DA REDE DE FRIO MANUAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Série A. Normas e Manuais Técnicos - PDF
DA REDE DE FRIO MANUAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Série A. Normas e Manuais Técnicos
Download "DA REDE DE FRIO MANUAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Série A. Normas e Manuais Técnicos"
Artur Madeira Rodrigues
1 MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica MANUAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE FRIO Série A. Normas e Manuais Técnicos BRASÍLIA / DF 2007
2 2007 Ministério da Saúde. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é de responsabilidade da área técnica. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada na íntegra na Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde: Série A. Normas e Manuais Técnicos Tiragem: 1.ª edição exemplares Elaboração, distribuição e informações MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica Endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício-Sede, 1º andar CEP: , Brasília DF Home page: Produção editorial Elaboração de texto: José Luiz Alves Revisão técnica: Wagner José da Silva Projeto gráfico: Fabiano Camilo, Fred Lobo Capa: Fred Lobo Diagramação: Fred Lobo Normalização: Valéria Gameleira da Mota Revisão: Lilian Alves Impresso no Brasil / Printed in Brazil Ficha Catalográfica Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de rede de frio: manutenção de equipamentos de refrigeração, ar condicionado e geração de emergência / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica Brasília : Ministério da Saúde, p.: il. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) ISBN Vigilância em saúde. 2. Manutenção de equipamento. 3. Equipamentos de medição NLM WC Catalogação na fonte Coordenação-Geral de Documentação e Informação Editora MS OS 2007/0077 Títulos para indexação: Em inglês: Handbook on Cold Net: maintenance of cooling, air conditioning and emergency generation equipment Em Espanhol: Manual de Red de Frío: manutención de equipajes de refrigeración, aire acondicionado y generación de emergencia
3 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 5 1 INTRODUÇÃO 7 2 OBJETIVOS 8 3 MANUTENÇÃO Conceito Tipos de manutenção Política Princípios 9 4 DIAGRAMA FUNCIONAL Gerenciar Planejar Programar Executar Controlar Elaborar estudos (engenharia de manutenção) Inspecionar 12 5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA MANUTENÇÃO 13 6 PLANO DE AÇÃO OPERACIONAL Central de atendimento ao usuário Cadastramento Diagnose Planejamento Mobilização de recursos Programação Execução Controle Qualidade e certificação pessoal 20
4 7 FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS Ferramentas permanentes para uso na sala de vacina Ferramenta de uso individual para uso dos profissionais de manutenção Instrumentos de medição Equipamentos de serviço Equipamento de proteção individual Materiais de consumo 26 8 PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS De refrigeração tipo doméstico convencional De congelador horizontal (freezer) e refrigerador comercial De câmara fria De baú frigorífico De condicionador de ar individual De quadro de comando De quadro de distribuição de força De quadro de transferência automático De gerador de energia elétrica De motor diesel De bateria De carregador de baterias 35 Referências 36 ANEXOS 37 Anexo A Fichas de monitoramento de equipamento para técnicos de manutenção Anexo B Outros procedimentos básicos para equipamentos básicos de rede de frio Anexo C Guia de defeitos 95
5 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA APRESENTAÇÃO É na perspectiva da cooperação técnica com estados e municípios que a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) publica o Manual de Manutenção de Rede de Frio, mais um documento de referência no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI) visando a qualidade e a eficiência dos serviços e das ações de saúde disponibilizados à população brasileira. O PNI, exemplo de programa de sucesso, avaliado de forma positiva por técnicos, autoridades de saúde e pela população, ao oferecer mais de 40 imunobiológicos prima por fazê-lo de forma a garantir a manutenção das características originais desses insumos e, em conseqüência, cumprir as finalidades de conferir proteção contra doenças e agravos. Para isso, o fortalecimento da rede de frio de imunobiológicos do Sistema Único de Saúde é fundamental. Até o momento da aplicação da vacina nos serviços de saúde, é necessário o cumprimento de normas que asseguram a qualidade do produto em suas várias etapas de manuseio, desde armazenagem, distribuição, transporte e manipulação. Este manual versa sobre procedimentos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos instalados nas centrais de frio em diferentes níveis, abrangendo os equipamentos de refrigeração, condicionadores de ar e grupo gerador de energia, bem como orientações básicas para o planejamento, gerenciamento, inspeção e controle dos mesmos. Com esta publicação a Coordenação-Geral do PNI, do Departamento de Vigilância Epidemiológica/SVS, pretende subsidiar a atuação de profissionais técnicos, operadores e usuários da rede de frio, fundamentando a formulação de diagnósticos, a instalação e a manutenção dessa rede, bem como a preparação de recursos humanos e o desenvolvimento de atividades de supervisão, monitoramento e avaliação. Gerson Penna Secretário de Vigilância em Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
7 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 INTRODUÇÃO Este manual apresenta os procedimentos necessários para realizar a manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de refrigeração, condicionadores de ar e geração de emergência, utilizados nas instâncias estaduais, regionais, municipais e locais para acondicionamento dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações. A principal finalidade da manutenção preventiva é evitar os riscos de defeito e/ou falha no funcionamento dos equipamentos, possibilitando a sua confiabilidade. Uma manutenção preventiva deve possuir principalmente, um mapa de planejamento com as rotinas de controle, acompanhamento e inspeção de cada equipamento, além da ficha de cadastro e da ficha de histórico de equipamento. Os procedimentos básicos de manutenção devem ser planejados de acordo com o histórico dos equipamentos e enumerados na ordem de serviço e entregue ao mantenedor. A necessidade de pessoal treinado e certificado é uma exigência na manutenção, visto que muitos defeitos são introduzidos nos equipamentos pelos próprios mantenedores que não são qualificados para àquela função. Neste caso, é fundamental que os trabalhadores de manutenção sejam capacitados de forma contínua, para garantir a qualidade e vida útil do funcionamento destes equipamentos. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem como objetivo contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis, utilizando estratégias básicas de vacinação de rotina e campanhas anuais desenvolvidas de forma hierarquizadas e descentralizadas, conforme a Instrução Normativa n 1, de 19 de agosto de Para isso, é necessária uma Rede de Frio descentralizada em todos os níveis (nacional, estadual, regional/municipal e local, incluindo as áreas de difícil acesso). A Rede de Frio é o processo de recebimento, armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte de imunobiológicos deste programa. Para assegurar o funcionamento da Rede de Frio, deve-se contar com uma equipe qualificada e equipamentos eficazes para garantir a qualidade dos imunobiológicos. É primordial que sejam realizados serviços de manutenção e/ou reparos oportunos, a fim de evitar que alguns desses equipamentos sofram defeito e/ou falha no seu Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 7
8 MANUAL DE REDE DE FRIO funcionamento, levando à exposição dos imunobiológicos a temperaturas fora da faixa recomendada pelo Programa. A perda de vacina por defeito e/ou falha nos equipamentos é considerada uma perda evitável que, geralmente, está relacionada à falta de manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos. A Rede de Frio é composta por: câmaras frias positivas e negativas, baús frigoríficos, refrigeradores comerciais (de quatro ou mais portas), refrigeradores domésticos com capacidade a partir de 280 litros, refrigeradores domésticos a gás, refrigeradores fotovoltaicos, refrigeradores horizontais (Freezers), aparelhos de ar condicionado individual e grupos motores geradores diesel. Os diversos níveis de armazenamento devem contar com empresa contratada para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da rede de frio, porém em determinadas localidades, principalmente nas instâncias municipal e local, nem sempre é possível dispor de empresa qualificada para esta finalidade. Visando otimizar, cada vez mais, o funcionamento da Rede de Frio foi elaborado este manual com o intuito de capacitar os técnicos de manutenção que realizam instalações e manutenção dos diversos equipamentos nas diferentes instâncias nacionais. 2 OBJETIVOS Este texto tem como objetivo orientar a instalação de equipamentos de refrigeração para a conservação de imunobiológicos e assim, garantir o seu perfeito e contínuo funcionamento, minimizando ao máximo os riscos de perda de imunobiológicos pela exposição à temperaturas inadequadas, como também proporcionando uma maior longevidade desses equipamentos a partir de procedimentos corretos de manutenção O operador/usuário do sistema de refrigeração, ar acondicionado e grupos motores geradores diesel deve possuir noções básicas de funcionamento destes equipamentos, podendo diagnosticar e se possível, realizar pequenos reparos, até a chegada de um técnico habilitado de manutenção. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
9 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3 MANUTENÇÃO 3.1 Conceito É o conjunto de atividades técnicas destinadas a garantir a disponibilidade e a confiabilidade de equipamentos e sistemas segundo condições operacionais específicas. 3.2 Tipos de manutenção Manutenção Preventiva Sistemática É toda intervenção programada, com base em padrões preestabelecidos, visando manter a disponibilidade de equipamentos e sistemas Preditiva (sob condições) É toda intervenção programada e subordinada a um acontecimento oriundo de acompanhamento de parâmetros preestabelecidos Manutenção Corretiva É toda intervenção efetuada após falha, visando o restabelecimento das condições normais de operação de equipamentos e sistemas. 3.3 Política A manutenção será a mais respeitada e admirada pelos usuários internos e externos pela excelência de seus produtos e serviços e por sua atuação responsável perante a comunidade. 3.4 Princípios Valorização e melhoria contínua da qualidade e da produtividade nos serviços prestados; Busca de parcerias visando ao desenvolvimento das relações técnicas e humanas; Garantia do desenvolvimento das atividades do setor; Auto-avaliação constante visando o aumento da produtividade; Desenvolvimento profissional do quadro funcional através de treinamento contínuo; Segurança e valorização do patrimônio. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
10 MANUAL DE REDE DE FRIO 4 DIAGRAMA FUNCIONAL Manutenção Gerenciar Planejar Programar Executar Controlar manutenção Elaborar estudos Inspecionar 4.1 Gerenciar Estabelecer filosofias e políticas de manutenção; Elaborar plano estratégico global da manutenção; Estabelecer diretrizes, metas, prioridades e níveis de eficiência; Sugerir medidas administrativas; Elaborar e acompanhar orçamento de manutenção; Definir e propor investimentos; Manter padrões éticos assegurando a imagem do órgão; Elaborar e propor plano de carreira e treinamento da unidade operacional sugerindo aproveitamento e desenvolvimento pessoal; Solicitar estudos e desenvolvimento; Avaliar desempenho e corrigir desvios assegurando as interfaces; Garantir e apresentar resultados estabelecidos no planejamento do órgão; Aprovar documentação técnica produzida; Analisar documentação técnica dos contratos; Fazer cumprir normas e procedimentos da empresa. 4.2 Planejar Estabelecer metas de trabalho para o período; Desenvolver o plano de trabalho para a consecução das metas estabelecidas; Analisar e identificar serviços passiveis de planejamento; 10 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
11 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA Estudar e estabelecer métodos e processos de planejamento; Definir seqüências e períodos de intervenção; Definir parâmetros de gestão da manutenção; Estabelecer os programas de treinamento da área operacional; Propor métodos, parâmetros e orientação para elaboração da programação; Avaliar relatórios gerenciais de modo a aprimorar continuamente os processos e métodos de planejamento. 4.3 Programar Elaborar e priorizar relação de serviços a executar; Definir junto ao cliente as paradas dos equipamentos e/ou instalações; Alocar recursos; Programar os serviços de manutenção; Emitir as ordens de manutenção programadas. 4.4 Executar Cumprir normas e procedimentos do órgão; Rever e fazer cumprir regras de segurança nos serviços a executar; Viabilizar recursos para os serviços; Alocar/distribuir recursos necessários para a execução dos serviços; Executar os serviços programados; Identificar as necessidades de treinamento; Garantir a qualidade de execução a cada fase; Analisar a necessidade de troca ou substituição de conjuntos, peças e subconjuntos; Consultar dados técnicos de execução; Registrar dados técnicos de execução; Apropriar recursos empregados nos serviços; Detectar/analisar a origem da falha ou defeito; Propor melhorias e novos métodos de trabalho; Fornecer subsídios para a elaboração de orçamento de custo; Elaborar e liberar relatórios técnicos para pagamento de fornecedores; Manter imagem e relacionamento junto aos usuários; Analisar documentação técnica do contrato; Elaborar orçamento de serviços específicos/não sistemáticos; Garantir o custo da unidade operacional; Emitir as ordens de manutenção não programadas. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 11
12 MANUAL DE REDE DE FRIO 4.5 Controlar Manter acervo técnico atualizado; Analisar dados de manutenção; Apresentar relatórios gerenciais de manutenção; Divulgar indicadores de desempenho da função operacional; Detectar e informar desvios para planejamento e programação; Analisar custos de serviços específicos; Administrar a carteira de serviços e analisar pendências; Auditar a satisfação dos usuários e os benefícios produzidos pelo sistema. 4.6 Elaborar estudos (engenharia de manutenção) Desenvolver a aplicação de novos métodos e sistemas; Estudar novas tecnologias, materiais e processos; Estudar o desempenho e confiabilidade de equipamentos; Elaborar estudos técnico-econômico operacionais de substituição e adequação de equipamentos e sistemas; Estudar, revisar e completar projetos de equipamentos, componentes e instalações; Estudar a nacionalização, padronização e substituição de componentes; Apresentar estudos e desenvolvimentos realizados; Solicitar pesquisas e estudos específicos; Desenvolver parcerias técnicas; Aprimorar o manual da função manutenção. 4.7 Inspecionar Monitorar os padrões de qualidade estabelecidos; Analisar a documentação técnica; Realizar inspeção, identificando falhas e analisando defeitos; Definir necessidades de intervenção; Identificar e comunicar falhas de evidências à execução; Emitir relatórios de inspeção não sistemáticos; Fornecer subsídios quantitativos para estudos de performance e confiabilidade de equipamentos. 12 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA 5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA MANUTENÇÃO Gerência de Manutenção Logística Planejamento e controle de manutenção Transporte Suprimento Ferramenta e oficinas Orçamento Inspeção Garantia de qualidade Planejamento, programação e controle de serviços Manutençao em prédios Manutenção em campo 6 PLANO DE AÇÃO OPERACIONAL 6.1 Central de atendimento ao usuário Consulta técnica Consiste em solicitação para verificação e/ou emissão de laudo técnico, com atendimento do usuário quanto à necessidade de intervenção técnica em sua instalação Solicitação de orçamento É a solicitação explícita do cliente para a formação de uma proposta técnico-comercial para a solução de um problema ou necessidade de instalação de equipamento Atendimento de emergência São todos os atendimentos feitos, mediante solicitação, que interrompam as atividades previamente programadas, dentro ou fora do horário normal de trabalho. As solicitações poderão ser feitas, por qualquer meio de comunicação, a qualquer momento do período de 24 horas, para o setor de plantão. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 13
14 MANUAL DE REDE DE FRIO 6.2 Cadastramento Dados gerais Consiste na especificação de dados técnicos gerais, relativos ao sistema/equipamentos, de forma a identificar a que órgão pertence, o seu fabricante, tipo e modelo Dados específicos Consiste na especificação de dados técnicos particulares do sistema/equipamento como sua localização, números seqüenciais e principais componentes. 6.3 Diagnose Diagnose técnica Consiste na identificação de pontos falhos no sistema/equipamento com relação às condições de projeto/trabalho, principalmente sob os aspectos de segurança e performance e levantamento de necessidades de adequação/melhorias principalmente sobre os aspectos de redução de custos e vida útil Diagnose comercial Consiste no levantamento da situação inicial verso a necessidade de adequação a novos modelos de produção e ao atendimento às expectativas e necessidades do usuário. 6.4 Planejamento Consiste na distribuição ao longo do tempo/calendário de todos os recursos disponíveis, levando em consideração o tempo (clima), os objetivos e metas do cliente, a sazonalidade (se houver) e a disponibilidade operativa das instalações e equipamentos. 6.5 Mobilização de recursos Seleção e contratação de recursos humanos Consiste na seleção e contratação de profissionais necessários a atender a demanda definida, dentro das diretrizes básicas de capacitação técnica e psicológica (no mínimo com perfis estabelecidos para as funções básicas), e treinamentos introdutórios para atendimento aos serviços do órgão e das características particulares de cada usuário Suprimentos É a preparação e controle de materiais (de consumo e sobressalentes). Será feita com base em listas definidas em conjunto com o usuário, conforme as necessidades das instalações, e que poderão ser de controle e/ou de fornecimento do órgão e/ou conforme contrato. 14 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
15 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA Ferramentas/oficina É o fornecimento de todo o ferramental individual e coletivo, permanente na instalação ou não, necessário à execução dos serviços e conforme negociação com o órgão Transporte É o fornecimento de todo o transporte interno e externo, vertical ou horizontal de pessoal, material e ferramentas/equipamentos, conforme negociação com o órgão Recursos financeiros É o fornecimento de todos os recursos financeiros para a adequada execução dos serviços Outros serviços É o fornecimento de outros serviços, como alimentação por exemplo, que ficarão a cargo do órgão ou do usuário. 6.6 Programação Consiste na programação dos serviços a partir da definição de quem irá fazer, como e quando, mediante a disponibilidade dos recursos necessários e de acordo com a liberação do órgão. 6.7 Execução Inspeção operacional É o acompanhamento do estado/condição dos equipamentos/sistemas, bem como da tendência do desempenho dos mesmos (caráter preditivo), permitindo prever as falhas, os defeitos e as necessidades de ajustes ou reparos Manutenção preventiva sistemática Por meio dos dados preestabelecidos e/ou detectados nas inspeções, serão executadas ações com o objetivo de eliminar os defeitos e as irregularidades constatadas, de modo a evitar falhas e conservar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para a performance. Os trabalhados de manutenção preventiva serão geridos por ordens de manutenção específicas para cada equipamento, que conterão as atividades executadas, os dados operacionais dos mesmos e serão distribuídos buscando a otimização dos recursos. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 15
16 MANUAL DE REDE DE FRIO Manutenção preventiva (sob condição) O acompanhamento dos parâmetros específicos que espelham o desempenho dos equipamentos será feito por meio de inspeções previstas, de modo a definir as intervenções necessárias para evitar falhas no sistema. Por meio, também, do estudo de engenharia (acompanhamento do histórico dos equipamentos) serão definidas as intervenções que corrijam possíveis defeitos, além da elaboração de programas de serviços específicos para cada equipamento. Tal medida possibilita a adoção de um sistema personalizado de manutenção, em que são consideradas todas as variáveis que influenciam no rendimento operacional do equipamento, com retor-no operacional e econômico Manutenção corretiva e serviços eventuais As tarefas de qualquer natureza (mecânica, elétrica, etc.) detectadas pela inspeção e/ou manutenção preventiva e pelos usuários geração serviços que visam restabelecer o padrão operacional original dos equipamentos/sistemas. Os serviços eventuais, principalmente de oficina, serão executados em apoio a todos os serviços preventivos e corretivos Operação Consiste em atividades específicas de funcionamento, acompanhamento, leitura de dados e pequenos ajustes e atividades de conservação nos equipamentos/sistemas conforme condição e necessidade dos usuários. O órgão desenvolverá trabalhos, juntamente com o profissional de manutenção, para a orientação do melhor uso e conscientização dos usuários quanto à importância desses sistemas. Conforme condições negociadas, o órgão elaborará orientações de operação específicas e treinará encarregados nos diversos setores para melhorar a performance dos equipamentos/sistemas Reformas e melhorias São ações que visam a melhorias/modificações no projeto original, buscando corrigir falhas de projeto/concepção, aumentar o rendimento operacional ou adequar o sistema às necessidades específicas de segurança, performance e confiabilidade. 16 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
17 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA O órgão manterá permanentemente uma equipe técnica para desenvolvimento de produtividade por meio de tecnologia de manutenção e incremento no desempenho dos equipamentos Segurança, medicina e higiene do trabalho e meio ambiente a) Segurança do trabalho As atividades de segurança do trabalho serão de responsabilidade do órgão e seguirão o Programa Básico de Segurança Anual desenvolvido em conjunto com o usuá-rio, que abrangerá atividades de inspeção de segurança, análise e mapeamento de risco, reuniões de segurança e de Cipa, seminários de segurança e, principalmente, treinamentos específicos. Toda e qualquer ocorrência de acidente será comunicada ao órgão por meio de comunicação e relatório de acidente do trabalho, para controle e análise. Serão adotados e fornecidos aos funcionários os EPIs necessários aos trabalhos conforme Manual de Indicação por Cargo a ser definido em conjunto com o cliente. b) Medicina e higiene do trabalho Buscando atender à legislação vigente, todos os funcionários do órgão farão exames médicos (clínicos e laboratoriais) pré-admissionais, periódicos e demissionais, conforme bateria de exames específicos para cada cargo definida em conjunto com o usuá-rio e atendimento à legislação em vigor. Serão especificados, sempre, os procedimentos para atendimentos de emergência e primeiros socorros, em caso de acidentes, inclusive com indicação de hospitais para a remoção. c) Meio Ambiente O órgão se compromete a manter a limpeza e a conservação dos locais de trabalho sob sua responsabilidade, por meio de procedimentos específicos, e a participar de todos os eventos e programas de conservação do meio ambiente promovidos pelos usuários. O órgão, atendendo a atual preocupação mundial sobre a destruição da camada de ozônio, que protege o nosso planeta, pelos gases CFCs, acompanhará os estudos Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 17
18 MANUAL DE REDE DE FRIO feitos sobre o assunto, de modo que possa colaborar para a redução de perdas de gases refrigerantes, assim como viabilizar a substituição por outros gases que não reajam com o ozônio Engenharia de Manutenção Dar apoio técnico à execução dos serviços em geral e buscar atividades que visam: Analisar equipamentos/sistemas instalados e estabelecer planos de manutenção/inspeção adequados às condições específicas de uso ou do meio onde estão instalados; Determinar rotinas para execução das atividades e elaborar/atualizar procedimentos de inspeção e manutenção preventiva corretiva; Analisar as perdas de condição operacional previamente existentes, determinar as causas e as possíveis soluções; Identificar e especificar necessidades de introdução de melhoria ou modificação, apresentando especificamente o porquê da necessidade de melhoria ou modificação e que característica precisa ser alterada; Diagnosticar quebras e analisar falhas de equipamentos, fornecendo dados para a solução dos problemas; Avaliar novas instalações sob o ponto de vista de adequação às necessidades do cliente; Elaborar estudos de nacionalização e padronização; Avaliar subfornecimento do órgão. 6.8 Controle Relatórios operacionais Em todos os serviços executados que serão gerados pelas ordens de manutenção, serão feitas as modificações de parâmetros preestabelecidos que permitirão a análise do desempenho operacional e avaliação do histórico dos equipamentos/sistemas Relatórios gerenciais Com todos os dados operacionais, informações de ocorrências e de alocação de recursos poderão ser emitidos relatórios específicos de equipamentos, mão-de-obra e custos para análise gerencial Laudos e pareceres técnicos Sempre que for constatado, após trabalho de Engenharia de Manutenção, serão feitos relatórios com causas detectadas e possíveis soluções para sanar o problema. 18 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
19 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA Gerenciamentos dos contratos Para gerenciamento do contrato, serão feitas visitas periódicas de supervisão técnica/controle de qualidade junto aos respectivos administradores do órgão. De modo a manter a satisfação dos usuários, o órgão fará entrevistas junto aos diversos níveis dos usuários (diretivo e técnico) para buscar as expectativas dos mesmos e desenvolver processos específicos para atendê-los. Este trabalho balizará toda a relação técnica com os usuários Controle da qualidade dos serviços a) Política de qualidade do órgão O compromisso do órgão é oferecer aos usuários produtos e serviços com qualidade, de modo a atender as suas necessidades e superar as suas expectativas. O objetivo é tomar referência de mercado no desenvolvimento dos processos, excelentes na prestação de serviços e produtos por meio da adequação constante às exigências de normas nacionais e internacionais. Em consonância com os objetivos propostos o órgão pretende trabalhar em parceria com os usuários em assuntos específicos que possam trazer posteriores resultados e ganhos mútuos em produtividade e redução de custos. b) Avaliação do desempenho da manutenção O objetivo da avaliação formal de desempenho, realizada com base em itens previamente especificados e com periodicidade definida, é proporcionar ações recomendadas ao desenvolvimento e aprimoramento da qualidade do serviço prestado. A tendência ao aprimoramento da qualidade do serviço prestado deve ser o objetivo principal que une os avaliadores e avaliados já que a qualidade do órgão refletirá só em grande parte a qualidade do usuário. c) Controle da qualidade dos serviços Operacionalmente, após a execução, todos os serviços corretivos e reparos mais complexos, assim como reformas e melhorias, sofrerão inspeções de qualidade cujos pareceres irão gerar ou não a liberação dos equipamentos/sistemas para os usuários. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 19
20 MANUAL DE REDE DE FRIO Para o desenvolvimento e a evolução dos programas de qualidade do órgão serão feitas auditorias, periodicamente, para avaliação da aplicação dos procedimentos estabelecidos assim como para análise das avaliações feitas junto aos usuários. 6.9 Qualidade e certificação pessoal Diretrizes Básicas a) Desenvolvimento humano com base na evolução sinérgica entre liberdade e responsabilidade; b) Evolução profissional com base em treinamentos contínuos em todos os níveis do órgão; c) Desenvolvimento educacional visando ao maior embasamento para a formação profissional; d) Busca contínua de aperfeiçoamento dos profissionais por meio de tecnologia e qualidade Perfil funcional Função Auxiliar de mecânico/eletricista/artífice especializado a) Atribuições Executar, com acompanhamento, serviços de manutenção industrial ou predial, auxiliando o mecânico/eletricista; Zelar pelo patrimônio do órgão (ferramentas, equipamentos, veículos, dentre outros) sob sua responsabilidade; Organizar e manter limpo o local de trabalho. b) Escolaridade mínima Ensino Fundamental (completo ou cursando) ou curso profissionalizante (reconhecido). c) Experiência Dispensável Função Mecânico de refrigeração a) Atribuições Executar serviços de manutenção em sistemas de refrigeração e ar condicionado, assegurando o padrão técnico de qualidade do órgão; Emitir relatórios técnicos dos serviços prestados; Interagir com o usuário, garantindo o cumprimento dos objetivos de cada serviço; 20 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS