Recomendações Utilização Termorresistência Pt-100 | Dicas de Instalação
• Recomendações para Utilização e dicas de Instalação da Termorresistência Pt-100
Recomendações Utilização Termorresistência Pt-100
13) Ainda no assunto tubulação, recomendamos nunca colocá-los perpendiculares ao sentido do fluído, a famosa posição "de bico", pois o fluxo pode se abrir pela extremidade da bainha, e não aquecer por inteiro a região sensora. É conveniente saber que tais problemas sempre são detectados, pois a temoeratura medida nunca atige o ponto certo; ficará sempre abaixo, devido ao problema de posicionamento.