CEP: - PDF
Download "CEP: 13209-002 e-mail: rciuccio@hotmail.com. e-mail: athosjf@gmail.com, rqua10@gmail.com"
Mateus Pinhal Fartaria
1 Universidade Federal de São João Del-Rei MG 26 a 28 de maio de 2010 Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia Análise de Elementos Finitos Aplicado ao Desenvolvimento de Produtos em Implantodontia Fundamentos Teóricos e Estudo de Caso. R.L. Ciuccio 1 ; A.J. Filho 2 ; R.V. Quadrelli 2 ; 1 Faculdade Politécnica de Jundiaí FPJ Jundiaí, SP CEP: SIN Sistema de Implante São Paulo, SP Resumo. Neste trabalho é apresentado o estudo para análise de Elementos Finitos aplicado ao desenvolvimento de produtos em implantodontia com fundamentos teóricos e estudo de caso. O objetivo principal deste estudo é demonstrar quais são os conceitos envolvidos na Análise de Elementos Finitos aplicado a implantodontia e apresentar um estudo de caso. A técnica utilizada neste estudo é o Método de Elementos Finitos (MEF) que consiste num método genérico para solução de equações matemáticas que descrevem fenômenos físicos em Engenharia. A análise de MEF utiliza o software de desenho 3D, simulando nossos estudos. Os resultados apresentados servirão de referência para futuras pesquisas relacionadas à implantodontia. Palavras chaves: IMPLANTES DENTÁRIOS, MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS, RESISTÊNCIA MECÂNICA, BIOMECÂNICA.
2 1 INTRODUÇÃO A pressão cada vez maior por prazos e custos menores e o aumento simultâneo dos requisitos para o desenvolvimento de produtos na implantodontia justificam o fato de que a importância da chamada virtual crescerá significativamente na indústria de produtos odontológicos nos próximos anos. Os métodos convencionais de desenvolvimento do produto no campo de implantes metálicos são crescentemente acompanhados, ou completamente substituídos, por técnicas de simulação modernas. Eles são aplicados desde a execução do projeto do implante dentário, com destaque para a identificação de pontos fracos, montagens de conjuntos, propriedades físicas, etc. O Método de Elementos Finitos é uma importante ferramenta computacional para executar cálculos que na prática seriam muito difíceis ou mesmo impossíveis de serem resolvidos de forma analítica. O MEF apresenta atualmente um nível de desenvolvimento que permite sua utilização por diversas áreas de engenharia e de projetos. Trata-se de uma importante técnica de análise de estruturas biomecânicas, a versatilidade deste método torna possível avaliar de maneira rápida e precisa o comportamento mecânico e fazer uma previsão da resistência à fratura dos materiais, normalmente empregados nas restaurações, Rubin, (1983). Segundo Bränemark (1977), ao longo das últimas décadas, com o uso de implantes dentários em pacientes parcialmente desdentados, inclusive em substituições unitárias de dentes, está ocorrendo uma revolução na reabilitação estética e funcional, além de, devolver a auto-estima a muitos pacientes. O objetivo principal deste estudo é avaliar por meio de programa de método de elementos finitos (MEF), a aplicação no desenvolvimento de produtos ligado a implantodontia. Os pontos de maior tensão em cada peça devem ser localizados e seus valores determinados. Os campos de tensões gerados são comparados com dados experimentais. 2 MATERIAIS E MÉTODOS A metodologia empregada nesta pesquisa científica de caráter exploratório foi desenvolvida, a partir de testes experimentais e simulação computacional. Os métodos biomecânicos de investigação em implantodontia consistem em sua maior parte na análise do estado de equilíbrio do corpo, ou seja, após estes testes faremos à inserção deste implante em uma mandíbula de porco, simulando condições reais de uso. 2.1 Modelamento da Geometria Na análise de elementos finitos, utilizaremos um software de desenho 3D, com utilização específica do módulo de elementos finitos para geração da geometria e a malha. Para gerar estes dados utilizaremos um computador com as seguintes características: Processador PENTIUM 4 HT 3,2GHz com 2Mb de memória cachê, EM64T (64bits) e barramento de 800Mhz soquete LGA775, com cooler especial. O método dos elementos finitos, para um dado caso de estrutura real, pode ser resumido nos seguintes passos: modelagem geométrica onde é criado um modelo matemático (geométrico) do objeto em estudo, tipicamente, isto é realizado em um programa de computador, conforme observado nas figuras 1 a 3. modelagem por elementos finitos que subdivide o modelo geométrico em elementos interconectado por seus pontos nodais ou nós, os quais se encontram no sistema de coordenadas X, Y, Z. Os conjuntos resultantes dos materiais são características e
3 propriedades de cada tipo de material. No caso utilizaremos o titânio comercialmente puro e o aço inox para fins cirúrgicos. definições do ambiente, nesta fase são conferidas ao modelo matemático as condições de fixação e carregamento, que simulam o modelo físico real, conhecido também por condições de contorno. a etapa de análise ocorre com o calculo dos resultados (deslocamentos, tensões e deformações), ou seja, as respostas do modelo às solicitações de maneira estática. a verificação dos resultados permite apresenta-los em forma de gráficos ou tabelas. Figura 1 Modelo geométrico utilizado para análise computacional. A figura 2 ilustra a modelagem do micro parafuso ortodôntico e sua chave de fixação, onde são mostradas as principais características geométricas do conjunto. (a) micro parafuso (b) conjunto Figura 2 (a) Modelo dos parafusos e (b) conjunto. Figura 3 - Implante Zigomático com câmara apical com oblongo de 1,5mm. 2.2 Propriedades dos Materiais Todos os implantes utilizados nos ensaios foram fabricados em titânio comercialmente puro grau 2, cujas composições químicas médias e as principais propriedades mecânicas são mostradas nas tabelas 1 e 2. Tabela 1 Composição química do titânio comercialmente puro Grau 2 recozido (NBR ISO , 2001). Limites máximos de Composição % N C H Fe O Ti 0,03 0,10 0,0125 0,30 0,25 Balanço
4 Tabela 2 Propriedades mecânicas do titânio comercialmente puro Grau 2 recozido (NBR ISO , 2001). Limite de resistência (Mpa) Limite de escoamento (Mpa) Alongamento (%) Na tabela 3 é mostrada a composição química do titânio grau V, material empregado na fabricação dos micros parafusos ortodônticos. Tabela 3 Composição química do titânio (ASTM F136-02). Limites máximos de Composição % N C H Fe O Al V 0,02 0,02 0,0020 0,10 0,02 0,40 0,15 Na tabela 4, é apresentada a composição química do aço inoxidável AISI 420, material empregado na fabricação da chave de fixação do micro parafuso ortodôntico. Tabela 4 Composição química do aço inoxidável (NBR 5601). Limites máximos de Composição % C Si Mn Cr Mo V +N 0,54 0,45 0,40 17,30 1,10 0,10 O levantamento das propriedades físicas e mecânicas de cada estrutura constituinte do modelo foi realizado com base nas normas ASTM F136-2 e NBR Na tabela 5 são apresentados os valores destas propriedades. Realizaram-se medidas de dureza Rockwell na escala C. Para medição de dureza Rockwell foi utilizado um durômetro de bancada Pantec modelo RASN/RS e empregada uma carga de 15 Kgf. Foram realizadas no parafuso 5 medidas, a partir das quais obteve-se um valor médio de dureza Rockwell (HRC). Tabela 5 Propriedades dos Materiais. Material Resistência a Tração (min) MPA Limite de Escoamento (min) MPA % Alongamento (min) Titânio F Aço Inox Para validação dos resultados de elementos finitos, compara-se os mesmos com os resultados experimentais feitos com torquímetro digital portátil modelo TQ-680 CÓD da marca Instrutherm.
5 3 RESULTADOS Na figura 4, é observada a distribuição das tensões de von Mises na montagem do implante com a chave de transporte. Figura 4 Distribuição de tensão (von Mises). Analisando-se o tipo de falha de ruptura entre o corpo de prova e a análise elaborada pelo software de simulação com método de elementos finitos, encontramos o mesmo ponto de ruptura figura 5. Figura 5 Representação dos implantes sem e com fratura (ponto de ruptura). No gráfico da figura 6 é mostrada a distribuição das tensões de von Mises, na montagem do micro parafuso ortodôntico com a chave de fixação e transporte. Figura 6 Resultado da Análise de distribuição da tensão em von Mises.
6 Os valores obtidos durante o ensaio de torque estão apresentados na Tabela 6. Na Figura 7 são mostrados os corpos de prova e a chave de fixação após o ensaio de torque. Tabela 6 Valores de Torque de Ruptura. Amostra Torque Ruptura (N.cm) 1 23,6 2 23,1 3 24,2 4 23,5 5 24,6 6 22,6 7 24,8 8 23,5 9 22,8 Média 22, Desvio Padrão 0,77 Para os testes de torque, a chave de fixação resistiu a 10 ensaios de torque, em média, sem que nenhuma deformação fosse percebida (figura 7b). (a) micro parafusos (b) chave de fixação Figura 7 Corpos de prova após o ensaio de Torque (a) e chave (b). Os valores de dureza Rockwell (HRC) foram de (29,00 ± 0,84). Não existe um valor de dureza normalizado para este material. Esta simulação considerou a aplicação de uma força de 120 N.cm. A escala de cores evidencia que nenhum ponto atingiu a tensão de escoamento do material (valor indicado pela seta), ou seja, não acorrem deformações permanentes, conforme figura 8. Figura 8 Implante zigomático ensaiado no software. Na figura 9, nota-se o implante zigomático ensaiado nas mesmas condições de simulação.
7 Figura 9 Implante zigomático ensaiado experimentalmente. 4 DISCUSSÃO Na figura 4, os maiores valores estão localizados sob os pontos de aplicação do torque, havendo maiores concentrações após o hexágono da chave de transporte. O primeiro resultado é o Fator de Segurança (Factor of Safety - FOS) que compara a intensidade de escoamento do material para as tensões reais. Nesta distribuição de tensão, notamos que o fator de segurança (FOS) maior que 1.0 indicamos que o material naquele local ainda não escoou que está representado pela cor azul. A cor vermelha mostra que o fator de segurança é menor que 1.0, indicando que o material naquele local escoou e que o projeto não é seguro. No intervalo entre o vermelho e o azul, temos um fator de segurança igual a 1.0, indicando que o material naquele local acabou de iniciar o escoamento. A comparação entre as figuras 4 e 5 mostram a semelhança entre o ensaio computacional e o ensaio de torque no conjunto implante e chave. No estudo entre o parafuso ortodôntico e a chave, notamos na figura 6, que o ensaio computacional mostra um torque de 20N.cm, mostrando o ponto de maior esforço no conjunto. A relação entre o ensaio de torque realizado mostra que a média é de 22,8N.cm na ruptura do parafuso conforme figura 7. 5 CONCLUSÕES Dentro da metodologia empregada neste estudo e com base na análise dos dados é possível concluir que é possível constatar que a determinação antecipada das propriedades mecânicas na criação de uma ferramenta confiável para o projetista como para a garantia do produto final. A relação de comparação dos resultados entre os dados experimentais de torque e o método de elementos finitos fica em torno de 3%. Verifica-se que o método de elementos finitos pode ser utilizado para uma avaliação prévia do comportamento da resistência mecânica dos modelos envolvidos. É possível evitar desperdício, ciclo de tentativa e erro. A interação entre as áreas de Engenharia e Odontologia é fundamental para uma execução e interpretação correta dos resultados aplicados dentro deste campo de estudo. Agradecimentos Os autores agradecem a SIN Sistema de Implante por ter fornecido as amostras, as instalações e equipamentos necessários à realização deste trabalho.
8 6 BIBLIOGRAFIA ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma NBR ISSO Implantes para Cirurgia - Materiais Metálicos. Maio ASTM F Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy For Surgical Implant Applications. ASTM F543:2002 Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Boné Screws. Brånemark, P.-I., Hansson, B.O., Adell, R., Breine, U., Lindström, J., Hallén, O. and Öhman, A., 1977, Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw: experience from a 10-year period, Scand J Plast Reconstr Surg Vol. 16(suppl), pp Brunski, J., 1988, Biomaterials and Biomechanics in Dental Implant Design, Int J Oral Maxillofac Implants, Vol.3, pp Callister, Willian D. - Engenharia e Ciência dos Materiais - Livros Técnicos e Científicos Editora RITTO, A.K., KYUNG, H.M. Solutions with Micro Implants. Ortodontia Journal 8:6-13; Rubin, C., 1983, Stress Analysis of the human tooth using a three-dimensional finite element model, J. D. Res., V. 62, p Speck, H.J., Proposta de método para facilitar a modelagem sólida (CAD) para empresas de engenharia de pequeno e médio porte. Tese de Doutorado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Zienkiewics, O. C., Taylor, R. L. Finite Element Method, Solid Mechanics. Butterworth Heinemann, v. 2, Zeid, I. Mastering CAD/CAM, New York: Ed. Mac Graw Hill, 1ª ed., DIREITOS AUTORAIS Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.
Comparação de resultados obtidos de testes experimentais com método de elementos finitos aplicados ao desenvolvimento de produtos em implantodontia
Comparação de resultados obtidos de testes experimentais com método de elementos finitos aplicados ao desenvolvimento de produtos em implantodontia Comparison of results obtained from experimental tests
5" Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia 2" Congresso de Engenharia de Moça111bique Maputo. 2-4 Setembro 2008 Artigo REF: 36A009 INFLUÊNCIA DO OSSO TRABECULAR NO COMPORTAMENTO BIOMECÂNICO DE UMA MANDÍBULA
Aplicação do processo de conformação mecânica laminação a frio em parafusos de fixação de próteses dentárias
Aplicação do processo de conformação mecânica laminação a frio em parafusos de fixação de próteses dentárias Application of the process of forming a cold rolling mechanics in screws fixing prostheses dentals
DETERMINAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS MECÂNICAS ATRAVÉS DE ENSAIOS ESTÁTICOS DE TORQUE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS
DETERMINAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS MECÂNICAS ATRAVÉS DE ENSAIOS ESTÁTICOS DE TORQUE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS Ricardo Luiz Ciuccio, Faculdade SENAI Roberto Simonsen, ricardo.ciuccio@sp.senai.br
Desenvolvimento de Metodologia para Modelagem e Avaliação Estrutural de Componentes de
Desenvolvimento de Metodologia para Modelagem e Avaliação Estrutural de Componentes de Hidrogerador para Diagnóstico de Defeitos e Extensão de Vida Útil E.C.N. Silva, F.Buiochi, J.C.Adamowski, R.C.Carbonari,