Compensador de quadratura em tempo real RCU10
Home-Controle de posição e movimento-Leitores laser interferométricos-Produtos de leitores laser com fibra óptica-Compensador de quadratura em tempo real RCU10
Sistemas de compensação para leitura posicional de quadratura em tempo real.
Quando um sistema de interferômetro laser é utilizado em um ambiente sem vácuo, é necessário algum tipo de compensação para manter a exatidão sob condições ambientais variáveis. O princípio da interferometria depende do comprimento de onda da luz laser, um valor que varia de acordo com o índice de refração do ar que a onda percorre.
Variações ambientais de ±1 °C na temperatura do ar, ±3,3 mbar na pressão do ar, ou 50% na umidade relativa causam uma variação de 1 ppm no comprimento de onda e nas medições resultantes.
Os parâmetros de entrada e saída de uma unidade RCU10 são configurados com o software de configuração Renishaw (RCU-CS). O programa pode ser baixado através do link no final desta página.
Exatidão - A compensação do índice de refração para leitores laser, utilizando sensores de pressão e temperatura do ar, aumenta a exatidão para ±1 ppm.
Aumento do rendimento - A compensação da dilatação térmica da peça e estrutura da máquina, utilizando sensores de temperatura do material, aumenta drasticamente a repetitividade do processo.
Flexibilidade - O RCU10 também pode ser utilizado para compensar muitos outros leitores laser e de escala que fornecem sinais de leitura de quadratura digitais.
Configuração dos sistemas RCU10
As opções a seguir devem ser consideradas na definição de seu sistema RCU10:
Unidades de compensação RCU10 estão disponíveis com ou sem sensor de pressão integral (RCU10-PX-XX e RCU10-XX-XX respectivamente)
Para sistemas multi eixos, podem ser conectados até seis RCU10s através de link de comunicação serial de alta velocidade. Se utilizado como parte de um sistema multi eixos, é necessário somente um RCU10-PX-XX.
Sensores de temperatura do ar
Sensores de temperatura do material
Para determinar o número da peça do sistema de compensação necessário para sua aplicação individual, basta inserir suas necessidades nas células cinza do gerador de número de peça RCU10. O programa calculará automaticamente o número da peça necessária, que pode então ser utilizado para solicitar uma cotação ou emitir uma ordem de compra.
Abra o gerador de número da peça RCU10
Características Compensação do índice de refração
Compensação da dilatação do material
Exatidão ±1 ppm*
Formato dos dados Digital - RS422 em quadratura
Analógico - 1 Vpp seno / cosseno
Resolução Digital - variável até 10 nm
Analógico - variável até 20 µm
* mais a maior das 3 contagens de entrada e 1 contagem de saídas digitais e mais um erro dependente da velocidade para algumas saídas analógicas.
Estão disponíveis alguns opcionais extras para serem utilizados com a unidade de compensação de quadratura em tempo real RCU10.
A-8014-0670 Adaptador serial / USB
RCU10-DB-XX Caixa de distribuição de sensor
RCU10-AC-X5 Cabo de sensor blindado (5 metros)
RCU10-AT-XX Transmissor da temperatura do ar
RCU10-MT-XX Transmissor da temperatura do material
Laser RLU
Disponível com configurações de eixo simples ou duplo, a unidade laser RLU consiste em uma fonte laser HeNe (Hélio / Neônio), estabilizador eletrônico, adaptador do cabo de fibra óptica e sistema eletrônico de leitura da posição do eixo.
Cabeçote laser HS20
O cabeçote laser Renishaw HS20 é o principal componente em um sistema de leitor laser interferométrico sem contato para aplicações de leitura de posição linear de eixo longo e alta precisão.
A série REE de interpoladores oferece uma solução "plug and play" simples para baixos níveis de interpolação de sinal, aumentando a resolução do sinal de saída de quadratura digital por um fator maior que 20.