Indicador Biológico Clicktest Vapor - Ampola 8H - Ultra Medka - Produtos Para Saúde
Indicador Biológico Clicktest Vapor - Ampola 8H
Ref: IBVC8H
Marca: Maxximed
Itens inclusos: 1 Frasco Ampola
Prático, eficiente e 100% reciclável, com resultados 3X mais rápidos que o convencional 24h
O Indicador Biológico CLICKTEST – IBVC8H VAPOR foi desenvolvido para monitorar ciclos de esterilização de 121oC a 134oC em autoclaves assistidas por bomba de vácuo, com remoção de ar por gravidade e ciclo flash. Possibilita comprovar de forma eficiente e segura a letalidade microbiológica dos ciclos de esterilização.
Fabricantes de indicadores biológicos contendo vidro em sua composição alertam em seus manuais que "no interior do frasco plástico há uma ampola de vidro. Para evitar risco de lesões graves ou morte causados por fragmentos desprendidos por rompimento, aguarde o resfriamento durante período de tempo recomendado antes de proceder a compressão. Comprimir ou manipular excessivamente o indicador biológico antes do resfriamento pode ocasionar eclosão da ampola de vidro.".
De acordo com os perigos explicitados acima, vale ressaltar a primeira adoção das medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes, obedecendo a hierarquia estabelecida pela NR 32, item 5.1: "substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível.".
Os indicadores biológicos são classificados como padrão ouro no monitoramento de esterilização, por sua tecnologia empregar microrganismos em forma de esporos específicos e altamente resistentes ao processo de esterilização a ser monitorado. Os Artigos 98 e 99 da RDC 15 (ANVISA) afirmam que "no monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis deve ser adicionado um indicador biológico, a cada carga." e que "O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio (...).".
CLICKTEST 8H está disponível em caixas com 50 unidades e em conformidade com as Normas AAMI/ISO 11138-1, AAMI/ISO 11138-3 e AAMI/ISO 11140-1.
Cada Indicador Biológico CLICKTEST – IBVC8H VAPOR é confeccionado com tubo termoplástico, ACS em aço inoxidável, filtro especial, etiqueta adesiva com indicador químico de processo (Tipo 1), população mínima de 1 x 106 de esporos de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) inoculada em tira de papel (portadora de esporos). Possui também meio de cultivo de cor púrpura contido em invólucro e tampa termoplástica com orifícios, acrescida de barreira permeável ao vapor.