Monitorando VM na UTI. Monitorar. Pp Ppt Ve Complacencia Complacencia do circuito Resistencia das vias aereas Fluxo inspiratorio - PDF
Download "Monitorando VM na UTI. Monitorar. Pp Ppt Ve Complacencia Complacencia do circuito Resistencia das vias aereas Fluxo inspiratorio"
Thalita Carrilho Candal
1 Monitorando VM na UTI Octavio Messeder FCCP Pneumologista /Intensivista Coordenador UTI Geral do Hospital Portugues SSA-Ba Monitorar ALARMES Autopeep Hemogasometria O2sat Pressão do balonete FR Infecção Capnografia Pp Ppt Ve Complacencia Complacencia do circuito Resistencia das vias aereas Fluxo inspiratorio Componentes da pressão inspiratória
2 Monitorização das trocas gasosas Oxigenação:PaO2 acima de 60 = saturação superior a 91%. Conteudo de O2 arterial CaO2 = [HbxSaO2x1.36]+[0,0031xPaO2] Oferta de O2 DO2= CaO2xDCx10 O2SAT Relação PaO2/FiO2 P(A-aO2) Atraves da equação do Ar alveolar Determinação da saturação do Oxigenio. Oximetria de Pulso Método: Absorção de luz pela Hb 4 tipos de Hb cada uma absorve quantidade diferente de luz a um dado comprimento de onda. Razões para resultados inacurados: vasoconstricção, esmalte?, luz ambiente fluorescente? Ou excessiva,carboxihemoglobina, DVA (dano),hipotermia, anemia grave. Niveis baixos de saturação (75% a 83% = 8% viés)
3 Indices de Ventilação PaCO2 VCO2= Va x PaCO2 PetCO2 Analise da curva de CO2 em função do tempo Capnograma
4 A to B is post inspiration/dead space exhalation, B is the start of alveolar exhalation, BC is the exhalation upstroke where dead space gas mixes with lung gas, CD is the continuation of exhalation, or the plateau(all the gas is alveolar now, rich in C02).
5 Mecânica respiratória Fundamental a monitorização atraves das curvas de pressão volume e fluxo Medidas Pressão de Pico inspiratorio Pressão de platô Resistencia de vias aereas Complacencia estatica e dinamica Pressão de Platô Paciente sedado ou hiperventilado (IPPV), V fixo pausa insp pelo menos 2s
6 Medida do pressão de Platô Medida de Pressão de Platô Complacencia estatica Cst= variação de volume por unidade de pressão aplicada. VN 60-80ml/cmH2O Cst= VC/platô PEEP Sendo uma medida estatica reflete a complacencia dos pulmões e caixa toracica e não é afetada pela resistencia ao fluxo aereo
7 Diminuição da complacência estática (P. platô elevada) Redução do número de unidades alveolares ventiladas (ressecção, intubação seletiva, pneumonia, atelectasia, edema pulmonar) Restrição da parede torácica Derrame pleural, pneumotórax Restrição torácica pelo abdome (ascite, distensão abdominal, diálise peritoneal) Resistencia das vias aereas Corresponde àoposição ao fluxo de gases atraves do S. respiratório. Rsr= Ppi-Ppt/V insp 4 a 7 cmh2o/l/s Elementos não pulmonares podem contribuir com uma fração consideravel da resistencia total.
8 Complacencia dinamica Cdyn= VC/Pi PEEP Queda na Cdyn pode ser devido a alteração resistiva ou e ou parenquimatosa. Se Cst for normal a alteração de Cdyn deve ser secundaria a aumento de componente de resistencia ao movimento dos gases. (broncoespasmo, obstrução do sistema) Aumento da resistência (Pressão de pico elevada com platô normal) Broncoespasmo Presença de secreção de vias aéreas Obstrução ou acotovelamento da cânula ou cânula pequena Altos fluxos inspiratórios
9 AUTO PEEP Auto PEEP ocorre em pacientes com obstrução das vias aereas que não exalam completamente resultando em alçaponamento de ar que produz pressão positiva ao final da expiração. Pode levar a redução do DC como PEEP externo. Pode ser medido em pacientes Ventilados com o artificio de interromper o fluxo no fimal da expiração antes do inicio do novo ciclo, permitindo a equalização de pressões nas vias aereas e circuito obtendo a pressão no manometro do respirador ou traçado. Medida do PEEPi Pressão Pausa expiratória P via aérea P alveolar Tempo AUTOPEEP
10 Pacientes ventilados candidatos a PEEPi Portadores de obstrução brônquica Pacientes com freq. respiratória alta Sibilancia à ausculta até o fim da expiração Persistencia do fluxo expiratório até o início da nova inspiração Consequencias do PEEPi Aumento do trabalho respiratório Dificuldade de disparo do ventilador pelo paciente Comprometimento da hemodinâmica tanto quanto o PEEP aplicado. ALARMES PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA Nível de ajuste: 50 cmh 2 O (SDRA 40cmH 2 O) Alarmando: Redução da complacência estática Redução da complacência dinâmica Tosse Assincronia
11 ALARMES PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÍNIMA Ajuste: entre a PEEP e pressão de platô Alarmando: Desconexão do respirador da cânula Balonete vazio ou furado Vazamento de ar pelo circuito Fuga aérea por fístula broncopleural ALARMES DO RESPIRADOR VOLUME MINUTO MÁXIMO Nível de ajuste: 30 a 50% acima do vol minuto desejado Significados: Demanda ventilatória aumentada Acidose metabólica Demanda metabólica aumentada (febre, sepse, SIRS, dor) Assincronia Causas potenciais de alarme VC/Ve baixos Perdas no circuito: vazamento no balonete, canula endotraqueal muito alta; vazamento no proprio circuito, fitula BP de alto debito. Em pacientes em PSV: deterioração da complacencia pulmonar; piora do esforço do paciente; redução da FR; PSV inadequada. Em pacientes em PCV: piora da complacencia do sistema respiratório.
12 Monitorando o balonete endotraqueal A pressão do balonete do tubo traqueal deve ser monitorada diariamente e deve ser mantida entre 20 e 34 cmh O (15 e 25 mmhg) afim de não ultrapassar a pressão capilar.
C O F F I T O CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EXAME DE CONHECIMENTO FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ADULTO
C O F F I T O CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EXAME DE CONHECIMENTO FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ADULTO MANHÃ ESPECIALIDADE: FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO LEGISLAÇÃO
CONFLITO DE INTERESSE. Nenhum conflito de interesse relacionado ao tópico dessa palestra. Visão geral
Como diagnosticar e tratar Assincronia Patienteventilator Dra Juliana Ferreira UTI-RESPIRATÓRIA InCor /HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Juliana.ferreira@hc.fm.usp.br