Conjunto de Teste de Injeção Primária para Testes Off-line - Especialistas no Monitoramento e Análise de Descargas Parciais em Máquinas Girantes
Modelos: CPC100, CPTD15 E CPCR600
Conjunto de Teste de Injeção Primária para Testes Off-line
Descargas Parciais nos Enrolamentos Estatóricos (PDA)
Além das medições de fator de potência ou dissipação, medição e análise de descargas parciais off-line e análise de resposta dielétrica, existem outros testes elétricos comuns do estator que podem ser realizados pelo equipamento CPC 100. Esses testes adicionais incluem resistência de isolação, índice de polarização e resistência de enrolamento CC, bem como detecção de falha entre espiras. Eles avaliam não apenas a integridade da isolação, mas também ajudam a identificar problemas de conexão e pontos fracos no enrolamento do estator.
Os equipamentos CP TD12 e CP TD15 são acessórios para TESTRANO 600 e CPC 100 para realizar medições de fator de potência ou dissipação e capacitância, com variação de frequência entre 15 e 400 Hz. Incluem uma fonte de alta tensão, capacitor de referência e componentes eletrônicos de medição. Podem gerar tensões de saída de 12 kV até 15 kV respectivamente, correntes de até 300 mA e atingir precisão de laboratório, mesmo em ambientes com fortes interferências.
O CP CR600 é um reator de compensação que permite testar a qualidade da isolação de geradores, motores e outros sistemas com altas capacitâncias de até 1 μF na frequência nominal.
Utilize o CPC 100 e seus acessórios CP TD12/15 e CP CR600 para realizar medições de fator de potência ou dissipação, capacitância e descargas parciais off-line em máquinas elétricas rotativas.