É possível encontrar alguns modelos deste equipamento, todos com intuito de facilitar o trabalho do profissional.
O forno mufla é utilizado para testes de queima, isto é, calcinação e/ou para aquecer amostras a altas temperaturas.
A calcinação é uma técnica utilizada para queima ou processo de reação química, essa técnica faz com que aconteça a decomposição devido à alta temperatura.
A utilização do forno mufla pode variar de acordo com cada processo laboratorial, mas de modo geral ele é utilizado para:
Vale ressaltar que este equipamento também é muito utilizado por profissionais que realizam o controle de qualidade. Além disso, ele atende as atividades de diversos segmentos industriais.
Este equipamento atinge temperaturas altíssimas, porém não aquece na parte de fora. O uso deste equipamento é grande nas seguintes indústrias:
Você também pode utilizar esse equipamento para análises químicas de substâncias complexas e para quantificar os metais, ou seja, são diversas as possibilidades desse equipamento.
Esses dois modelos possuem contador, display simples, controlador digital microprocessado sem rampa e também sem patamar e monofásico com pirômetro indicador.
O modelo grande também possui controlador digital microprocessado sem rampa e sem patamar, contador e display simples. Contudo, ele é trifásico com pirômetro indicador.
Além disso, os três modelos possuem a carcaça construída em chapa de aço carbono, com porta basculante e tratada por processo químico antiferruginoso.
Os modelos são dimensionados para reduzir a perda de calor para o ambiente, sua forma envolve o revestimento de isolação com uma estrutura mais compacta.
No painel dos três modelos você encontra o pirômetro indicador, chave para ligar e desligar o equipamento, lâmpada piloto e porta fusível. Além de possuir resistência de fio espiralizado que são embutidas em placas refratárias individuais, o que proporciona fácil reposição.
De modo geral os três modelos acima possuem controle totalmente digital microprocessado com sistema PID. Logo, o controle da temperatura é perfeito para atender as necessidades de cada processo.
Além disso, eles possuem sensor de temperatura tipo K e resistência com fio Kanthal, proporcionando aumento drástico da durabilidade do aparelho.
-O modelo de 36 litros possui respiros frontais e superior o que proporciona a saída de gases e também descompressão.
-Duplo display Led com resolução de 0,1 °C de 4 dígitos. Desse modo, você consegue visualizar a indicação da temperatura de processo (PV) e também Set Point.