Partitec - Amostrador de ar
Contadores de partículas em ar
Contador de partículas em líquido
Gerador de Fumaça (névoa)
AMOSTRADOR DE AR EMTEK P100
O P100 é um amostrador de ar microbiológico para analise de partículas viáveis, com um inovador processador que permite que o equipamento trabalhe com duas vazões diferentes, 28,3LPM ideal para monitoramento contínuo, ou 100LPM, ideal para amostras rápidas de 1m³ de ar.
O equipamento pode ser operado remotamento via cabo de rede ou através da sua tela sensível ao toque. Possui filtro HEPA na exaustão . O equipamento possui controle de acesso e é capaz de armanezar as principais informações dos ultimos 500 ciclos de amostragem.
O equipamento é leve e possui sistema de carga rapida que permite a carga completa em apenas 2,5 horas e possui autonomia de 6 horas se operado com vazão de 100LPM ou 12 horas se operado com vazão de 28,3LPM.
O equipamento pode ser utilizado para amostragem de ar em ar comprimido, usando um difusor de alta pressão, e também de forma remota através de uma cabeça de amostragem remota.
- Vazão de 28,3 LPM ou 100LPM selecionada pelo usuário
- Bateria de longa duração : 6 horas (100 LPM) ou 12 horas (28,3 LPM)
- Dimensões : 19,5 cm X 14,0 cm X 15,2 cm ( C X L X A)
- Peso : 2 ,45 Kg
- Tela LCD com interface sensível ao toque
- Tampa de amostragem com 300 furos ( 28,3LPM ou 100LPM) - Aluminio anodizado ou Aço inox
- Carcaça: KYDEX com MCROBAN (proteção Anti Microbiana)
- Base da tampa de amostragem e alça: Aluminio Anodizado
- Controle remoto infrared ( START, STOP, PAUSE, RESUME)
- Filtro HEPA na exaustão
- Comunicação Ethernet para controle - Porta USB para download de dados
- Memória para registro de 500 amostragens
- Controle de acesso com diferentes usuários conforme 21 CFR-11
- Acessórios opcionais disponíveis : Difusor de alta pressão para amostragem em ar comprimido, impressora de etiquetas, cabeça para amostragem remota
AMOSTRADOR DE AR - MODELO FKC III
O FKC-III é um amostrador de ar de baixo custo, utilizado para monitoramento de partíuclas viáveis em salas e ambientes limpos.
O equipamento suporta placas de de amostragem de 90mm, possui uma carcaça construida com material resistente aos principais agentes de limpeza, possui cabeça de amostragem em aço inoxidável e possuí um filtro de proteção na exaustão.
É fornecido controle remoto para inicio da amostragem de forma remota.
- Flow rate: 100 LPM (Amostra 1m³ em 10 minutos), com ajuste eletrônico e automático
- Diâmetro da placa: 90 mm
- Cabeça de amostragem: Em Aço inoxidável 316L
- Carcaça: Compatível com os mais comuns agentes de limpeza e esterilização
- Taxa de vazão da porta de amostragem: 0,38 m/s
- Filtro HEPA na exaustão p/ proteção do ambiente
- Fonte de alimentação: 100 a 240VAC
- Controle remoto: incluso
- Dimensões: A-16 cm x L-20 cmx P-24 cm
- Condições Ambientais de operação: Temperatura de10 a 35° C; Umidade relativa de
- Concentração máxima de poeira: 100.000.000 / m3@0,5um ou 0,2mg / m3
- Acessórios inclusos: Maleta de transporte, manual de operação, fonte de alimentação AC/DC,
O FKC-III Amostrador de Ar Microbiológico é um amostrador de alta eficiência. Foi projetado
com base na teoria da amostragem isocinética, e tem velocidade da amostragem consistente,
de modo que possa refletir com precisão a concentração de microrganismos na sala limpa.
No processo de amostragem, o ar biocontaminado é atraído para os pequenos orifícios na
placa com alta velocidade e atinge amídia de ágar na placa de Petri, maximizando a eficiência
da coleta de partículas viáveis, de acordo com a norma ISO-14698-1.
O design do sistema otimiza a velocidade de forma impressionante, garantindo sua eficiência biológica. Com tela com informações de controle e bomba de amostragem de baixo ruído, é de operação simples e desempenho estável. A cabeça de amostragem é feita de aço inoxidável 316L, que é adequado para várias formas de esterilização. Possui filtro HEPA na exaustão visando proteger o ambiente que está sendo monitorado.