito selada em epóxi
* A calibração específica do solo requer o pós-processamento do usuário em um programa de planilha como o Microsoft® Excel® ou um utilitário e conector conforme recomendado pela RioT Technology Corp., fabricante de sensores GroPoint. Consulte Execução de uma calibração específica do solo no manual para obter detalhes.