Proteção : IP-40 Display: LCD, 6 dígitos mais sinal ( ) Inclui riscador, grampo e 1 bateria - PDF Download grátis
Download "Proteção : IP-40 Display: LCD, 6 dígitos mais sinal ( ) Inclui riscador, grampo e 1 bateria"
Manuella Maria do Carmo Peres Braga
1 ZERO/ABS PRESET +/- ON/OFF HOLD Calibradores Traçadores de Altura Digitais Modelo de duas colunas e com ou sem saída de dados para CEP. Ajuste de zero por um simples toque no botão. Através do botão PRESET, podemos ajustar o valor desejado no visor. Altamente versátil e com múltiplas funções. Série até até Funções ZERO HOLD PRESET ABS Saída de dados in/mm Proteção : IP-40 Display: LCD, 6 dígitos mais sinal ( ) Inclui riscador, grampo e 1 bateria Acessóros Opcionais Sensor eletrônico Cabo de comunicação (1 m) Cabo de comunicação (2 m) Acessórios de Consumo 05SAA217 Bateria CR Capa (300 mm) Capa (600 mm) Capa (1000 mm) Capacidade Código Resolução Exatidão a b c d H Peso pol/mm pol/mm mm mm mm mm mm mm kg 0-12/ *.0005/0,01 ± 0, ,7 0-18/ *.0005/0,01 ± 0, ,7 0-24/ *.0005/0,01 ± 0, ,5 0-40/ *.0005/0,01 ± 0, ,8 0-12/ /0,01 ± 0, ,5 0-18/ /0,01 ± 0, ,7 0-24/ /0,01 ± 0, ,5 0-40/ /0,01 ± 0, ,8 * Sem saída de dados H Riscadores e grampos, veja página 103 Acessórios opcionais, veja página / 631/ 632 / 370/ 371/ / 373 Modelos em polegada sob consulta 100
2 ON/OFF ORIGIN ZERO/ABS HOLD DATA Funções Série 570 ORIGIN DATA/HOLD ZERO/ABS in/mm Saída de dados Calibradores Traçadores de Altura Digitais - HDS Visor LCD de 6 dígitos grandes (10x3,8mm) com alto contraste que permite uma leitura rápida e exata. Novo design, moderno e inovador. Uma vez programada, a origem da escala ABSOLUTE permanece como posição de referência absoluta até que bateria seja trocada. Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Aumento nas dimensões da coluna possibilitaram melhorar a rigidez e aumentar a exatidão. O traçador de altura com a melhor relação custo x benefício. Inclui bateria, riscador e grampo Série 570 Acessórios Opcionais Cabo de comunicação (1 m) Cabo de comunicação (2 m) Acessórios de Consumo Bateria SR44 Novos Modelos HDS-300mm 15 HDS-600mm 35 Modelos Antigos 12 HDS-600mm HDS-300mm 9 Capacidade Código Resolução Exatidão L a b c Peso pol/mm pol/mm mm mm mm mm mm kg 0 12/ /0,01 ± 0, ,6 4,6 0 18/ /0,01 ± 0, ,1 5,9 0 24/ /0,01 ± 0, ,1 6, Riscadores e grampos, veja página 103 Acessórios opcionais, veja página Modelos em polegada sob consulta 101
3 Acessórios Opcionais para Calibradores Traçadores de Altura Dipositivo para medição de profundidade Esse dipositivo serve para medição de canais de profundidade de furos entre degraus e outras peças. Dispositivo para medição de profundidade com ponta de contato esférica feita em aço. Suporte da haste com seção de 9x9 mm. Pontas de contatos substituíveis. Diâmetro mínimo do furo: 5,5 mm Profundidade máxima de medição: 80 mm Sensor de contato Para medições com exatidão utilizando o calibrador traçador de altura sobre desempeno de granito. Uma luz vermellha de controle acende quando o riscador toca a peça. Isso permite controlar a força de medição, evitando forçar o conjunto e melhorando a exatidão. 2 suportes magnéticos: Ø 35 mm Alimentação: Bateria MR 44 (2 unid.) (Acessório Opcional) Comprimento do cabo: 1,5 m (Ø 1 mm) Peso: 60 g A profundidade t será medida Encostando na superfície mais alta. Zere o visor quando a luz de controle acender Encostando na superfície abaixo. Leia o valor quando a luz de controle acender Ponta de Centragem Para determinar a distância entre os centros de dois ou mais furos. Identifica-se o centro do furo quando os pontos de referência (linha e ponto) se encontram. Diâmetro máximo do furo: Diâmetro mínimo do furo: Haste: Ø 38 mm Ø 1 mm 9 x 9 mm A distância entre os centros dos furos a serem determinadas Centralize o primeiro furo e zere o display Centralize o segundo furo. A distância entre o centro pode ser lida no visor. 102
4 Acessórios Opcionais para Calibradores Traçadores de Altura Seleção de riscadores e grampos. Riscadores L H A C D W Grampos Código dos traçadores Código mm mm mm mm mm mm Código de altura 07GZA ± 0, ± 0, , GZA GZA ± 0, ,7-0, ,35-0, GZA , , , ,7 42 6, Grampo de plástico Grampo de metal em U 02GZA002 05GZA
5 Calibradores de Altura LH-600C Linear Height Excelente exatidão. Totalmente pneumático. Sistema de semi-flutuação possibilita realizar medições rápidas e exatas. Com mensagem de orientação no menu do visor. Visor LCD que permite fácil leitura. Pré-programação permite estabelecer programas com sequências automáticas. Julgamento PASSA/NÃO PASSA para cada medida. As operações podem ser realizadas trabalhando somente com bateria recarregável. Devido ao seu pouco peso o seu manuseio é simples. Porta com saída de dados RS-232C. Entrada de dados para CEP de instrumentos digitais. Série 518 Capacidade Total: mm (0 38 ) Curso de Medição: 600 mm (24 ) Resolução (selecionável): 0,0001/0,001/0,01/0,1mm /.00001/.0001/.001 Exatidão: ± (1,3 + 0,6L/600) µm L = comprimento em mm Repetitividade (2 σ): plano: 0,5 µm furo: 1 µm Perpendicularidade: 6 µm Retitude: 4 µm Método de manuseio: manual/motor (5 40 mm, 7 passos) Método de balanceamento: contrapeso Método de flutuação suspensão/semi-suspensão; movido a ar Alimentação de ar: compressor interno Visor: LCD gráfico, (320 x 240 pontos com backlight) Idioma para: visualização holandês / inglês / alemão / francês / português / italiano / espanhol / sueco / japonês Número de programas: 50 (máximo) Número de dados: Alimentação: (máximo) Adaptador AC 120 / Bateria recarregável (Ni-MH) Tempo de operação: ±5 horas com bateria A-21 Código Capacidade Curso Peso mm mm kg A Unidade de Processamento de dado QM-Data 100 Funções para medições e cálculo em 1 D e 2D Medição de alturas (entre superfícies por cima e por baixo) Medição de diâmetros e seus centros (furos e eixos) Medição de espessuras e seus eixos (face inferior e superior) Medição de altura máxima e mínima (superfícies por cima e por baixo) Cálculo de ângulo Cálculo de distância Cálculo de elementos 2D: Cálculo de ângulo (elemento/elemento) Cálculo de ângulo (elemento/ponto de referência) Cálculo de inclinação Definição do sistema de coordenadas em 2D Suporta sistema de coordenada polar Medição de perpendicularidade, retitude, inclinação e planeza Cálculos aritméticos Sáida de dados para CEP Julgamento de tolerância Definição de valor de tolerância Saída do resultado do julgamento de tolerância Alarme para fora de tolerância Operações do apalpador Definição do tipo de apalpador Tipo de apalpador para medição de diâmetro Registro de dados do apalpador Modificação da posição do apalpador Processamento estatístico Processamento estatístico básico Histograma 104
6 Acessórios Opcionais do Linear Height Acessórios Padrão 12AAC 080 Sensor esférico Ø 5 mm com receptor 12AAA 715 Barra padrão Adaptador para sensores com Ø 6 mm Adaptador principal Capa Sensores Cabo de comunicação Mµ-Checker Suporte Mµ-Checker Sensor elétrico Cabo conector Sensor CMM Cabo para impressora Cabo RS-232 C Impressora térmica (com cabo conector e suporte) Impressora externa PC Disco flexível com cabo e conector Carregador de bateria Bateria Sensor Código Descrição 12AAA787 Bloco de ajuste para sensor cônico Sensor esférico Ø Sensor esférico Ø Sensor esférico Ø AAA788 Sensor tipo excêntrico esférico Ø 4 mm 5 12AAA789 Sensor tipo excêntrico esférico Ø 6 mm Sensor cilíndrico Ø 4 mm Sensor cilíndrico Ø 6 mm 8 12AAB136 Sensor cilíndrico Ø 20 mm Adaptador para ponta M2 de CMM Adaptador para ponta M3 de CMM 1 12AAC072 Sensor de profundidade 2 12AAC073 Sensor cônico de 20 mm 3 12AAA793 Suporte para extensão de pontas 4 12AAA792 Suporte para relógio comparador (haste Ø 8 mm) Suporte para sensor de Mµ-Checke 6 MH 20 Sensor apalpador 7 12AAA794 Cabo para conexão de sensor (para MH20) 12AAA798 Contrapeso auxiliar 8 Código Descrição 12AAA797 Impressora térmica (120 V) 12AAA802 Papel para impressora (10 rolos) Impressora Impressora recomendada: EPSON Stylus Color Series 12AAA804 Cabo para impressora (2 m) 12AAA805 Cabo para impressora (4 m) 12AAA799 Unidade de disco flexível Unidade de disco flexível, permite armazenar e resgatar programas de medição, resultados de condições de medição. 12AAA800 Carregador de bateria 12AAA786 Conjunto de baterias 12AAA807 Cabo RS-232C (2 m) 12AAA808 Cabo RS-232C (4 m) 12AAA879 Modelo de peça para treinamento (plástico) Dimensões Unidade = mm 12 AAA AAA AAA
7 Calibradores de Altura QM-Height O QM-Height é um calibrador de alta exatidão e que oferece todas as funções de processa mento de dados para medição e análise de altura. O seu manuseio é tão fácil quanto usar os calibradores de altura convencionais. Para medições que necessitem de uma capacidade maior, modelos de vários tamanhos estão a disposição jutamente com uma ampla linha de acessórios especiais. Com a nova escala ABSOLUTE, dados de posição são retidos mesmo quando o instrumento é desligado, voltando ao último valor quando ligado. Velocidade de avanço ilimitada, sem erro e sem alterar a exatidão do equipamento. Ícones nos botões facilitam a seleção de funções. Cálculos usados freqüentemente como diâmetros internos, diâmetros externos e distâncias são integrados nos ícones dos botões do teclado. Medições de diâmetros externos e internos em um único processo de medição (determinação do ponto máximo da circunferência). Visor de leitura fácil com dígitos grandes. Os resultados de avaliação de tolerância são visualizados no fundo do seu painel pela troca de cores (verde e vermelha), PASSA/NÃO PASSA respectivamente. O puxador para elevação do cursor é projetado para facilitar a movimentação rápida em toda a extensão do cursor. Saídas digitais DIGIMATIC e RS 232C estão presentes em todos os modelos. Série 518 NÃO PASSA PASSA Código Capacidade Resolução Perpendicularidade** Peso mm mm µm kg ,001/0, ,001/0, ** utilizando o sensor ( ) e MµCheker ( ). Medição interna Exatidão: ± (2,8+5L/1000) µm L = deslocamento mm Resolução: 0,001/0,005 mm Repetitividade *: 1,8 µm (2 σ) Deslocamento do cursor: Rolamentos Método de manuseio: Manual Sistema de medição: Escala linear de capacitância indutiva Força de medição: 1,6 ± 0,5 N Visor: LCD Bateria: LR6 x 4 peças Adaptador AC (opcional) Vida útil da bateria: Aproximadamente 800 horas (dependendo do modo de medição) Temperatura (operação): C Umidade (operação): % * quando usada a ponta padrão de Ø5 mm e no modo normal (mostra 1 µm) Medição de altura Porta de saída de dados para CEP e RS-232C (normal) 106
8 Acessórios Opcionais para QM-Height Série 518 Acessórios Padrão 12AAA715 Bloco padrão 12AAC080 Sensor esférico com Ø 5 mm e suporte de fixação 05HZA148 Bateria LR6 (4 unid.) Alavanca auxiliar Seleção de função: 1 As distâncias A, B, C e D podem ser obtidas através da memória interna. 1 Círculo 3 Círculo 2 C D Círculo 1 B A 2 Máx. mín ou a amplitude 2 Amplitude dos valores máx. 1 mm Valor máximo medido Valor mínimo medido Acessórios Opcionais Código Descrição 12AAC072 Sensor de profundidade 12AAA792 Suporte para relógio comparador 12AAA793 Suporte longo Sensor esférico Ø 2 mm (tipo coaxial) Sensor esférico Ø 3 mm (tipo coaxial) Sensor esférico Ø 4 mm (tipo coaxial) 12AAB552 Sensor esférico Ø 10 mm (tipo coaxial) Sensor tipo disco Ø 14 mm Sensor tipo disco Ø 20 mm 12AAA788 Sensor tipo excêntrico esférico Ø 4 mm 12AAA789 Sensor tipo excêntrico esférico Ø 6 mm 05HZA148 Sensor esférico Ø 5 mm 05HZA173 Riscador Cabo de comunicação (1 metro) Cabo de comunicação (2 metro) A Mini-processador DIGIMATIC DP-1VR D Adaptador AC 220V A Adaptador AC 120V 107
Instrumentos de Medição Manual Sistema de Medição 2D de Alta Performance Folheto FVP-229 Sistema de medição 2D líder em sua classe de exatidão mundial Um sofisticado medidor de altura que proporciona a
Traçadores de Altura Uma das ferramentas de medição padrão da indústria Traçador de Altura igital Série 12 modelo multi-funções com saída de dados para CEP A estrutura com coluna dupla garante alta exatidão