Audio Forum • Exibir tópico - Medição acústica
Título: Medição acústica
Enviado: 31 Out 2007, 11:52
Registrado em: 31 Out 2007, 11:45
Gostaria perguntar quais os software e/ou equipamentos de áudio vocês usam em suas medições acústicas (em aula ou projetos). Caso seja um software, que interface (ou placa de som) vcs usam ou recomendam?
Enviado: 04 Nov 2007, 18:21
Tomas, normalmente utilizamos o SMAART Live da EAW: http://www.eaw.com/products/software/EAWSmaart/
Utilizamos um microfone de medição como o EARTHWORKS série M. Os mics de medição são condensadores omni-direcionais, de cápsula pequena, com resposta bastante flat no espectro audível e além dele.
Recomendamos que os cabos e a interface de áudio sejam de boa qualidade - baixo piso de ruído, resposta plana e larga faixa dinâmica sem distorção. Muitas vezes utilizamos uma RME Fireface e cabos MOGAMI, mas há muitos outros excelentes para medições precisas. Normalmente as interfaces que acompanham PCs e Notebooks não servem para uma medição confiável.
Legal que você colocou esse tópico, pois uma boa medição acústica vai muito além do equipamento utilizado. O desafio está em saber o que e como medir, além de interpretar os dados corretamente.
Enviado: 06 Nov 2007, 18:50
Você mostrou equipamentos de medição na aula, falou deles, mas n sei onde anotei os modelos indicados por você.
Nunca fiz medição e quero logo passar pela exepriência. Você pode indicar algum modelo bom e barato para iniciantes?
Enviado: 07 Nov 2007, 01:14
Bom e barato não costumam caminhar juntos hehehehe !
Para iniciar as experiências de medições, sugiro um microfone omni-direcional, condensador, de preferência com cápsula pequena. Quanto mais flat, melhor. Às vezes o fabricante fornece um gráfico da resposta de frequência.
Os dois procedimentos básicos de medição seriam:
1. Curva de transferência do sistema sala+monitores+microfone comparado ao sinal original
2. A resposta do impulso.
Se não tiver uma cópia de um pacote de SW de medição, uma das soluções de eficácia razoável para se obter a curva de transferência seria gravar o sinal captado na sala e comparar com o sinal original, utilizando plugins analisadores de espectro. Para isso, você pode achar interessante inverter a fase do sinal gravado e somar com o sinal original, alinhando as trilhas no tempo cuidadosamente.
Enviado: 07 Nov 2007, 01:39
Registrado em: 01 Nov 2007, 07:49
Localização: Embú
Olá Dennis, qual o procedimento para executar esse tipo de medição para correção; monitor (de qualidade) dentro do ambiente emitindo ruído? E o microfone, em que posição? Deve-se fazer a medição em vários pontos? Uma sala equilibrada terá resultados homogêneos com microfone e caixas posicionados em locais aleatórios? Essa minha dúvida de posicionamento é preciosismo? microfone/software devem ser calibrados?
Essa lista está ótima!!!!
Enviado: 07 Nov 2007, 17:35
Sim, o normal é emitir algum ruído conhecido que cubra todo os espectro, como por exemplo ruído rosa.
Como disse acima neste tópico, o difícil de uma medição é justamente como fazê-la e interpretá-la...
Dependendo da situação, vc pode escolher medir em apenas um ponto ou em vários, interpretando as variações de um local para outro. Se for escolher alguns pontos, procure variar as alturas e distâncias das paredes para cobrir pontos bem distintos. Assim, através da análise dos dados, vc consegue descobrir se os problemas são decorrentes da geometria, do tratamento acústico, da medição etc.
Lembre-se que a posição dos monitores influencia muito a resposta da sala.
Uma sala "equilibrada" não significa necessariamente que terá resultados semelhantes em todas as posições. Isso, em teoria, é verdade para uma sala totalmente difusa. No entanto, não é um tipo de sala de fácil construção e nem de desejável para a maioria das aplicações (gravação, mixagem etc.)
Para medições mais precisas, a calibragem do microfone+cabo+interface é importante.
Enviado: 26 Nov 2007, 11:19
Registrado em: 26 Nov 2007, 09:33
O que vc me diz destes softwares distribuídos gratuitamente na Internet? Vc conhece o imPULSE Lite 1.5? Esse me parece razoável... pelo preço...
AES 47031
ABPÁudio 1040298
Enviado: 26 Nov 2007, 13:52
Não conheço esse software em particular....
Mas já testeis alguns gratuitos e muitos deles podem quebrar um bom galho para alguns tipos de testes e alinhamentos.
Da mesma forma que pacotes DAW para gravação / sequencer / mixagem, eu acho que no final das contas a intimidade com o Software acaba pesando mais do que o fato de ele possuir determinado recurso ou não, se é popular ou pouco conhecido... desde que tenha um certo nível de confiabilidade.
Já participei de medições com bons resultados, sem usar nenhum pacote especial de software. Às vezes somente gravar a resposta do sistema+sala com um bom microfone já nos ajuda a tirar conclusões e planejar correções satisfatórias. O áudio pode ser analisado com calma depois, fora do local da medição, usando por exemplo um RTA preciso e filtros de oitavas.
cdaudiocursos
Título: Re: Medição <strong>acústica</strong>
Enviado: 01 Dez 2008, 14:02
Registrado em: 24 Nov 2008, 09:09
que software eh esse?
Enviado: 01 Dez 2008, 17:54
Olá cdaudiocursos,
Não entendi sua pergunta....vc se refere ao software mencionado pelo David? Nunca utilizei, também não conheço.