Monitor de Temperatura SMS - PDF
Download "Monitor de Temperatura SMS"
Agustina Garrido Macedo
1 MANUAL DE INSTRUÇÕES V1.0x A 1. INTRODUÇÃO APLICAÇÕES DESEMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES CONEXÕES E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO MECÂNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALIMENTAÇÃO INTERFACE USB INTERFACE GPRS SINALIZADOR LUMINOSO (LED) CARACTERISTICAS DO DISPLAY TEMPERATURAS MÁXIMAS E MINIMAS: INSTALAÇÃO DO DRIVER USB DETERMINAÇÃO E SELEÇÃO DA PORTA SERIAL (COM) WINDOWS SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO (FIRMWARE) OPERAÇÃO DO MONITOR DE TEMPERATURA SMS OPERAÇÃO FUNCIONAMENTO PROTEÇÃO DA CONFIGURAÇÃO SENHA MESTRA INDICAÇÃO DE ERRO INTERFACE GPRS ENTRADAS ANALÓGICAS OU DIGITAIS CANAIS REMOTOS INTERFACE USB ENVIO DE SMS ALARMES E STATUS ALARMES: ALARMES PRÉ-DEFINIDOS: EXEMPLOS DE SMS: GARANTIA NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 1/26
2 1. INTRODUÇÃO O equipamento realiza a monitoração constante da temperatura. Conta com sinalização sonora e luminosa para os alarmes configurados através de 2 setpoints limitadores da faixa de temperatura de operação. Na sua configuração padrão, caso as temperaturas ultrapassarem os 8 C ou baixem dos 2 C, alarmes serão disparados de forma sonora, visual e por SMS. 2. APLICAÇÕES Seguem algumas características do Monitor de Temperatura SMS: Monitoração constante da temperatura; Indicação local da temperatura; Sinalização local (sonora e luminosa) de alarme; Envio das notificações de alarme por SMS; Monitoramento mesmo sem energia por até oito horas; 2.1 DESEMBALAGEM Monitor de Temperatura SMS; Fonte de alimentação; Antena; Cabo Mini USB; CD com software de configuração; Seis presilhas adesivas. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 2/26
3 3. ESPECIFICAÇÕES Alimentação: Carregador 110/220V 12.6 V / 350 ma Bateria 12 VDC Dimensões: Peso: 191 x 237 x 184 mm (com antena) 174 x 197 x 80,4 mm (sem antena) 1020 g Alojamento: ABS IP 40/DIN EN Interface GPRS: Tecnologia GSM/GPRS, classe 8 a 12 (GPRS device classe B) Banda de operação GSM Quadri Band (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz) Potência de saída: 1 W (GSM 1800/1900) 2 W (EGSM 850/900) Potência RF Tx: +30 dbm Sensibilidade RF Rx: melhor que -100 dbm Saída para antena GSM: impedância 50 Ω, plugue SMA Interface USB: Conector USB tipo Mini-B. Compatível com USB 3.0, 2.0 e 1.1. Certificações: ANATEL ( ) Isolação de 600 Vrms por 1 minuto entre interface USB e restante do circuito (alimentação, RS485 e entradas analógicas/digitais). Entrada de Sensor (SENSOR INPUT): N322-NTC / PT1000 A escolha do sensor é feita pelo usuário no momento da compra e apresentada na face superior da caixa do controlador. Termistor NTC Faixa de medição: 20 a 85 C 80 a 50 C Precisão da medida: 0,6 C 0,7 C Resolução da medida: 0,1º na faixa de 19,9 a 199,9 º 1 C no restante da faixa Comprimento do cabo do sensor Erro máximo na intercambiabilidade de sensores NTC originais: 2 m 2 m 0,75 C. Este erro pode ser eliminado através do parâmetro offset do controlador. Pt1000 NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 3/26
4 4. CONEXÕES E INSTALAÇÃO Neste capítulo são apresentadas as conexões e a execução da instalação padrão do equipamento. 4.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA ITENS NECESSÁRIOS: Chip da Operadora (SIM CARD) com plano de telefonia móvel com SMS; Duas chaves Philips. ABERTURA DA CAIXA: Passo 1: Soltar a tampa superior, puxando-a: A Caixa vem semiaberta de fábrica para facilitar a instalação inicial; Somente feche a caixa no final do processo de instalação. PAINEL DE CONEXÕES TRASEIRO: Passo 2: Identificar painel traseiro. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 4/26
5 Passo 3: Instalar a Antena. Passo 4: Instalar o SIM Card: Deslizar para trás, levantar aleta e inserir o chip no berço. Passo 5: Conectar a bateria: Encaixar o plugue disponível da bateria (módulo azul) no respectivo conector. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 5/26
6 Passo 6: Conectar a Fonte de Alimentação: Alimentar o equipamento em 110 V ou 220 V; Usar somente a fonte original fornecida. Passo 7: Instalar e Configurar Software: Instalar o Software que vem no CD: Arquivo: DigiConfigSetup.exe. Siga as instruções do instalador; O Software roda em computadores com Windows XP, 7 e 8. Passo 8: Instalar cabo USB: Conectar o cabo USB no Monitor e PC; Ver 6. INSTALAÇÃO DO DRIVER USB que contém nesse manual; Preferencialmente manter sempre a mesma porta USB. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 6/26
7 CONFIGURAÇÃO E TESTE DO MONITOR DE TEMPERATURA: Passo 9: Executar e configurar o Software. Passo 10: Executar o software e configurar a interface de comunicação. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 7/26
8 Passo 11: Pesquisar pelo Endereço Inicial 255 e clicar no AirGate-GPRS encontrado. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 8/26
9 Passo 12: Configurar Mensagens de Alarme SMS: Editar os campos na aba SMS: Telefone Usuário Selecionar Alarmes País = 55 (Brasil) Estão disponíveis até 8 telefones simultâneos. Área = DDD Passo 13: Definição dos SMS: Alarme 1 = Temp < SP1 (2 C) Alarme 2 = Temp > SP2 (8 C) Alarme 3 = Queda Energia Alarme 4 = Energia Restabelecida Alarme 5 = Bateria Descarregando Power-On Sistema Ligou Power-On = Sistema Ligou Conexão Perda Sinal GPRS Conexão = Perda Sinal GPRS Status Envio periódico de status de até dois canais selecionados Status = Envio periódico de status de até dois canais selecionados Erro1 Erro2 =Mensagem que indica erro em canal analógico Erro1 e Erro2 =Mensagem que indica erro em canal analógico Selecione os Alarmes que cada usuário deseja ser notificado por SMS Selecione os Alarmes que cada usuário deseja ser notificado por SMS NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 9/26
10 Passo 14: Diagnóstico: Um erro é gerado se o SIM Card (Chip da operadora) não for encontrado ou estiver inserido de forma incorreta. Passo 15: Diagnóstico: Exibe diagnósticos gerais do equipamento como a Leitura dos Canais e Nível de Sinal GPRS. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 10/26
11 Passo 16: Diagnóstico: Para testar o funcionamento do envio de SMS, basta selecionar um dos alarmes e clicar Forçar ; O SMS leva cerca de 30 segundos para chegar ao telefone do destinatário. Isso depende sempre da operadora. Passo 17: Firmware: Utilizada para a atualização de software. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 11/26
12 Passo 18: Fechar a Caixa: Remover parafusos; Uma vez verificado o funcionamento correto do sistema é possível fechar a caixa. 4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS O Monitor de Temperatura SMS possui conectores de alimentação interno para a bateria e externo para a fonte de alimentação. Em caso de reposição, a bateria e a fonte substituídas devem ser as especificadas para o sistema: BATTERY PACK 12 VDC RECHARGEABLE LI-ION 3000 mah CARREGADOR 110/220 V V / 350 ma ALIMENTAÇÃO O Monitor de Temperatura SMS contém uma bateria que mantém o equipamento monitorando por até 8 horas e uma fonte de alimentação que possibilita a operação do sistema e a manutenção da carga da bateria INTERFACE USB O Monitor de Temperatura SMS possui uma interface USB que pode ser utilizada para conexão a um computador para configuração ou monitoramento. O cabo USB é fornecido junto com o equipamento INTERFACE GPRS Essa interface requer uma antena compatível, fornecida com o equipamento, a ser conectada no plugue SMA externo. Internamente, o usuário deve inserir um cartão SIM (SIM Card) de qualquer operadora celular no conector correspondente. NUNCA retire ou coloque um SIM card do Monitor de Temperatura SMS enquanto este estiver energizado, ou seja, o equipamento deverá ter a fonte e a bateria desconectadas. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 12/26
13 5. SINALIZADOR LUMINOSO (LED) Sinalizador do Status da Conexão GPRS (painel traseiro): Ao ligar o equipamento, o led permanece apagado até que a inicialização esteja concluída. A sinalização ocorrerá da seguinte forma: O led irá piscar lentamente durante o processo de acesso à rede GSM; O led irá piscar rapidamente quando conseguir acesso à rede GSM. Ao ser energizado, o led do Monitor de Temperatura SMS poderá levar alguns segundos para começar a piscar! 5.1 CARACTERISTICAS DO DISPLAY O painel frontal apresenta-se com o mostrador de temperatura e quatro teclas de função: Fig. 1 - Painel frontal TEMPERATURAS MÁXIMAS E MINIMAS: Pressionar a tecla P rapidamente vai mostrar as temperaturas Mín (Lo) e Máx (Hi) registradas ao longo do período; Pressionar a tecla por 3 segundos, enquanto estiver na tela de Mín ou Máx, irá resetar os valores de Máx e Min. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 13/26
14 6. INSTALAÇÃO DO DRIVER USB Monitor de Temperatura SMS Para utilizar a interface USB do Monitor de Temperatura SMS para permitir, por exemplo, a primeira configuração com o software de configuração, é necessário instalar o driver USB. As etapas de instalação podem variar de computador para computador, entre sistemas operacionais diferentes e mesmo entre uma versão e outra do mesmo sistema operacional. A seguir são apresentados os passos e telas orientativas para a instalação do driver. WINDOWS 8 Passo 1: Conecte o Monitor de Temperatura SMS em uma porta USB do seu computador. O Windows tentará instalar um driver automaticamente e não terá sucesso, pois o driver necessário não está na sua biblioteca padrão. Passo 2: Na tela da Área de Trabalho, clique com o botão direito no canto inferior esquerdo da tela e selecione a opção Painel de Controle. Escolha a opção Sistema e Segurança, depois Sistema e, por fim, Gerenciador de Dispositivos. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 14/26
15 Passo 3: Localize o AirGate-GPRS (provavelmente com um ícone com um ponto de exclamação ao lado) e dê um duplo-clique. Passo 4: Clique no botão Atualizar Driver.... NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 15/26
16 Passo 5: Peça para Procurar software de driver no computador. Passo 6: Indique o caminho da pasta onde estão os drivers (CD do produto ou pasta onde foi salvo quando baixado do site). NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 16/26
17 Passo 7: Aguarde a instalação. Passo 8: O Windows irá questionar a instalação deste driver. Confirme selecionando a opção Instalar. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 17/26
18 Passo 9: Aparecerá uma mensagem indicando o sucesso da instalação. Passo 10: Voltando à tela do Gerenciador de Dispositivos, pode-se verificar qual a porta serial virtual alocada ao AirGate-GPRS. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 18/26
19 7. DETERMINAÇÃO E SELEÇÃO DA PORTA SERIAL (COM) WINDOWS Monitor de Temperatura SMS A porta serial associada ao Monitor de Temperatura SMS é automaticamente determinada pelo sistema operacional alguns instantes após a conexão do Monitor de Temperatura SMS. O usuário pode facilmente identificar ou alterar a porta COM associada ao Monitor de Temperatura SMS: Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas COM & LPT Selecione o dispositivo USB Serial Port correspondente ao AirGate-GPRS e clique em Propriedades. Selecione a aba Definições da porta e clique no botão Avançadas.... Na lista Número de porta COM:, selecione a porta serial que deve ser associada ao Monitor de Temperatura SMS. Algumas portas seriais podem estar marcadas em uso (em utilizado). Somente selecione uma destas portas caso tenha certeza de que a mesma não esteja sendo usada por outro periférico do seu computador. Em algumas situações as portas seriais podem ficar marcadas como em uso mesmo quando o dispositivo associado não está mais instalado no computador. Neste caso é seguro associar esta porta ao Monitor de Temperatura SMS. As Fig. 2 e Fig. 3 a seguir apresentam a visão do gerenciador de dispositivos contendo um AirGate-GPRS, e as telas de propriedades onde pode ser redefinida a porta COM associada. Fig. 2 - Propriedades do sistema Fig. 3 - Gerenciador de dispositivos NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 19/26
20 8. SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO O software utilizado para a configuração do Monitor de Temperatura SMS é o DigiConfig (versão 1.60 ou superior). Além da configuração, ele permite que sejam verificadas as leituras dos canais de entrada e fornece informações de status. Esse software é fornecido gratuitamente no CD do produto e também pode ser baixado no site do fabricante. Recomenda-se verificar por atualizações de tempos em tempos. O DigiConfig tem um completo arquivo de ajuda, com todas as informações necessárias para sua plena utilização, incluindo a correta configuração dos parâmetros do produto. Para consultá-lo, inicie o aplicativo e selecione o menu de Ajuda, ou pressione a tecla F1. As informações relevantes ao equipamento estão apresentadas no item AirGate-GPRS. Para iniciar a configuração do Monitor de Temperatura SMS, conecte o mesmo no computador (via USB ou RS485) e selecione a opção Comunicação no menu Configurações. Na janela que irá aparecer, selecione a porta serial correta e configure os demais parâmetros de comunicação. Após aplicar a configuração da comunicação, o sistema está apto para ler a configuração do Monitor de Temperatura SMS efetuando a Pesquisa no botão localizado no canto esquerdo inferior da janela principal. Para agilizar a pesquisa, configure corretamente a faixa de endereços Modbus a pesquisar (NÃO use a opção Temporários para o Monitor de Temperatura SMS). Se você souber o endereço Modbus da interface USB a qual você está se conectando, marque apenas o Endereço Inicial e coloque o endereço correto nesse campo (inicialmente estará configurado com o endereço 255). Uma vez que o equipamento seja identificado, ele aparecerá na lista à esquerda. Clicando sobre o AirGate-GPRS encontrado, o DigiConfig fará com que a configuração seja mostrada na parte à direita. A configuração do aparelho é dividida por funcionalidade em várias abas. A escolha de algumas opções pode refletir na limitação ou ausência de outros parâmetros de configuração. Por fim, deve-se aplicar a configuração no equipamento através do botão Aplicar. A utilização do Monitor de Temperatura SMS com todas as suas funcionalidades está detalhada no capítulo 9. OPERAÇÃO DO MONITOR DE TEMPERATURA SMS. Fig. 4 - Configurador DigiConfig - (Versão 1.60) 8.1 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO (FIRMWARE) O Monitor de Temperatura SMS pode ter seu software interno (firmware) atualizado, permitindo que versões com novas características ou com melhorias importantes possam ser usufruídas sem ser necessário o envio do equipamento para a assistência técnica. A última atualização está disponível para download no site do fabricante. O processo de atualização é feito pelo DigiConfig, através da aba relacionada. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 20/26
21 9. OPERAÇÃO DO MONITOR DE TEMPERATURA SMS 9.1 OPERAÇÃO O controlador do Monitor de Temperatura SMS sai de fábrica previamente configurado. Estas configurações definem valores para os diversos parâmetros que determinam o modo de funcionamento do equipamento na sua função padrão. Ao ligar o controlador, o display (painel frontal) apresenta o valor de temperatura medida pelo sensor. Para ter acesso configuração dos setpoints deve-se pressionar por 1 segundo até aparecer o a sigla pas. Então a tecla deve ser pressionada até que o password 111 seja apresentado no display. Novamente pressiona-se a tecla para habilitar a modificação do parâmetro SP1 e pressionando a tecla mais uma vez o parâmetro SP2. Para alterar os valores dos parâmetros, atuar sobre as teclas e até obter os valores desejados. Notas: 1 A programação é salva pelo controlador quando este passa de um parâmetro para outro e somente então considerada com válida. A programação é guardada em memória permanente, mesmo na falta de energia elétrica. 2 Se as teclas não são utilizadas por tempo maior que 20 segundos, o controlador retorna ao nível de medição, finalizando e salvando a programação até então feita. Ajuste de Setpoint O parâmetro Setpoint (SP) é apresentado. Ele define o valor de temperatura desejado para o sistema. O valor atual de SP é mostrado alternadamente com o parâmetro. Inicialmente SP1 apresentará 2.0 e o SP2 o valor 8.0. Para programar o valor desejado atuar nas teclas e. SP1 Set Point 1 SP2 Set Point 2 Ajuste da temperatura da saída de controle 1. Esse ajuste é limitado aos valores programados em SPL e SPk no ciclo de Programação. Ajuste da temperatura da saída de controle 2. Esse ajuste é limitado aos valores programados em SPL e SPk no ciclo de Programação. 9.2 FUNCIONAMENTO Na aplicação de monitoração com alarmes, a sirene será acionada e o display irá apresentar P1 ou P2 caso o SP referente seja ultrapassado. Para silenciar o alarme deve-se pressionar qualquer uma das teclas. O controlador apresenta o menor (LO) e o maior (Hi) valor medido ao pressionar a tecla quando estando na tela inicial de apresentação da temperatura atual. Para limpar estes valores e reiniciar os registros dos mesmos deve-se, estando na tela de LO ou Hi, pressionar a tecla por 3 segundos. 9.3 PROTEÇÃO DA CONFIGURAÇÃO O sistema de proteção de configuração tem o objetivo de impedir alterações indevidas nos parâmetro do controlador e, consequentemente, no seu modo de funcionamento. Este sistema é composto por parâmetros que definem qual o grau de proteção adotado, se total ou apenas parcial. Parâmetros de definem a proteção: Pas: Parâmetro onde uma senha deve ser inserida para que sejam permitidas alterações nos demais parâmetros. Prt: Define os níveis de parâmetros que serão protegidos. 1 - Somente o nível de calibração é protegido (opção da configuração de fábrica); 2 - Os níveis de calibração e configuração são protegidos; 3 Todos os níveis são protegidos, calibração, configuração e SP; PA(: Parâmetro que permite a alteração da senha atual. Permite definir como senha um número entre 1 e 999. Funcionamento da proteção de configuração O parâmetro PAS aparece no início do nível que está protegido. Se o usuário inserir a senha corretamente poderá realizar alterações nos parâmetros dos níveis protegidos. Se não inserir a senha corretamente ou simplesmente passar por este parâmetro, os parâmetros dos níveis protegidos poderão ser apenas visualizados e não alterados. Notas importantes: 1- Se o usuário inserir uma senha incorreta por cinco vezes consecutivas, o equipamento impede novas tentativas por 10 minutos. Quando o usuário não lembrar a senha atual, poderá inserir uma senha mestra que permite apenas definir uma nova senha. 2- O equipamento sai de fábrica com a senha 111. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 21/26
22 9.4 SENHA MESTRA A senha mestra, que permite ao usuário definir uma nova senha para o controlador, utiliza o número de série deste equipamento. É composta da seguinte forma: [ 1 ] + [ maior nº de SN2 ] + [ maior nº de SN1 ] + [ maior nº de SN0 ] A senha mestra de um equipamento com número de série é: Pois: 1 + sn2 = 987; sn1 = 123; sn0 = 465 = Como utilizar a senha mestra 1- Inserir a senha mestra no parâmetro Pas. 2- No parâmetro PA( inserir uma nova senha, diferente de zero (0). 3- Utilizar a nova senha. 9.5 INDICAÇÃO DE ERRO O controlador apresenta no display mensagens que correspondem a problemas relacionados à medição de temperatura. Temperatura medida ultrapassou limite superior da faixa de medição do sensor. Sensor Pt1000 rompido. Sensor NTC em curto-circuito. Temperatura medida ultrapassou limite inferior da faixa de medição do sensor. Sensor Pt1000. Sensor NTC rompido. 9.6 INTERFACE GPRS O Monitor de Temperatura SMS permite informar condições de alarme de equipamentos que estejam conectados a sua interface serial RS485/Modbus RTU através da rede celular (GSM - Global System for Mobile Communications), usando o serviço de mensagens de texto (SMS - Short Message Service). Assim que o Monitor de Temperatura SMS é ligado, e contanto que exista um SIM Card no conector interno e que o equipamento esteja corretamente configurado, ele está pronto para operar. O Monitor de Temperatura SMS fica constantemente monitorando o estado da conexão. Uma vez que tenha percebido a desconexão com a rede celular, ele prontamente tenta se reconectar, a fim de deixar sempre o caminho aberto ao envio de mensagens (SMS) de notificação de alarmes e status. 9.7 ENTRADAS ANALÓGICAS OU DIGITAIS O Monitor de Temperatura SMS possui dois canais para a leitura de variáveis analógicas ou digitais. A configuração destes canais está apresentada na aba Canais Analógicos do software de configuração DigiConfig. O Canal 1 deverá estar configurado com o Tipo de Entrada de 0-10 V, pois este canal está medindo a tensão da bateria do sistema. O Canal 2 tem selecionado o Tipo de Entrada Digital com o objetivo de verificar a falta de alimentação proveniente da fonte. A posição correta dos jumpers deve estar conforme a fig. 5. Fig. 5 Posição correta jumpers NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 22/26
23 9.8 CANAIS REMOTOS O Monitor de Temperatura SMS pode operar como um mestre autônomo de uma rede Modbus RTU (ver configuração das interfaces RS485), sendo capaz de ler até 10 registradores de outros aparelhos (escravos Modbus) e usar estes registradores em alarmes. A cada um desses registradores lidos de outros escravos chamamos canais remotos. O equipamento inicia a leitura dos canais na ordem em que foram criados no momento da configuração. Dessa forma, ele segue lendo todos os canais, respeitando os tempos entre comandos, até que tenha lido todos. Ao passar o intervalo de varredura, ele reinicia as leituras de todos os canais remotos. No caso da leitura dos canais demorar mais tempo do que o intervalo de varredura configurado, ele reinicia a leitura dos canais imediatamente. Se o escravo demorar mais do que o tempo configurado para responder, será considerado um erro de comunicação. Da mesma forma, serão considerados erros de comunicação pacotes de resposta com CRCs inválidos ou com tempos entre bytes maiores que o especificado pela norma. No caso de ocorrer um erro de comunicação na leitura de um canal remoto, ele tenta novamente até que o número configurado de tentativas tenha sido alcançado. Se o erro persistir, o valor de erro configurado para o canal será assumido. Os dados lidos nos canais remotos são apresentados de forma crua, ou seja, não é feita nenhuma consistência no valor lido. Pode-se configurar o número de casas decimais do canal remoto e se o valor será considerado com ou sem sinal para uso dos alarmes. No padrão de fábrica do Monitor de Temperatura SMS a configuração dos Canais Remotos pode ser verificada na aba Canais Remotos do software de configuração DigiConfig. Os registradores retentivos SP1, SP2 e Temperatura são lidos do controlador N322 para efeito de comparação e geração de alarmes. 9.9 INTERFACE USB O Monitor de Temperatura SMS possui uma USB device isolada, utilizada para a configuração e monitoração. O sistema operacional Windows irá reconhecer o equipamento como uma porta serial virtual, o que permite a utilização da mesma por softwares Supervisórios (SCADA). Para acessá-la, deve-se utilizar o cabo USB fornecido. No primeiro acesso, será necessário instalar os drivers USB em seu computador. Para isso, verifique a seção 6. INSTALAÇÃO DO DRIVER USB. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 23/26
24 9.10 ENVIO DE SMS ALARMES E STATUS Até 8 destinatários de mensagens de texto (SMS) podem ser configurados para receber informações do equipamento. Essas informações podem ser notificações de alarme ou informações de status (por evento ou periódico). As opções de informações que podem ser recebidas via SMS são: Power on: mensagem que indica que o Monitor de Temperatura SMS foi ligado. Erro no canal analógico: mensagem que indica erro na leitura do canal analógico. Pode ser habilitada individualmente, ou seja, há uma mensagem para indicar erro no canal analógico 1 ( Erro 1 ) e outra para indicar erro no canal analógico 2 ( Erro 2 ). Status: mensagem enviada periodicamente com informações de até 2 canais selecionados pelo usuário. Os canais selecionados devem ter sido habilitados, podendo ser canais analógicos ou remotos. A periodicidade do envio também é configurável. Alarmes: mensagem enviada sempre que uma condição de alarme configurada for satisfeita. Até 8 alarmes podem ser configurados, cada um com sua própria mensagem de alarme. Alguns telefones celulares podem não reconhecer certos caracteres configurados nas mensagens. Para o cadastro de cada destinatário, deve-se configurar um tag de identificação (contato), o código de país e de área e o número de telefone. Após, deve-se selecionar quais eventos e alarmes serão associados aos contatos, ou seja, quem deve receber cada uma das mensagens. É possível escolher o tipo de cabeçalho que se deseja nas mensagens. O tipo padrão mostra o nome do produto (Monitor de Temperatura SMS) e o número de série do aparelho. Pode-se, ao invés disso, customizar o cabeçalho digitando um texto de até 40 caracteres. A funcionalidade de envio de SMS não depende do serviço de GPRS ALARMES: Estão disponíveis 8 alarmes neste equipamento. Cada um dos alarmes requer que se escolha um canal, uma condição, e um setpoint (que pode ser um valor constate ou outro canal). Além disso, um tempo de debounce para os alarmes (intervalo de tempo no qual uma nova ocorrência de um mesmo alarme não é detectada) deve ser configurado. Quando a condição de alarme for satisfeita (exemplo: Canal_1 > 45,0 ºC), é gerado um evento ao qual pode estar associado o envio de mensagens de texto (SMS) para um ou mais destinatários. Para cada canal escolhido, o valor atual do mesmo é utilizado na comparação. No caso de canais digitais, serão utilizados os dois valores associados aos estados lógicos. Quando um canal estiver em estado de erro, o valor de erro configurado será utilizado no alarme. O valor do canal a ser utilizado será sempre considerando as informações de ponto decimal e sinal configurado. No caso da ocorrência de mais de um alarme, o Monitor de Temperatura SMS enviará todos os alarmes ativos para os destinatários configurados na ordem do 1 até o último, podendo ser percebido pelo usuário um pequeno atraso no recebimento das mensagens entre os números configurados. O tempo mínimo entre o envio de mensagens da ocorrência de um mesmo alarme é configurável em minutos, de forma a evitar que se recebam muitas mensagens relatando a ocorrência de um alarme cuja condição está marginal, ou seja, onde o canal fica oscilando ao redor do setpoint. Além disso, a mensagem de um alarme não poderá ser reenviada antes que a sua condição deixe de ser satisfeita, ou seja, tem que sair da condição de alarme antes de poder entrar de novo. As condições disponíveis são: Maior ( > ): Condição de alarme satisfeita quando o canal selecionado for maior que o setpoint ou que o outro canal configurado. Menor ( < ): Condição de alarme satisfeita quando o canal selecionado for menor que o setpoint ou que o outro canal configurado. A condição de alarme deve permanecer ao menos 100 ms para garantir que seja detectada. Além disso, deve-se lembrar de que os canais analógicos podem ter um atraso na medição do verdadeiro valor de entrada, dependendo do intervalo entre leituras e do filtro configurado, entre outros. Os canais remotos, por sua vez, dependem diretamente do intervalo de varredura configurado. Assim, esses tipos de canais em particular podem oferecer uma latência adicional na detecção da condição de alarme. Ao inicializar o aparelho, não há informações confiáveis nos canais. No caso dos canais analógicos e dos canais remotos, deve-se esperar que a primeira varredura seja finalizada para que os valores dos canais estejam disponíveis. Dessa forma, os alarmes que utilizem esses tipos de canais podem demorar algum tempo até poderem efetuar a comparação com o setpoint configurado. No caso particular dos canais remotos, dependendo da configuração utilizada, uma varredura completa de todos os canais pode levar muitos segundos ALARMES PRÉ-DEFINIDOS: O Monitor de Temperatura SMS sai de fábrica configurado com cinco alarmes pré-definidos. Estes estão expostos na tabela abaixo. ALARMES CANAL CONDIÇÃO SETPOINT TIPOS DE SMS Alarme 1 Temperatura < SP1 Temperatura Fria Demais! Alarme 2 Temperatura > SP2 Temperatura Quente Demais! Alarme 3 Fonte < 12 Queda de Energia! Alarme 4 Fonte > 0 Energia Restabelecida! Alarme 5 Carga Bateria < 9 Bateria Descarregando! EXEMPLOS DE SMS: NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 24/26
25 A Fig. 5 ilustra exemplos de mensagens (SMS) recebidos no telefone celular. Tipos de SMS enviados pelo sistema: Alarme1 = Temperatura Fria Demais! Alarme2 = Temperatura Quente Demais! Alarme3 = Queda Energia! Alarme4 = Energia Restabelecida! Alarme5 = Bateria Descarregando! Fig. 6 - Mensagens (SMS) recebidas pelo Monitor de Temperatura SMS. NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 25/26
26 10. GARANTIA As condições de garantia encontram-se em nosso web site NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. 26/26
MANUAL DE INSTRUÇÕES V1.0x 1. INTRODUÇÃO... 2 2. APLICAÇÕES... 2 2.1 DESEMBALAGEM... 2 3. ESPECIFICAÇÕES... 3 4. CONEXÕES E INSTALAÇÃO... 4 4.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA... 4 4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS... 15