Manual do usuário. Meditec. Medidor de Alta Tensão Universal para Equipamentos de Pintura - PDF
Download "Manual do usuário. Meditec. Medidor de Alta Tensão Universal para Equipamentos de Pintura"
Flávio Castro Beretta
1 Manual do usuário Meditec Medidor de Alta Tensão Universal para Equipamentos de Pintura Data: 03/2013 Rev.:00
2 Índice Índice Pág. INSTALAÇÃO... 2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS... 3 FUNCIONAMENTO... 4 e 5 COMPONENTES INCLUSOS... 6 TERMO DE GARANTIA Meditec
3 Instalação 1. Aterramento Instalação A instalação do Meditec deve ser realizada de conforme os passos a seguir: O primeiro passo a realizar deve ser a conexão do aterramento, elemento de segurança e funcionamento do equipamento. Conecte o cabo terra (verde e amarelo) ( posição 1 ) na bucha de aterramento ( posição 2 ). 2. Alimentação elétrica Para conectar a alimentação elétrica coloque o conector 3 pinos( posição 3 ) no conector do Meditec ( posição 4 ) e aperte a porca do cabo. A alimentação elétrica deve ser de v Liga / Desliga Após ter realizado os passo anteriores pode ligar apertando o botão verde ( posição 5 ) prosseguir com o procedimento de medição. Atenção 4 Como cada procedimento apresenta particularidades, é altamente recomendável que siga as recomendações do manual,sendo que a CETEC não se responsabiliza por qualquer dano humano ou material decorrente de um procedimento inadequado. 2 Meditec
4 Especificações técnicas Especificações técnicas Meditec Pino esfera para medição com pistola Botão Liga/Desliga Funil para medição com psitola Display LCD com avaliação de tensão Fonte de alimentação Bivolt Cabo de aterramento TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VAC ( - 10 % + 10 % ) FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 50 / 60 HZ TENSÃO MÁXIMA SUPORTADA 120 Kv O Meditec é um medidor de alta tensão universal, utilizado na medição de equipamentos para pintura, assim o dono e/ou operador de um equipamento pode garantir seu rendimento e funcionamento do equipamento. Este equipamento deve ser utilizado somente em equipamentos para pintura, sua utilização com qualquer outro produto fora dessa classificação, a Cetec não se responsabiliza por qualquer dano humano ou material decorrente de uma utilização inadequada do equipamento. 3 Meditec
5 Funcionamento FUNCIONAMENTO 1. MEDIÇÃO DE TENSÃO COM PISTOLA. Coloque o funil no tubo ( posição 1 ) em seguida coloque o Pino com esfera ( posição 6 ). Aproxime a pistola ( posição 2 ) com o equipamento ligado e aproxime o eletrodo ( posição 5 ) na esfera de latão ( posição 6 ). É imprescindível que o eletrodo esteja tocando a esfera para que a medição seja realizada corretamente Ligue o Meditec ( posição 3 ) Aperte o gatilho ( posição 4 ). Visualize a medição no display LCD ( posição 4 ) Legenda de avaliação da Medição Importante! Verifique se o Meditec esta aterrado corretamente, já que a Cetec não se responsabiliza por qualquer dano humano ou material causado por uma utilização inadequada. 4 Meditec
6 Funcionamento 2. MEDIÇÃO DE TENSÃO COM O CABO. Coloque o cabo ( posição 1 ) no tubo até fazer o clip de travamento O outro extremo ( posição 2 ) deve ser inserido no tubo da cascata no equipamento É imprescindível que os dois extremos estejam bem encaixados para que a medição seja realizada corretamente Ligue o Meditec ( posição 3 ) Regule o potenciômetro da fonte. Visualize a medição no display LCD ( posição 4 ) Legenda de avaliação da Medição Importante! Verifique se o Meditec esta aterrado corretamente e que as partes em contato com alta tensão estejam limpas, já que a Cetec não se responsabiliza por qualquer dano humano ou material causado por uma utilização inadequada. 5 Meditec
7 Componentes COMPONENTES INCLUSOS A seguir informamos os componentes do Meditec, assim terá maior facilidade e conhecimento sobre o produto. Caso precise repor algum componente, solicite ao seu fornecedor, informando: Item - Quantidade - Descrição - Código Equipamento de medição Meditec ITEM QUANT DESCRIÇÃO RAZÃO DE TROCA CÓDIGO 1 1 Fonte Meditec Digital Fonte de alimentação 12 v Adaptador para cabo terra Cabo terra Funil de medição Pino esfera para medição Cabo AT de medição Meditec
8 Garantia Termo de Garantia Este equipamento está garantido pelo prazo de 12 (doze) meses posto fábrica CETEC SP. (exceto as peças que são consumíveis ) Os serviços de garantia a serem prestados na CETEC posto fábrica, estarão isentos de quaisquer taxa. Caso o cliente solicite a assistência técnica em sua empresa será cobrado o Chamado Técnico e a Hora Técnica. A garantia será concebida pela CETEC, gratuitamente, desde que as peças ou componentes apresentam defeitos de fabricação ou montagem, exceto as peças que são consumíveis e devem ser substituídas. A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados determina o cancelamento automático e a perda da garantia : Defeitos decorrentes de acidentes e agentes da natureza. Inconformidades geradas pela instalação elétrica, ar comprimido ou falta de aterramento. Violações de serviços prestados por terceiros. Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE INSTALAÇÃO. A utilização de peças não originais. Alteração do equipamento ou qualquer característica do projeto original. Violação do lacre durante o prazo de garantia. CERTOS DE SUA COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO 7 Meditec