Fotômetro Sekonic - medição em EV - Lentes & Lentilhas
O fotômetro Sekonic tem a função de medição em EV (valor de exposição)
O Julio Cezar almeida assistiu o nosso vídeo no Youtube e perguntou:
Qual a função do controle EV no l 308 S?
Julio Cezar Almeida
Para responder a essa pergunta, precisamos voltar no tempo e entender como era feita a medição da luz nos tempos da fotografia analógica.
Lumens e Lux – unidades de medida de luz
Imagine uma lâmpada incandescente de, por exemplo 70 Watts de potência. Sabemos que potência é uma taxa de conversão de energia. Portanto, ela consegue converter energia elétrica em luz (e calor) a uma taxa de 70 Joules por segundo.
Mas, quanta luz essa lâmpada consegue irradiar? Para quantificar o fluxo luminoso, ou seja, o brilho da lâmpada, usamos o Lumen, uma unidade de medida do Sistema Internacional.
Na tabela abaixo você pode ver alguns modelos de lâmpada e sua intensidade em Lumens:
Brilho (Lumen) Incandescente Halógena LFC LED
90 12-15 W 1W
270 25W 18W 5-6W 3W
360 30W 25W 7-9W 4W
450 40W 35W 9-13W 6-9W
800 60W 42W 13-15W 8-12W
1100 75W 18-23W 13-15W
1600 100W 70W 25-30W 16-20W
2600 150W 30-52W 25-28W
Já a iluminância é a grandeza que define como a luz se distribui em um ambiente, e é dada em Lux. Um Lux equivale a um Lumen por metro quadrado.
Para medir a iluminância de um ambiente usamos um instrumento chamado Luxímetro.
Luxímetro analógico
Mas, o que tudo isso tem a ver com a fotografia?
Fotometria analógica
A partir da medição de luz de um luxímetro, o fotógrafo sabia qual era o fluxo luminoso de um ambiente.
Sabendo qual era a sensibilidade do filme, o fotógrafo podia determinar quais eram os valores ideais de diafragma e tempo de exposição para uma fotometria correta, usando uma tabela como esta:
TABELA DE EXPOSIÇÃO EM LUX (PARA ISO 100)
Com o tempo, os fotógrafos perceberam que algumas cenas seguiam um padrão e tinham o mesmo fluxo luminoso. Então, para facilitar, criaram a escala de Valores de Exposição, com a unidade em EV que conhecemos hoje:
EV Exemplo
0 Ruas muito escuras, becos
1 Ruas pequenas
2 Ruas médias e skyline de cidades
3 Avenidas e monumentos
4 Avenidas muito iluminadas
6 Evento mal iluminado
7 Evento medianamente iluminado
8 Evento bem iluminado
9 Grandes feiras de negócios
12 Dia nublado pré-chuva
16 Dia nublado
17 Dia parcialmente nublado
18 Dia de sol
19 Sol aberto no verão, praia ou neve
Por causa dessa escala padronizada era possível prever a exposição para determinada situação de iluminação, como a bem conhecida regra Sunny 16.
Em resumo, primeiro o fotógrafo fazia a medição da cena em EV's e depois, baseado na sensibilidade do filme, determinava qual a melhor combinação de diafragma e tempo de exposição a partir de uma tabela com esta:
tabela de valores EV (para ISO 100)
No vídeo abaixo , feito pelo Antônio Neto do canal Câmera Velha, você pode ver como era feita a fotometria a partir de um fotômetro analógico:
Fotometria com fotômetro analógico
O EV na câmera digital
Já nas câmeras digitais, o fotômetro interno possui uma escala em EV's que é relativa ao padrão cinza médio.
Ou seja, se o fotômetro da câmera indica EV 0, quer dizer que a cena tem brilho igual ao cinza médio. Valores positivos indicam uma cena mais clara. Já os valores negativos indicam uma cena mais escura que o cinza.
fotômetro de uma câmera digital
Fotômetro Sekonic e a medição em EV
Agora que entendemos toda a teoria por trás dessa medição, podemos concluir que o fotômetro Sekonic faz a medição primeiro em EVs e, a partir dessa medição, faz os cálculos do diafragma baseado no tempo de exposição e sensibilidade ISO informados.
Como essa medição em EV's é necessária, o fotômetro Sekonic disponibiliza este valor ao usuário no modo de medição de luz contínua. Dessa forma, você pode usar a tabela de EV's para calcular a combinação de diafragma e tempo de exposição necessários para cada valor de sensibilidade ISO.
Medição em Lux para o fotômetro Sekonic L308-X
Se você tem o modelo de fotômetro Sekonic L308-X, ele possui uma função adicional, que é a medição em Lux ou em pés/candela. Para habilitar essa função siga os passos abaixo:
Medição de fluxo luminoso no fotômetro Sekonic L308-X
Entre no modo de configuração personalizada
Desligue o fotômetro e, em seguida pressione o botão Mode. Com o botão Mode pressionado, ligue novamente o seu fotômetro.
Com as setas para cima e para baixo, selecione o modo CS3. Pressionando o botão Mode você altera a unidade entre NONE (nenhum), L (Lux) ou FC (pés/candela)
Selecione o modo de vídeo
Como as setas para cima e para baixo, navegue até a opção CS1. Pressione o botão Mode para selecionar o modo de vídeo (Hd_C) e reinicie o seu fotômetro Sekonic L308-X.
Ative a medição de fluxo luminoso
Pressione o botão Mode para alternar entre o modo de fotometria convencional, a taxa de quadros por segundo do vídeo (f/s) e o modo de medição de fluxo luminoso. No display vai aparecer a unidade selecionada L (lux) ou fc (pés/candela).
Faça uma medição
Aponte a luminosfera para a fonte de luz e pressione o botão de medição para obter a leitura.
Vimos aqui que a função de medição em EV's do fotômetro Sekonic tem por objetivo gerar um valor de referência para ser consultado em uma tabela onde é possível determinar o diafragma e o tempo de exposição, baseado na sensibilidade ISO utilizada.
Fotômetro Sekonic - Medição em EV
Assista ao nosso vídeo no Youtube
Se quiser entender melhor sobre as unidade de medidas de luz, acesse este site:
https://www.powerlume.com.br/lumen-candela-e-lux-conceitos-basicos/
Sekonic L-308S – Modo Avançado
« Previous Post Velocidade do obturador e comprimento focal Next Post » Iluminação cruzada com flash dedicado