Easy Lab. Manual do usuário Revisão /11/14. DMA Electronics 1 - PDF Download grátis
Easy Lab. Manual do usuário Revisão /11/14. DMA Electronics 1
Download "Easy Lab. Manual do usuário Revisão 1.2 01/11/14. www.dma.ind.br. DMA Electronics 1"
Maria de Begonha Fagundes de Sousa
1 Easy Lab Manual do usuário Revisão /11/14 DMA Electronics 1
2 A DMA ELECTRONICS projeta e fabrica sistemas para aquisição e registro de dados com conexão a um computador do tipo PC. Embora seus produtos possuam mecanismos de proteção, descritos neste manual, é possível que, em casos de má utilização, cause danos aos sistemas de aquisição ou registro de dados e possivelmente ao PC a qual está conectado. Exceto especificado, os produtos da DMA ELECTRONICS não são projetados para a utilização em componentes críticos no suporte a vida ou em sistemas onde o mau funcionamento pode se esperar no resultado de ferimentos de pessoas. No caso da utilização de seus produtos como OEM ou incorporação em produtos de terceiros, a DMA ELECTRONICS não fornecerá suporte, instruções ou ser responsabilizada por qualquer dano ao consumidor pelo produto de terceiros. Garantia: O Easy Lab está coberto por garantia limitada de dois anos contra qualquer defeito de fabricação. Esta garantia não cobre mau uso ou conexões de sinais fora da especificação contida neste manual, nem possíveis danos ao PC conectado devido a tal. No caso de uso da garantia, o produto deverá der enviado para a DMA ELECTRONICS (frete por conta do consumidor). Caso constatado defeito de fabricação, os reparos ou substituição serão realizados e os custos de envio do produto ao consumidor serão da DMA ELECTRONICS. Copyright 2014, DMA Electronics DMA Electronics 2
3 Conteúdo 1.Introdução ao Produto Bem vindo! Descrição produto Utilização do produto Especificações Técnicas...11 DMA Electronics 3
4 1. Introdução ao Produto 1.1 Bem Vindo! O Easy Lab é uma placa de aquisição de dados e módulo IO USB destinado para automação e estudo de processos em laboratórios. O módulo utiliza o protocolo de comunicação MODBUS RTU, através da simulação de um porta serial pela USB. Permite a integração imediata com diversos software SCADAs, e facilita a integração com aplicações dedicadas. Mais de 100 módulos podem ser conectados em um único PC, aumentando o número de entradas, saídas e flexibilidade do sistema. Drivers disponíveis para todos os Linux e Windows 32 e 64bits. Vários exemplos de programação. Principais características: - Conexão USB 2.0 Full Speed; - Protocolo Modbus, fácil integração com Sistemas SCADAS, Labview ou aplicações dedicadas; - SDK com exemplos (ScadaBR, C# dotnet); - Suporte a Windows e Linux (inclusive em versões embedded); - Sensor de temperatura ambiente; - Até 6 entradas analógicas diferenciais de 15bits +/-10V; - Até 4 entradas analógicas podem ser selecionadas para 4-20ma; - Até 3 Entradas ou Saídas Digitais; - Até 1 contador e Frequencímetro de pulsos com resolução de 16bits; - Até 1 saída PWM; DMA Electronics 4
5 2. Descrição do Produto 2.1 Conexões Conexão USB 2.0, cabo A/B; Ain0, Ain2, Ain3, Ain5: Entrada analógica diferencial +/- 5 ou 10V, com opção de 4-20ma, através de switch; Ain1, Ain4: Entrada analógica +/-10V; Ext2: Entrada ou saída digital 5V, com opção de contador e frequencímetro de pulsos; Ext3: Entrada ou saída digital 5V; Ext4: Entrada ou saída digital 5V, com opção de saída PWM; Ext5: Terra para IOs externas (não conectar com entradas analógicas); Atenção! Observe os limites de entrada de tensão, as entradas analógicas possuem proteção contra picos rápidos de 30V. As IOs Ext trabalham somente de 0 a 5V. Atenção! Verifique a posição dos switchs, dependo do sinal a ser medido. Caso configurado erroneamente danificará o shunt interno. Nota: Caso os sinais analógicos sejam isolados entre si, é recomendado que se aterre os sinais ou conecte em um mesmo ponto os - dos sinais. DMA Electronics 5
6 2.2 Acionando cargas de potência O Easy Lab pode acionar cargas de potência como resistências, motores, etc. através de um relê. É recomendado o uso de um SSR (Relê de estado sólido) com isolação óptica, pois o mesmo pode ser ligado diretamente a saída do Easy Lab. Esquema utilizando um relê de estado sólido: Nota: Pela diversidade de relés no mercado, consulte o manual do fabricante. Verifique as especificações de controle conforme seção 4.Deve-se utilizar as Ext2 a Ext Conexão de sensores 4-20ma Para a conexão de sinais 4-20ma, selecione a posição correta do switch conforme indicado pela seta na caixa do módulo. Caso medir tensão o switch deve estar na posição contrária a seta. Das 6 entradas, 4 podem medir 4-20ma. O usuário poderá conectar um shunt (Ex: 270R) externo, em paralelo com o sinal, para a medição nas entradas que não possuem opção para 4-20ma. Nota: Antes de conectar o sinal, sempre selecione a posição correta do switch ou conecte o shunt em paralelo. DMA Electronics 6
7 3. Utilização do Produto 3.1 Itens inclusos - Interface USB; - Cabo USB A/B; 3.2 Instalação Conecte a interface em uma das portas USB disponível. No Windows instale o módulo utilizando o driver disponível em No Linux, não é necessário driver. O módulo será listado como uma porta serial. O led piscará quando a conexão estiver ativa e o mesmo configurado corretamente. Quando utilizando o Windows, um mesmo número de porta serial sempre será associado a uma porta USB física. No Linux o dispositivo será listado como ttyacmx, onde X varia de 0 a 127 conforme a quantidade de dispositivos conectados, não sendo associada a uma porta USB física. Vários módulos podem ser utilizados em um mesmo computador, apenas a numeração da porta ou índice será diferente. O módulo aceita qualquer configuração da porta serial como: velocidade, paridade, etc. Programa de configuração: Nota: Sempre conecte primeiro o módulo antes de executar qualquer software de comunicação. DMA Electronics 7
8 3.3 Protocolo Modbus O Easy Lab simula uma porta serial e se comunica utilizando o protocolo MODBUS RTU. As funções suportadas pelo módulo são: 03, 04, 06 e 16. Abaixo segue a lista de registros: Endereço Registro Valor Min. Valor Max Obs. 0 Ain Apenas Leitura, (Signed INT 16) 1 Ain Apenas Leitura, (Signed INT 16) 2 Ain Apenas Leitura, (Signed INT 16) 3 Ain Apenas Leitura, (Signed INT 16) 4 Ain Apenas Leitura, (Signed INT 16) 5 Ain Apenas Leitura, (Signed INT 16) 6 Temp Em décimos de ºC, apenas leitura 7 Ext : Low, 1: High, Leitura e escrita 8 Ext : Low, 1: High, Leitura e escrita 9 Ext : Low, 1: High, Leitura e escrita 10 Freq Hz, apenas leitura 11 Contador Leitura e escrita 12 PWM Duty Cycle; Leitura e escrita. Conversão de valores: - Ainx para Volts: Ainx/ ; - Ainx para ma: (Ainx/ )/0.27 ; - Temp: Temp/10; DMA Electronics 8
9 3.4 SDK e exemplos ScadaBR DMA Electronics 9
10 É fornecido uma arquivo de configuração JSON com o DataSource e todos os DataPoints configurados para o ScadaBR. O usuário deve apenas selecionar a porta COM utilizada. O Easy Lab é compatível com qualquer programa SCADA com suporte a MODBUS RTU Labview Para utilizar o Easy Lab com o Labview o usuário poderá acessar as instruções presentes em : Também há opção de uso de bibliotecas prontas fornecidas gratuitamente pela National: Especificação protocolo MODBUS Para maiores informações sobre o protocolo MODBUS o usuário poderá encontrar todas as informações em: DMA Electronics 10
11 4. Especificações técnicas Parâmetro Min Típico Max Unidade Obs. Conexão - USB - - USB 2.0 Full Speed. Alimentação pela USB. Protocolo MODBUS RTU Total de IOs Qtde Temperatura + 9 IOs Compartilhadas. Sensor temperatura 0-60 ºC Precisão +/- 3ºC interno IOs Flexíveis Qtde Entrada/Saída Digital, PWM, Entradas Analógicas (Volts) Entradas Analógicas (ma) 2-6 Qtde Frequencímetro. Conector Externo Diferenciais,15 bits. Precisão 0,1% F.E. Escala +/-10V 0-4 Qtde Diferenciais,15 bits. Escala 4-20ma Entrada Digital 0-3 Qtde Saída Digital 0-3 Qtde 0 a 5V. Impedância>100K. Proteção contra picos. 0 a 5V. Impedância de saída: 1k. Corrente Máx 15ma Entrada Frequencímetro 0-1 Qtde 0 a 5V. Freq máx. 50Khz Entrada Contador 0-1 Qtde 0 a 5V. 16 bits resolução Saída PWM 0-1 Qtde 10 bits DMA Electronics 11
12 Quadro de revisões: - 01/05/14 v1.0 Emissão preliminar manual - 28/07/14 V1.1-01/11/14 V1.2 DMA Electronics 12
SAM USB. Manual do usuário Revisão /06/ DMA Electronics 1
SAM USB Manual do usuário Revisão 1.1 01/06/2014 www.dma.ind.br DMA Electronics 1 A DMA ELECTRONICS projeta e fabrica sistemas para aquisição e registro de dados com conexão a um computador do tipo PC.
DMA SCOPE USB. Manual do usuário. Revisão /09/ DMA Electronics 1
DMA SCOPE USB Manual do usuário Revisão 1.0 10/09/2012 www.dma.ind.br DMA Electronics 1 A DMA ELECTRONICS projeta e fabrica sistemas para aquisição e registro de dados com conexão a um computador do tipo