P6200S - Analisador de Enxofre Total para Processo - Pensalab
HomeProdutosProcessoP6200S – Analisador de Enxofre Total...	Início / Produtos / Processo / Aplicação / Análises Elementares / Enxofre Total por Fluorescência UV / P6200S – Analisador de Enxofre Total para Processo
P6200S – Analisador de Enxofre Total para ProcessoR$0,00
Analisador de Enxofre total para Processo por Fluorescência UV.
REF: ONL002
Categorias Processo, Aplicação, Análises Elementares, Enxofre Total por Fluorescência UV, Antek
O analisador da linha Antek modelo 6200S determina a concentração de Enxofre total em correntes de hidrocarbonetos líquidas ou gasosas de forma rápida, segura e totalmente automatizada em ciclos de aproximadamente 5 minutos.
O princípio de detecção do enxofre é a Fluorescência por UV (ASTM D5453). Técnica na qual possui excelente sensibilidade, propiciando exatidão e precisão, além de não utilizar catalisadores, fitas de acetato de chumbo ou outras substâncias perigosas. A calibração e validação são realizadas de modo simples e o equipamento possui baixos índices de manutenção.
O Analisador trabalha com faixa de medição de 250 ppb até valores percentuais, com excelente confiabilidade. Pode-se realizar a análise de duas correntes em duas faixas de medição (dual range, dual stream).
O analisador 6200S opera através do sistema operacional MS Windows XP, com display touch-screen. Possui entrada e saída digitais, permitindo acesso remoto e capacidade de diagnóstico. Tem como padrão saídas seriais MODBUS. Oferece como opcional saída serial TCP/IP e acesso remoto via Ethernet.
Analisador de Enxofre Total para processo
Técnica de medição: Fluorescência UV
Trabalho segundo normas: ASTM D5453 e D6667
Analise em duas faixas de medição e/ou duas correntes para analise.
Faixa de análise: de 250 ppb a níveis %
Possibilidade de análise de amostras de derivados de petróleo, líquidas ou gasosas
Interface extremamente simples, software de gerenciamento de análises com tela touch screen que possibilita:
Armazenamento de amostras analisadas
Visualização do pico de análise
Gráficos de tendência de resultados
Pressão recomendada de amostra: 50 – 100PSI
Gás de arraste: Nitrogênio ou Argônio (99,975%)
Pirolise: Oxigênio (99,975%)
Ar de purga do instrumento: 80 – 100 psi para purga; Ar limpo, seco (-40 °C Dew Point), livre de particulados
Ar de instrumento para as solenóides: 60 – 90 psi para válvula de injeção de amostra & 70-100 psi para válvulas externas
Precisão: ±1% do fundo de escala
Repetitividade: ±1% do fundo de escala
Tempo de resposta: Aprox. 5 minutos
Entrada/Saída: Acesso remoto e indicação do estatus
Modbus RTU: RS-232, RS-422 e RS-485
Remota: TCP/IP e Ethernet
ASTM D5453 e ASTM D6667
Seja o primeiro a avaliar "P6200S – Analisador de Enxofre Total para Processo" Cancelar resposta	O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *Sua avaliação