Na monitoração química (processo de esterilização), é obrigatório utilizar além do indicador Classe I (fita zebrada lado externo dos pacotes), outro indicador, como por exemplo o Multiparamétrico (Classe IV)? Sou RT do Centro de Especialidades Odontológicas de Sta Bárbara D’Oeste, e por aqui, fazemos essa verificação apenas com o classe I, além é claro do monitoramento físico e biológico.
Outras dúvidas são: O uso de estufas ainda é permitido? existe circunstâncias específicas? O Glutaraldeido também continua permitido? Obrigado pela atenção.
Conforme já comentei várias vezes a legislação para odontologia não é clara na maioria dos estados e inclusive SP. Em termos de legislação é possível que seja aceito pela vigilância sanitária o que você esta fazendo. mAs no meu entendimento é muito pouco, em especial para um centro de especialidades. Sugiro usar pelo menos um classe 5 por dia ( e em todos os pacotes cirúrgicos) e um classe 4 a cada ciclo.