Desfibrilador Life 400 Futura - RHOSS Produtos Médicos
Ref. PR8222
Ref.: PR8222
Marca: Cmos Drake
Alarmes de bateria fraca.
Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente.
Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual.
Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento.
De Lithium - polímero recarregável de longa duração - Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis.
Modo de desfibrilação adulto
Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules - 50 - 50 - 50 joules
Comandos de voz, texto, sinais visuais.
Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP.
Conexão das pás
As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las.
Capacidade da bateria descartável
Capacidade para 170 choques, 05 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by.
Capacidade para 140 choques, 05 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by.
Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento.
Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.
Dados visualizados no display
Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto.
4? aprox. - Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ECG.
Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento.
10-300 BPM com apresentação numérica no display.
Em polímero de alto impacto - totalmente isolado.
IP 56 - Proteção contra entrada de sólidos e líquidos.
Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito.
Português - Opcionais: Inglês e Espanhol
Certificado no INMETRO NBR IEC 60.601-1, 60.601-2-27, 60.601-1-2, 60.601.2-4
200 joules com opcional de 360 joules.
150-200-200 joules.
Modos de desfibrilação opcionais (adulto)
90-130-150 joules / 150-150-200 Joules / 150-200-200 Joules / 150-200-360 Joules.
Pás descartáveis adulto e/ou infantil.
Peso aproximado de 1,9 kg.
Saída para Uso em ambulância
O equipamento funciona conectado diretamente a bateria da ambulância 12 VDC via entrada VDC no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continua em pleno funcionamento.
Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão.
Com capacidade de armazenamento de 2 gigabytes ou mais de 10 anos de gravações ininterruptas.
Menor que 5 segundos para 150 joules.
Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga
Máximo 30 segundos na energia máxima
Tempo descarga
Menor que 240 ms.
Bifásica Exponencial Truncada.
10% a 95% - sem condensação
01 Cabo de força, 01 bateria de Lithium recarregável, 01 bolsa para transporte, 01 manual do usuário, 01 DVD de treinamento, e certificado de garantia, 01 par de eletrodos de choque autoadesivos uso adulto.