Aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender os Centros de Saúde Agenor Paulo da Silva, Ana Pereira, e Elmar Marcelo Chaveiro Holanda, deste município de Alto Alegre RR, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 15713.230000/1210-07, através de Pregão Eletrônico.
R$ 282.164,61
R$ 450.217,27
ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica – especificações técnicas: equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2d, modo m, modo m anatômico. modo power doppler, modo color doppler, modo doppler espectral e doppler contínuo. modo 2d, console ergonômico com teclas programáveis. tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom read/write, imagem trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. imagem harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. imagem harmônica de pulso invertido. modo m, modo power doppler, modo color doppler, modo dual live: divisão de imagem em tela dupla de modo b + modo color, ambos em tempo real, power doppler direcional. modo doppler espectral. modo doppler contínuo. tissue doppler imaging (tdi) colorido e espectral. modo triplex. pacote de cálculos específicos. pacote de cá18lculos simples. tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens e modo b e modo doppler. divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em modo b, modo m, modo power, modo color, modo espectral, dual - modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. software de análise automática em tempo real da curva doppler. permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. possibilitar armazenar as imagens em movimento, cine loop e cine loop save. pós-processamento de medidas. pós processamento de imagens. banco de palavras em português. monitor lcd com no mínimo 17 polegadas. deve permitir arquivar/revisar imagens. frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. hd interno de no mínimo 500 gb. 04 portas usb no mínimo. mínimo de 03 portas ativas para transdutores. passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4d, conectividade de rede dicom 3.0 (mediastorage, verification, print, storage, storage/commitment, worklist, query - retrieve, mpps (modality performance procedure step), structured reporting). drive (gravador) de dvd-r para armazenamento de imagens e/ou clipes em cd ou dvd regravável, no formato: ou jpeg /avi ou mpegi (padrão windows) ou dicom com visualizador dicom de leitura automática. gravação de imagens em pen drive. impressão direta. pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário, acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: transdutor convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 mhz; transdutor endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 mhz; transdutor linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 mhz; transdutor setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 mhz, acessórios: impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. tensão de acordo com a entidade solicitante.
Adipômetro, operação analógico, material metal, resolução 1 mm, faixa de operação até 60 mm, pressão cerca de 10 g/ mm², tolerância até 0,5 m.
Autoclave horizontal de mesa característica física - especificação câmara de esterilização - aço inoxidável, modo de operação digital, capacidade até 25 litros, acessórios não possui.
Cama elástica proprioceptiva profissional - tipo jump, com 36 molas e estrutura tubular em aço carbono, com pintura epóxi. parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço, proteção lateral em courvin, 06 pés sodados com ponteiras de borracha antiderrapante, aro de reforço lateral, capacidade suportável de no mínimo 180 kg, dimensões mínimas aproximadas: 98 cm de diâmetro, registro na Anvisa.
Câmara para conservação de imunobiológicos a energia solar, especificações mínimas do produto: equipamento horizontal para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar, com carregamento automático por energia convencional de rede (evidenciando apenas que tem múltiplas alimentações), capacidade interna de no mínimo 140 l. gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e trata das quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi, equipamento estruturado e isento de vibrações. gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 2 racks para acondicionamento das vacinas. isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. porta com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico r-134a isento de cfc. painel de comando montado na parte lateral da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. sistema de relatório exportável por pen drive com memória para mínimo 1 ano sem ligação a computadores, sistema discador de telefone, termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâ metros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. filtro contra ruídos eletromagnéticos. dotado com 2 sensores tipo ntc, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca, possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável em apenas um toque, faixa de trabalho de 2° c a 8° c. registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. o equipamento deve ser aliment ado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. o sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel(is) fotovoltaico(s) com suporte de fixação, 1 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete o kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar. garantia mínima: 01 ano instalado e funcionando
Consultório odontológico, material estrutura aço, pintura eletrostática, tipo revestimento pvc s/ costuras, tipo controle cadeira elétrica, 2 pedais, equipo acoplado, bandeja, 2 terminais borden, tipo refletor halógeno, tipo unidade auxiliar cuba, 1 sugador, componente adicional compressor de ar, mocho, caixa transporte, característica adicional portátil.
Eletrocardiógrafo, com cabo de ecg, canais operação interface, computador, conectividade wifi, 12 canais direto no console, ubs. registro na Anvisa.
Escada digital para fisioterapia neurológica e reabilitação ortopédica: material: madeira; dimensão: 1,38 x 0,09 x 0,03m (cx l xa).
Espaldar (barra/escada de ling) em madeira com regulagem.
Exercitador de mãos e dedos, construído em plástico de alta resistência, com capacidade de acondicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global com resistência de 5.0 lbs - 3,2 kg.
Martelo de reflexo material de confecção - aço inoxidável
Oxímetro de pulso portátil; monitor de saturação periférica de oxigênio e pulso periférico com sensores não invasivos do tipo dedo ou multi-site (multiposição). display gráfico de lcd de alta resolução, que apresenta os valores de spo2, freqüência cardíaca e intensidade de sinal captado. faixa de medições: 0%-100%, com precisão de ±2% de 70-100%. pulso de 30-254 bpm com precisão de ±2% bpm. tecla liga/desliga, tecla função para configurações de alarmes, ajustes do display e parâmetros. fonte de alimentação externa de 100/240 v ou 11/2020 v, automático. bateria interna recarregável, com autonomia de funcionamento contínuo de, no mínimo, 16 horas. deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação e recarga, 01 bateria interna recarregável, 01 sensor reutilizável spo2 tipo clip adulto, 01 sensor reutilizável spo2 tipo clip infantil/neonatal. possuir registro Anvisa e certificação do inmetro.
Detector fetal digital portátil para monitoração de frequência cardíaca fetal, sensibilidade a partir de 10 semanas, no mínimo com transdutor de, no mínimo, 02 mhz, alojamento para transdutor, autofalante embutido, gabinete em abs. display em lcd com mostrador digital, apresentação de frequência cardíaca fetal (fcf) na tela, faixa de medição fcf de no mínimo 60 a 210 bpm, controle de volume; saída para fone de ouvido, desligamento automático quando não utilizado, com botão liga/desliga, com indicador de nível de carga de bateria na tela, bateria recarregável, com carregador de bateria ou cabo para recarregar. registro Anvisa.