Sistema de medição de vídeo CNC LVC400 - Vision Engineering
Pagina inicialProdutosMedição sem contatoLVC400
Sistema de medição de vídeo CNC de grande capacidade
O LVC400 é um sistema de medição de vídeo de 3 eixos totalmente automatizado, com potência e flexibilidade para atender aos requisitos mais exigentes. É ideal para medir componentes grandes ou múltiplos componentes pequenos de forma rápida, fácil e precisa.
Faixa de medição de até 400 x 300 x 200 mm
Lente zoom motorizada Navitar 6,5:1
Opção de sonda de toque 3D
Categoria: Medição sem contato Tag: High Performance Full-HD Digital Microscope
Medições automatizadas de 3 eixos
Rotinas de medição demoradas costumam ser um grande problema para os fabricantes. Reduzir o tempo de medição, sem comprometer a qualidade do produto, é um fator crítico na melhoria contínua do processo de fabricação.
O LVC400 possui poder e flexibilidade para atender aos requisitos de medição mais exigentes e atende às aplicações da indústria, incluindo usinagem de precisão, fundição, molduras plásticas, eletrônicos e dispositivos médicos.
Faixa de medição de até 200mm x 100mm
Ótima imagem de vídeo com a câmera USB 3.0 de 5MP
Lente com zoom motorizado para alterar automaticamente a ampliação nas rotinas de medição.
O software intuitivo M3 mantém a facilidade de uso, apesar da funcionalidade avançada do sistema.
Base de granito para maior estabilidade e precisão de medição.
Opção de sonda de toque para medir recursos complexos e formas 3D, como cilindros, cones e esferas.
Ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo engenharia de precisão, fundição, moldagem de plástico, electônica e fabricação de dispositivos médicos.
Medição mais rápida: reduzindo tempo e economizando custos
Reduzir o tempo de medição sem comprometer a qualidade do produto é um fator crítico na melhoria contínua do processo de fabricação.
Componentes grandes podem levar muito tempo para serem medidos em sistemas de medição operados manualmente. O LVC400 está equipado com um estágio de medição motorizado e uma lente de zoom motorizada para automatizar o movimento do sistema e reduzir o tempo de medição, além de desconforto para os operadores.
A lente zoom motorizada de 6 posições permite que alterações de ampliação sejam incluídas no programa de medição sem a necessidade de um operador alterar manualmente a ampliação durante as rotinas de medição.
O LVC400 é ideal para medir componentes grandes, mas também pode ser usado para acelerar a medição de componentes menores. O recurso de paletização permite que os operadores carreguem vários componentes pequenos no grande estágio de medição do LVC400 e medam todo o lote em um programa, economizando um tempo valioso.
Software M3 fácil de usar
O LVC400 é fornecido com o software M3 altamente intuitivo e fácil de usar que oferece funcionalidades avançadas e recursos de relatório:
Sobreposições e ajuste de DXF
Detecção avançada de bordas
SPC simples
Transferência direta de dados para o Excel
Resultados da fórmula via recurso de cálculo
Programas de costura e paletes
Ferramenta de localização de múltiplos recursos
Medição de rosca opção
O LVC400 tem poder e flexibilidade para atender aos requisitos de medição mais exigentes e atende às aplicações da indústria, incluindo usinagem de precisão, fundição, moldagem de plástico, eletrônica e fabricação de dispositivos médicos.
Para conversar sobre detalhes de seus requisitos, contate o representante local da Vision Engineering.
Especificações LVC400
Capacidade de medição 400mm x 300mm x 200mm
Ótica Lente de zoom motorizada de 6,5:1 e 6 posições
Câmera Cor CMOS 5MP USB 3.0
Carga máx. 25kg (55lbs)
Dimensões (W x D x H) 891mm x 916mm x 1108mm (35" x 36" x 43.6")
Material base Granito
Opção de sonda de toque Sim
Precisão de medição (X – Y) 2.8 + (8.L/1000) μm *
Precisão de medição (Z) 3 + (10.L/1000) μm *
Solução de codificador 0.5 μm
Intervalo de ampliação ~80X – 300X em monitor de 25"
Ampliação baixa (X x Y) 6.3mm x 4.7mm
Alta ampliação (X x Y) 1.4mm x 1.09mm
Anel de luz LED programável com 4 setores Sim
Luz do sub-estágio do diodo emissor de luz Sim
Campo de visão (fit to screen)
Ajustar à tela (X x Y) Campo de visão Ampliação
Min. X 6.3mm 68x
Min. Y 4.7mm 60x
Max. X 1.4mm 240x
Max. Y 1.09mm 240x
Campo de visão (1:1)
de pixel de 1:1) Campo de visão Ampliação
Min. X 4.9mm 80x
Min. Y 3.0mm 80x
Max. X 1.15mm 300x
Max. Y 0.79mm 300x
A = 1853mm
B = 1088mm
C = 755mm
D = 891mm
E = 753mm
F = 780mm
G = 11083mm
H = 755mm
I = 915mm
J = 1007mm
Sonda de toque
O LVC400 suporta o uso de uma sonda de toque em todos os 3 eixos, para medir recursos complexos e outras formas 3D.
Como o LVC400 aumenta a velocidade de medição
Todos os três eixos são acionados por motor.
Vários componentes podem ser carregados na mesa de medição de 400 x 300 mm e podem ser medidos em um único programa.
Alterações de ampliação podem ser incorporadas a programas de medição para rotinas de medição ininterruptas.
O LVC400 suporta trocadores de módulos de sondas (rack de sondas)?
Sim. O LVC400 suporta o uso de racks de apalpadores para alterar automaticamente os módulos do apalpador.
Posso usar a medição de vídeo e a sonda de toque no mesmo programa de medição?
Sim. A detecção de borda de vídeo e a sonda de toque podem ser combinadas para realizar a medição de componentes complexos na mesma rotina de medição
Posso importar um arquivo .dxf e criar uma sobreposição para comparação?
Sim. O LVC400 vem com o recurso de comparador digital, permitindo que os operadores criem sobreposições e comparem com a imagem do vídeo.