Motores marítimos , emissões com medidas oficiais são na PerCon
Motores marítimos , emissões de gases com medidas oficiais
Motores marítimos, anteriormente, apenas os dispositivos de medição de emissão relativamente pesados eram usados nos navios; ao lançar um analisador portátil, a Testo revolucionou os métodos anteriores de medição de emissão nos navios dentro do contexto de testes de acordo com as normas internacionais (IMO e MARPOL). Desde então, não só as sociedades classificadoras, prestadores de serviço e universidades, mas primeiramente os fabricantes principais dos motores marinhos se equiparam com o testo 350-MARÍTMO para ativar medições confiáveis de concentrações de emissão de forma rápida e flexível no setor de serviços.
O testo 350 MARÍTMO pode ser usado como um componente do sistema para medir as concentrações de escapamento gasoso de O2, CO, CO2, NOx e SO2. O analisador de gás de escapamento também pode ser usado como um componente do sistema para o monitoramento oficial das medições do NOx no navio. Além disso, o analisador pode ser usado, por exemplo, para verificar a redução de NOx para a taxa de NOx na Noruega.
Para lidar com as duras exigências do ambiente marítimo o analisador de gases de combustão e acessórios são armazenados em uma caixa de proteção robusta com rodas: o analisador de combustão testo 350 MARÍTIMO não é nenhum marinheiro de água doce.
Motores marítimos , o analisador de combustão testo 350 MARITIMO trabalha a todo vapor
O analisador de combustão testo 350 MARITIMO está pronto para ser empregado nas seguintes tarefas de verificação a bordo, segundo o Código Técnico de NOx 2008:
• Para medição e supervisão diretas a bordo (por exemplo, controles periódicos e intermediários)
• Para processos simplificados de comprovação e medição, por exemplo, quando são realizadas modificações do tipo ajustes no motor
O analisador de gases de combustão testo 350 MARITIMO é adequado para comprovação dos valores limite de NOX determinados na MARPOL anexo VI. Os valores NOX se comprovam por exemplo mediante controles de NOX efetuados pelas autoridades. A medição de NOX também pode servir para certificar a redução de NOX necessária na regiões especiais com determinados requisitos de controle de NOX (como Noruega).
O testo 350 MARÍTIMO oferece qualidade certificada
O analisador de gases de combustão testo 350 MARÍTIMO dispõe do seguinte certificado:
Certificado Germanischer Lloyd (DNV GL) nº 37811 – 12 HH, segundo a MARPOL anexo VI e Código Técnico de NOX 2008 e Certificado Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) n° 14DD001B. Além do mais, o testo 350 MARÍTIMO cumpre com a diretiva de equipamentos marítimos e dispõe da marca de conformidade MED 0098/12.
Alta tecnología e acessórios práticos, tudo incluso na entrega
Com o analisador de combustão testo 350 MARÍTIMO portátil, todo o equipamento é dedicado ao profissional de medição das emissões de gases de combustão em motores marítimos a bordo:
• Caixa de análise testo 350 MARÍTIMO_V2 equipada com O2, CO, CO2-(IR),NO, NO2, SO2, inclui preparação dos gases, ampliação do range de medição para gás individual (somente para SO2) válvula de ar fresco para medição constante, sensor de pressão diferencial, entrada para sensor de temperatura tipo K NiCr-Ni e tipo S Pt10Rh-Pt, conexão e bus de datos Testo, bateria, sensor integrado de ar de combustão (NTC), entrada de disparador, memoria de dados, interface USB
• Unidade de Controle testo 350 MARÍTIMO_V2 com display gráfico colorido e menús intuitivos
• Maleta de proteção robusta tipo carrinho de compras
• Sonda de gas de combustão para motores industriais com filtro de partículas, longitude de tubo de sonda 335 mm, com cone, display térmico, mangueira especial para medição de NO2-SO2, Tmax. Tubo de sonda 1.000 °C, longitude da mangueira 5,2 m com termopar para medição da temperatura dos gases de combustão, NiCr-Ni, longitude 400 mm, Tmax. +1000 °C com cabo de conexão de 5,4 m e proteção adicional de temperatura
• Interconector entre a caixa de análise e a Unidade de Controle, longitude 5 m
• Impressora rápida testo com interface via infravermelho para impressão de dados no local, com 1 rolo de papel térmico e 4 pilhas AA
• Medidor de umidade e temperatura testo 610
• Tubo de silicone (diâmetro de 4 mm, longitude 5 m) para medição de pressão de tiragem com sonda de fumaça
• Certificado Germanischer Lloyd (DNV GL) nº 37 811 – 12 HH
• Certificado Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) n° 14DD001B
Faixa de medição -40 a +1000 °C
Exatidão max. ±5 K
Faixa de medição 600 a 1150 hPa
Exatidão ±5 hPa at +22 °C
±10 hPa at -5 a 45 °C
Faixa de medição 0 a 25 vol.%
Exatidão According to to MARPOL Annex VI and NOx Technical Code
Faixa de medição 0 a 3000 ppm
Faixa de medição 0 a 500 ppm
Medição de CO₂ (infravermelho)
Faixa de medição 0 a 40 vol.%
Dimensões 565 x 455 x 265 mm (case)
Temperatura de operação 5 a +45 °C
Fonte de energia Li ion rechargeable battery; AC mains unit 100 V to 240 V (50 to 60 Hz)
Consumo de energia max. 40 W
Max. press.neg. /gás de combustão -300 hPa
Max. press. pos./gás de combustão 50 hPa
Temperatura de armazenagem -20 a +50 °C
Peso Approx. 17 kg
Cabo de conexão – Cabo de conexão, comprimento 1,5 m
Ordem nº 0430 0143
Sonda standard para ar ambiente até +70ºC – Sonda standard para ar ambiente
Ordem nº 0636 9740
Motores marítimos , emissões de gases com medidas oficiais são na PerCon
Motores marítimos , emissões de gases com medidas oficiais podem ser encontrados na PerCon Tecnologia que atua como canal de distribuição de produtos de teste e medição dos melhores fabricantes mundiais e é sediada na Rua Dias da Cruz 188 – Sub solo – Méier (percon@acessopercon.com.br) / Fone : 21-2596-8369