Medidas para prolongar a vida útil de seu eletrocardiógrafo digital - Eletrocardiologia
22 jun 2015 - Cardiologia Básica Comentários
Os eletrocardiógrafos da TEB são de extrema qualidade e apresentam uma longa durabilidade.
Mesmo assim, pequenas providências podem auxiliar na conservação e no aumento da vida útil de seu aparelho de eletrocardiograma.
Check-list para prolongar a vida do Eletrocardiógrafo
Diariamente, antes de seu primeiro uso, para verificar o correto funcionamento do sistema, é recomendável se fazer o seguinte teste:
1) Certifique-se de que o software de eletrocardiograma esteja devidamente instalado no computador onde o módulo está ligado.
2) Conecte o cabo de paciente no respectivo conector.
3) No cabo de paciente, ligue todas as garras juntas em alguma peça metálica (por exemplo, uma chave de fenda) conforme exemplificado na figura abaixo:
Cabo de paciente ligado a uma chave de fenda para o teste do eletrodo inoperante.
4) Inicie uma monitorização (pelo software) e observe a tela: o traçado de todas as derivações deve ser uma linha reta, praticamente sem ruído, e a mensagem "Verificar Eletrodos" não deve aparecer.
5) Faça um registro do traçado e a imprima.
Seguindo-se estes passos, se os traçados apresentam-se sem ruído apreciável, e o registro foi impresso corretamente, você pode iniciar o uso de seu equipamento.
Check-list após o uso do Eletrocardiógrafo
Para que o seu eletrocardiógrafo digital continue sempre conservado, após cada utilização do
aparelho, recomenda-se proceder da seguinte forma:
1) Desligue o equipamento e o computador.
2) Retire os cabos utilizados e limpe-os de restos de gel e outros resíduos.
3) Inspecione o cabo de paciente, procurando quaisquer sinais de falha de isolamento, amassamento do conector ou danos aos fios. Se houver alguma constatação ou suspeita de falha, retire o cabo do uso enviando-o para manutenção.
4) Limpe o aparelho com um pano levemente umedecido em água e sabão neutro. Não esfregue com força e nunca use álcool, benzina ou qualquer outro solvente.