Detecção digital. A forma inteligente de medir. - PDF
Download "Detecção digital. A forma inteligente de medir."
Maria das Neves Dias Marreiro
1 STABILA Medidor laser LD 520: Detecção digital através de câmara integrada. Zoom 4x. Display a cores de alto contraste. Sensor de inclinação de 360 para uma flexibilidade plena. Ampla gama de funções de medição. Bluetooth Smart 4.0 para transmissão de dados. Botões de operação configuráveis individualmente. Cálculo simples com calculadora integrada. Máxima precisão mesmo em distâncias grandes. NOVO STABILA LD 520: Detecção digital. A forma inteligente de medir. PRECISO. ROBUSTO. FIÁVEL. FÁCIL DE OPERAR.
2 Medidor laser LD 520 Para os profissionais que levam a medição a sério: preciso, flexível e simplesmente inteligente. O medidor laser LD 520: fiável mesmo em grandes distâncias. O profissionalismo na construção necessita de tecnologia avançada: Visor digital com zoom 4x para medições até 200m Display a cores de 2,4. Imagem de elevada resolução imagem extremamente nítida mesmo com luz intensa. O Bluetooth Smart (4.0) permite a transferência simples de dados, por ex. com o iphone ou ipad. Com a nova aplicação STABILA Measures pode transferir os resultados da medição directamente para fotografias ou desenhos. Sensor de inclinação de 360 : para medições a partir de qualquer posição (indicação ± 180 ). O sensor permite uma medição totalmente horizontal e permite também diversas funções de medição novas (por ex. medição por cima de obstáculos). Calculadora integrada: Permite multiplicar ou dividir valores de medição com/por constantes introduzidas (por ex. taxa de remuneração horária ou custos de material). Desta forma obterá úteis variáveis de cálculo e poderá elaborar orçamentos no local. Ampla gama de funções. Precisão de medição profissional: valor típico ± 1,0 mm. Grau de protecção IP 54 (chuva / pó). Caixa robusta e resistente, com revestimento macio anti-impacto. Na mira: localização exacta mesmo com sol intenso. Ecrã total Zoom 2x Zoom 4x Especialmente prático com muita luminosidade e para grandes distâncias: Poupa-lhe o trabalho de procurar o pequeno ponto laser vermelho. Com o display a cores de grandes dimensões é possível ajustar de forma exacta o LD 520 ao ponto de destino. A visualização pode ser aumentada ou diminuída com o zoom 4x. A mira permite-lhe focar o ponto de destino. A distância é medida com precisão. A luminosidade do display pode ser facilmente adaptada à luz ambiente. O sensor de luz regula automaticamente a luminosidade do display. Poupando assim a bateria. 1) Rosca para fixação segura em tripé. 2) Bolsa para transporte confortável. Equipamento standard: Medidor laser modelo LD 520, bolsa, 2 x pilhas AA, com pega. Acessórios opcionais: Tripé FS para posicionamento estável do laser durante a medição (art. n.º 14925), placa reflectora RP para superfícies pouco reflectoras (art. n.º 14751). Tamanho C x L x A: 144 x 58 x 32 mm Os dados relativos ao alcance e à precisão cumprem a nova norma ISO Classe do laser Potência Comprimento de onda do laser Precisão* Área de medição* 2 1 mw 635 nm ± 1,0 mm 0, m Grau de protecção Duração das pilhas Pilhas incluídas Art. n.º IP 54 até 5000 medições 2 x AA * aplicável a 100 % de reflectividade do alvo (parede branca), iluminação de fundo reduzida, 25 C
3 Torne o seu trabalho diário mais fácil Utiliza dispositivos móveis, como o iphone ou ipad, no local de trabalho? Então vai ficar entusiasmado com as novas opções: A tecnologia Bluetooth Smart (4.0) integrada permite a transferência sem fio dos dados de medição do LD 520. Para o seu iphone ou ipad desenvolvemos a aplicação gratuita STABILA Measures, com a qual pode elaborar desenhos de espaços e objectos ou esboços rápidos à mão e medi-los directamente. Os dados de medição também podem ser transferidos sem problemas para fotografias da obra. Assim pode documentar tudo directamente no local e comunicar os dados à sua equipa através do Smartphone. Dispositivos ios suportados: iphone 5, iphone 4S, ipad mini, ipad 3, ipad 4, ipod touch (5.ª geração) Ligação wireless: Bluetooth Smart (4.0) A aplicação STABILA Measures está disponível gratuitamente na App Store.
4 125,5 mm 7890,9 mm 567,0 mm...sets standards Ligar. Começar a medir. Construído para a prática: porque você precisa. Resumo das teclas de navegação mais importantes: On / Medição O botão central é utilizado para ligar e desligar e para. Favoritos (1 por tecla) Pode atribuir a cada um destes 2 botões de operação uma função que utiliza com mais frequência. Activação da função de câmara digital Basta premir o botão para visualizar o ponto de destino no display. No centro da mira encontra-se o ponto de medição. Selector em cruz Utilize o selector em cruz para navegar pelo menu. No centro estão localizadas as teclas Enter (introdução do cálculo) e Delete (apagar). Voltar / Off Aqui pode anular a última função ou desligar o aparelho. Menu de funções Clique aqui para seleccionar a função desejada. 18 funções disponíveis. Somar / Subtrair Soma e subtracção fáceis dos valores de medição. Facilidade de utilização com base em funções seleccionadas:, seleccionar a função com as teclas de navegação, confirmar com Temporizador Disparador automático. (desenho 10, página 6) 20 Calculadora Cálculo fácil com valores de medição ,3 mm Memória A memória apresenta os últimos 30 valores medidos na ordem inversa. P0 Px Medição de altura Medição de diferenças de altura entre um ponto de referência e outros pontos de medição. (desenho 16, página 7) Objetos inclinados Medição de pontos inclinados de difícil acesso (por ex. tecto inclinado). (desenho 15, página 6) Px P0 Medição indirecta da altura Determinar a altura de edifícios sem um ponto de reflexão adequado. (desenho 14, página 6), seleccionar o tempo confirmar com as teclas de navegação seleccionar as teclas da calculadora e confirmar com para resultado premir, mudar as medições, abrir informações detalhadas apagar a memória Ponto de referência para cada um dos pontos de comparação: Terminar função: Premir 2 x Medição trapezoidal Com apenas duas medições é possível determinar, por exemplo, áreas de fachadas. (desenho 17, página 7) Para os dois pontos de medição (primeiro o ponto superior, depois o inferior), após a 2.ª medição com, mostrar Para os dois pontos de medição (primeiro o ponto inferior, depois o superior), após a 2.ª medição com, mostrar Função de marcação abb LR Tracking Permite introduzir duas distâncias diferentes Determina as distâncias mínimas e máximas, (a e b) no aparelho e depois utilizá-las para por ex. diagonal do espaço e distância a marcação de comprimentos definidos. horizontal. (desenho 4, página 7) Apresenta a distância em relação ao próximo ponto. (desenho 11, página 7) aceitar o valor Medição de comprimento Medição indirecta de distâncias Medição de inclinação Medição de distância. (desenho 1, página 6) Medição de um trajecto horizontal sobre obstáculos. (desenho 13, página 6) O sensor mede inclinações entre ± 180. (desenho 12, página 7) Activar a função O aparelho mostra a inclinação de forma permanente Medição de área Medição de volume Medição de área triangular Determinar o tamanho de uma área. Informação suplementar: Perímetro. (desenho 2, página 6) Determinar o volume de um espaço. Informações suplementares: Perímetro, áreas de paredes, áreas de tectos. (desenho 3, página 6) Calcule a área de um triângulo através da medição dos lados do mesmo. (desenho 18, página 7) Para os dois pontos de medição, após a 2.ª medição com, mostrar Para uma ou duas distâncias: introduzir o valor com as teclas de navegação confirmar com após a introdução com medição iniciar a Para os dois pontos de medição, Para os dois pontos de medição, Para três pontos de medição, após a 3.ª medição com, mostrar Para três pontos de medição, após a 3.ª medição com, mostrar
5 Medidor laser LD 320 / LD 420 / LD 520 Comparação das funções de medição. a b d c 1) 2) 3) 4) 5) LD ) ± 180 a 7) 8) 9) 10) 11) a 12) LD LD α β α h 1 h α c a b 0 13) 14) 15) 16) REF 0 17) 18) LD ) Medição de comprimento. 2) Medição de área. 3) Medição de volume. 4) Tracking. 5) Determinar as medidas segmentadas. 6) Função de Pitágoras 1: Determinação de um trajecto com duas medições auxiliares. 7) Função de Pitágoras 2: Determinação de um trajecto com três medições auxiliares. 8) Tracking mínimo: Com a função tracking mínimo é determinada a distância mais curta entre dois pontos. 9) Tracking máximo: Função utilizada para determinar, por exemplo, a medida diagonal máxima. 10) Temporizador: Função de disparador automático, por exemplo para realizar medições estáveis a partir do tripé. 11) Marcar as distâncias. 12) Medição de inclinação: O sensor de inclinação mede inclinações entre ± ) Medição indirecta de distâncias: Permite a medição de um trajecto horizontal de difícil acesso. 14) Medição indirecta da altura: Determina uma altura (por ex. de um edifício) que não apresenta um ponto de reflexão adequado. 15) Medição de objetos inclinados: Permite a medição de trajectos inclinados de difícil acesso (por ex. um inclinado). 16) Medição de altura: Determina a diferença de altura entre um ponto de referência e outros pontos de medição. 17) Medição trapezoidal: Permite a medição de trajectos oblíquos de difícil acesso. 18) Medição de área triangular: Calcule a área de um triângulo através da medição dos lados do mesmo.
6 Medidor laser LD 320 / LD 420 / LD 520 O medidor laser STABILA certo para cada profissional. LD 320: medir até 40 m* LD 420: medir até 80 m* LD 520: medir até 200 m* * Controlo de qualidade da medição maior segurança no quotidiano dos estaleiros de construção. O alcance e precisão dos medidores laser dependem directamente das condições de luminosidade e do comportamento de reflexão do ponto de medição. Para assegurar que os dados relativos ao alcance e precisão são válidos mesmo nas condições em obras, a norma ISO determina sob que condições as especificações relativas a precisão e área de medição têm de ser cumpridas. Os medidores laser STABILA LD 320, LD 420 e LD 520 cumprem estes requisitos. Características LD 320 LD 420 LD 520 Precisão* ± 2,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm Área de medição* 0,05 40 m 0,05 80 m 0, m Funções de medição Medição de comprimento Medição de área Medição de volume Tracking Determinar as medidas segmentadas Pitágoras 1: Trajecto com 2 medições auxiliares Pitágoras 2: Trajecto com 3 medições auxiliares Medição contínua MIN (tracking mínimo) Medição contínua MAX (tracking máximo) Disparador automático (temporizador) Marcar as distâncias Medição de inclinação ± 180 Medição indirecta de distâncias Medição indirecta da altura Medição de objectos inclinados Medição de altura Medição trapezoidal Medição de área triangular Bluetooth Bluetooth Smart (4.0) Aplicação gratuita STABILA Measures Calculadora Introdução de constantes (multiplicar, dividir) Introdução de constantes (multiplicar, dividir) Informações de medição suplementares como perímetro, áreas de paredes, área de tecto ou chão Perímetro, áreas de paredes, área de tecto ou chão, área trapezoidal, etc. Perímetro, áreas de paredes, área de tecto ou chão, área trapezoidal, ângulo triangular, perímetro triangular, etc. Histórico últimos 20 valores últimos 30 valores Memorização de constantes 10 valores Grau de protecção IP 40 IP 65 IP 54 Revestimento macio STABILA Visor Ponto laser Ponto laser Ponto laser + câmara digital com zoom 4x Iluminação do display Display 2 linhas 4 linhas 4 linhas Batente dobrável para referenciação Medição automática a partir das duas extremidades do equipamento e tripé manual Mudança automática de referência Mudança de referência à frente, atrás à frente, atrás, batente, tripé à frente, atrás, batente, tripé Sinal sonoro Rosca (adequada para a utilização ₁ ₄ ₁ ₄ em tripés) Apresentar unidade 1 mm 0,1 mm 0,1 mm Unidades m, 0.00 m, 0 00 ₁ ₁₆, 0.00 ft, 0.00 in, 0 in ₁ ₁₆ m, m, 0.00 m, 0.00 ft, 0 00 ₁ ₃₂, 0 00 ₁ ₁₆, 0 00 ₁ ₈, 0.00 in, 0 in ₁ ₃₂, 0 in ₁ ₁₆, 0 in ₁ ₈ m, m, 0.00 m, 0.00 ft, 0 00 ₁ ₃₂, 0 00 ₁ ₁₆, 0 00 ₁ ₈, 0 00 ₁ ₄, 0.0 in, 0 in ₁ ₃₂, 0 in ₁ ₁₆, 0 in ₁ ₈, 0 in ₁ ₄, yd Tamanho aprox. 100 x 54 x 30 mm aprox. 122 x 56 x 30 mm aprox. 144 x 58 x 32 mm Peso (incl. pilhas) aprox. 100 g aprox. 130 g aprox. 220 g Duração das pilhas até 3000 medições até 5000 medições até 5000 medições * aplicável a 100 % de reflectividade do alvo (parede branca), iluminação de fundo reduzida, 25 C
7 Os medidores laser STABILA são conhecidos pela qualidade de medição e pela caixa robusta e resistente, com revestimento macio anti-impacto. Medidor laser LD 320: A classe compacta. Está sempre consigo e domina todas as funções de medição básicas. Resultados de medição rápidos e uma operação fácil asseguram um trabalho confortável. Equipamento standard: Medidor laser modelo LD 320, bolsa, 2 x pilhas AAA, com pega. Classe do laser Potência Comprimento de onda do laser Precisão Área de medição Grau de proteção 2 1 mw 635 nm ± 2,0 mm 0,05 40 m* IP 40 Duração das pilhas Pilhas incluídas Art. n.º até 3000 medições 2 x AAA *sem placa reflectora (com placa reflectora até 50 m) LD 320: medir até 40 m* Medidor laser LD 420: O génio da medição. Ideal para os profissionais que fazem medições diariamente. O cálculo directo com constantes pré- definidas, como por ex. custos de material e trabalho, permite realizar um orçamento no local. A grande diversidade de funções e precisão asseguram resultados de medição rápidos e seguros. Protegido contra água e pó conforme IP 65. Equipamento standard: Medidor laser modelo LD 420, bolsa, 2 x pilhas AAA, com pega. Classe do laser IEC : 2007 Potência Comprimento de onda do laser Precisão Área de medição Grau de proteção 2 1 mw 635 nm ± 1,0 mm 0,05 80 m** IP 65 Duração das pilhas Pilhas incluídas Art. n.º até 5000 medições 2 x AAA P 0 < 1mW = nm *sem placa reflectora (com placa reflectora até 50 m) LD 420: medir até 80 m** A nossa linha de assistência técnica está disponível para esclarecer qualquer dúvida relacionada com a selecção de produtos e respectiva utilização: Telefone Poderá também enviar um para PT / Reservado o direito de erros tipográficos e alterações de cor, tecnologia e equipamento. STABILA Messgeräte, Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, Annweiler, Germany 0049-(0) , 0049-(0) , Poderá encontrar informações detalhadas dos produtos na Internet:
Os lasers compactos da STABILA: Para todos os profissionais. Para todas as obras de reforma e acabamentos.
Laser de prumo de linhas em cruz LAX 300 NOVO NOVO Laser de 5 pontos LA-5P Os lasers compactos da STABILA: Para todos os profissionais. Para todas as obras de reforma e acabamentos. Preciso. Robusto. Fiável.
Laser linhas de chão FLS 90
...sets standards NOVO Laser linhas de chão FLS 90 Ângulo preciso a 90 no chão: Linhas laser extremamente nítidas, bem visíveis até 15 m Preciso. Robusto. Fiável. Manuseamento ideal. Agora linhas laser