Manuela Campolina maio 17, 2021 2 comentários Manutenção Elétrica, Uncategorized
A linha PQM da Sonel, composta pelos analisadores de qualidade de energia elétrica portáteis PQM 702, 703, 707, 710 e 711, é ideal para setores da indústria de energia e manutenção de instalação em plantas industriais, bem como para profissionais que oferecem serviços de análise de rede.​
Separamos 10 das dúvidas mais perguntadas pelos usuários da linha, confira:​
1) Os usuários devem atualizar o software dos instrumentos da série PQM?
O software interno (firmware) dos dispositivos e o software de PC devem ser atualizados regularmente, pois as atualizações ajudam a remover erros encontrados e introduz novas funcionalidades. Quando o firmware for atualizado, confira se uma nova versão do software Sonel Analysis também está disponível (e vice-versa). Se sim, realize ambas as atualizações.
2) Como exportar os dados do software Sonel Analysis para um arquivo CVS ou PDF?
Selecione o bloco de dados e selecione "User Report" de "Reports", na janela "Measurement".
3) O alcance e precisão da medição e corrente aumenta ao fazer duas voltas com uma sonda flexível em um condutor?
Usando duas voltas, aumentamos a precisão da medição de corrente, mas, ao mesmo tempo, reduzimos o alcance de medição pela metade do valor da corrente nominal.
4) Os analisadores podem ser usados ao ar livre?
Sim. Quase todos os analisadores Sonel têm um design de caixa apropriado com estanqueidade IP65. O analisador PQM-707 é uma exceção, pois é dedicado a medições internas e externas em um dia ensolarado.
5) O que ter em mente durante registros com analisadores PQM?
Há vários elementos a se lembrar antes e depois de começar o registro de dados. Abaixo, segue a lista dos itens mais importantes que não devem ser esquecidos:
Configuração correta dos parâmetros gravados. Escolher o tipo correto de rede e outros parâmetros determinam que tipo de dados serão gravados.
Para uma medição correta, use grampos adequados conectados na direção da corrente que flui "para o receptor", como indicado na seta do grampo.
Conectar os cabos de tensão e grampos de corrente de um canal na mesma fase.
Escolher a configuração correta no analisador.
Verificar data e hora do dispositivo.
Verificar a conexão (mensagens de erro) e gráficos fasoriais.
Se possível, realizar um registro de teste e ler os resultados.
Se todos os pontos acima tiverem sido completados, pode-se iniciar o registro corretamente.
6) Quanto tempo os analisadores aguentam sem recarregar a bateria?
Isso depende to tipo de analisador, do número e módulos conectados, condições ambientais e outros. Generalizando, o tempo de funcionamento é:
PQM-700: mínimo 6 horas;
PQM-701 (Z, Zr): mínimo 5 horas;
PQM-702/710: mínimo 2 horas;
PQM-703/711: mínimo 1 hora e 30 minutos;
PQM-707: mínimo 4 horas.
7) Como ler dados em tempo real?
Para ler dados em tempo real, selecione a opção Live Mode do menu principal do analisador no software Sonel Analysis. Após selecionar essa função, as leituras medidas ao vivo pelo analisador conectado aparecerão. Se o analisador não estiver conectado ao software, o procedimento de conectá-lo via cabo USB ou ligação wireless será realizada automaticamente.
No medidor PQM-707, todas as leituras com gráficos ao vivo podem ser visualizadas diretamente no visor do medidor, sem a participação do software Sonel Analysis.
8) Como gerar um relatório de conformidade padrão?
Para gerar um relatório de conformidade padrão, o registro como dados normativos deve ser carregada para o Sonel Analysis. Então, na janela Measurements, clique no botão Reports, e selecione Report according to standard.
Se o registro carregado não tiver dados normativos, a opção Report according to standard estará inativa (em cinza).
9) É possível gravar dados de várias configurações simultaneamente?
Só é possível registrar parâmetros de rede de acordo com uma configuração a cada vez. Analisadores Classe A (PQM 702 (T,A) / 703 / 710 / 711) são exceções, já que permitem gravações simultâneas de parâmetros de acordo com duas configurações diferentes (configuração do usuário e configuração padrão).
10) O que são harmônicos?
A tensão de alimentação CA e a corrente de carga resultante na rede de 50Hz têm um componente fundamental sinusoidal da mesma frequência. No entanto, dependendo da não-linearidade do receptor e de muitos outros fatores, a forma real da corrente pode não se parecer com uma senóide. No entanto, ele pode ser substituído por um conjunto de correntes componentes com frequências que são múltiplos naturais da frequência fundamental. Cada uma dessas correntes influencia a rede de alimentação de forma diferente, criando harmônicos na tensão. Esses harmônicos de tensão adicionais alimentam todos os dispositivos conectados a esta rede. Desta forma, cada dispositivo alimentado por esta rede pode (geralmente desfavoravelmente) afetar a operação de outros dispositivos.