Pasta do Professor — Equipamento Radiográfico e Processamento de Filme
Flávio Augusto Soares, Henrique Batista Lopes
Autor(es): Flávio Augusto Soares, Henrique Batista Lopes
Filtração e limitação do feixe
Para realizar exames, não basta saber operar os equipamentos radiológicos. É necessário conhecer as formas de se prevenir o excesso de radiação X sem prejudicar a qualidade do exame. Neste capítulo, aprenderemos sobre os processos utilizados com esse objetivo e a função de cada um deles.
Diferenciar filtração de limitação.
Reconhecer a aplicabilidade de ambas as técnicas, bem como seus resultados na qualidade da imagem.
Definir camada semirredutora e imagem aérea.
SOARES_Capitulo_5.indd 61
24/06/2015 11:06:13
Controle do feixe de radiação
A radiação X tem uma característica muito perigosa: a capacidade de ionizar átomos causando danos biológicos nos seres vivos. Por isso, a produção e o manejo do feixe de fótons devem ser realizados com muita cautela. Para a produção, o operador conta com o controle do tempo de exposição (ms) e a quantidade de fótons (mA). Com relação à energia ou poder de penetração da radiação, o operador controla apenas a energia máxima que os fótons do feixe podem atingir (kVp), visto que o feixe possuirá fótons de todas as energias possíveis entre zero e a tensão máxima aplicada à ampola.
A tomografia surgiu com o objetivo de obter melhores resultados nos exames, sem que ocorresse a sobreposição das imagens, como acontecia com a radiografia. Neste capítulo, abordaremos o funcionamento desse equipamento e suas vantagens e desvantagens.
Descrever o processo de obtenção de imagem através da tomografia linear.
Relacionar as vantagens e desvantagens desse procedimento.
Identificar as partes componentes do tomógrafo linear.
SOARES_Capitulo_8.indd 93
24/06/2015 11:30:43
Desde o início da utilização da radiologia como forma de diagnóstico clínico, os médicos se deparam com um problema insolúvel: a sobreposição de órgãos e anatomias na imagem radiográfica. Algumas soluções engenhosas, como a radiografia tridimensional ou a estereorradiografia, foram tentadas até mesmo por Roentgen.
Porém, a realização de duas radiografias com pequena diferença de posicionamento do ponto focal entre elas e a utilização de equipamentos especiais para a visualização da imagem em estéreo nunca convenceram os radiologistas.
Desde o surgimento dos exames radiográficos, novas tecnologias foram sendo buscadas a fim de melhorar a qualidade da imagem e diminuir a dose no paciente. Neste capítulo, apresentaremos a tela intensificadora, que é um elemento que contribuiu muito para aperfeiçoar os exames.
Identificar as partes da tela intensificadora.
Reconhecer a importância do uso da tela intensificadora, suas vantagens e desvantagens.
Listar os materiais utilizados no processo de luminescência.
Relacionar as etapas do processo de intensificação.
SOARES_Capitulo 10.indd 119
24/06/2015 12:50:12
Quando se considera a intensidade da radiação que emerge do paciente e atinge o filme, somente um pequeno percentual de até 5% é absorvido por este e registrado como imagem. Os restantes 95% são, em princípio, perdidos. Com o uso de materiais e dispositivos mais sensíveis que os filmes, é possível aproveitar boa parte destes 95% de radiação, aumentando a eficiência da aquisição da imagem.