SISTEMA DE PRÓTESE DE OMBRO - MEDACTA
Necessidades diferentes - Um sistema único e completo.
Com base em seu sucesso nas áreas de produtos para quadril, joelho e coluna vertebral, a Medacta International está expandindo para o mercado de artroplastia de ombro.
" Com o Sistema de Protese de Ombro da Medacta, estamos entrando no mercado de extremidade superior em rápido crescimento com a mesma visão e ambição centradas no paciente que caracterizaram nosso crescimento e sucesso em tecnologia de joelho, quadril e coluna: proporcionando inovação por meio de educação cirúrgica de alto nível e benefícios para os pacientes e a sustentabilidade do sistema de saúde ", disse Alberto Siccardi, presidente e fundador da Medacta International.
O Sistema de Protese de Ombro da Medacta é uma solução modular que apresenta uma ampla gama de opções, incluindo tamanhos variados, deslocamento ajustável e configurações inovadoras, tanto na configuração anatômica quanto na reversa.
O Sistema de Protese de Ombro da Medacta oferece 2 opções de haste, padrão ( Standard ) e curta, 3 opções de inclinação umeral para TSA (128 º / 135 º / 142 º) e 2 para RSA (145 ° e 155 °), 4 tamanhos para glenosfera RSA e 10 glenóideas cimentadas para TSA para uma incompatibilidade otimizada.
Projetado por um grupo de cirurgiões especialistas da Europa, Austrália e Estados Unidos, o Sistema de Protese de Ombro da Medacta oferece a flexibilidade de passar de uma artroplastia total para uma artroplastia reversa, sem a necessidade de revisar todos os componentes. O objetivo é ter conversões em vez de revisões de todos os componentes da prótese.
O Sistema de Protese de Ombro da Medacta é composto de componentes inovadores, cujo design foi baseado nas pesquisas mais recentes sobre a substituição do ombro. O Sistema de Protese de Ombro da Medacta é compatível com a solução de planejamento pré-operatório do MyShoulder 3D, baseado em CT, e pode ser ainda mais aprimorado , oferecendo guias específicas para o úmero e para a glenóide do paciente.
Diáfise Umeral
Versões Standard e Curtas
11 tamanhos para cada versão
Opções sem cimento (Ti-Plasma spray + HA) e cimentadas (somente para Standard Stem)
Metáfise Anatômica Umeral
3 opções de inclinação: 128 º / 135 º / 142 º
Sem cimentado (Ti-Plasma spray + HA) e opções cimentadas
Orifício de sutura: Ø2.5mm
Excentricidade da cabeça ajustável (0 ÷ 5 mm)
Glenóide Cimentado
Material: Polietileno altamente reticulado
Metáfise Reversa Umeral
Duas opções de altura: +0 e +9 mm
Duas opções de versão: +/- 20º
Design de embutir com
Orifício de sutura HA : Ø2 mm
Revestimento HC Umeral Reverso
Três opções de altura: +0 / +3 / +6 mm
Opções de inclinação: 145 ° e 155 °
Placa de Base de Glenóide
Três opções de diâmetro: 22, 24,5 e 27 mm
Três opções de comprimento de pino: 15, 25 e 35 mm
Material: Ti6Al4V - ISO 5832-3 (ASTM F136) com HA (superfície frontal jateada)
Base de Glenóide Rosqueado
Duas opções de diâmetro: 24,5 e 27 mm
Três opções de comprimento de pino: 25, 30 e 35 mm
Material: Ti6Al4V - ISO 5832-3 (ASTM F136) + Anodização Tipo II com 300μm Mectagrip
Gleno Sphere
Quatro opções de diâmetro: 32, 36, 39 e 42 mm
COR Lateralizado: 4 mm
Offset Inferior Embutido: 2 mm
Parafuso de Bloqueio Gleno Poliaxial
± 15 ° de angulação
Material: Parafuso externo: Ti6Al4V - ISO 5832-3 (ASTM F136) + anodização Tipo II
Material: Parafuso interno: CoCrMo - ISO 5832-12 (ASTM F1537)
Parafuso Não-bloqueado Gleno Poliaxial
Material: Ti6Al4V - ISO 5832-3 (ASTM F136) + anodização Tipo II
Estabilidade Umeral
A diáfise do úmero tem uma forma auto-centrada e auto-orientada. O design do calcar foi otimizado, através de testes extensivos usando imagens 3D e análise de cadáveres, e oferece estabilidade primária aprimorada. A obtenção de um ajuste preciso entre a haste e o canal umeral é possível com a extensa gama de tamanhos disponível com este sistema.
Melhorias na Configuração Reversa
Com um design inovador do revestimento, o cirurgião tem a oportunidade de adaptar o sistema às condições do paciente aumentando potencialmente a ADM articular (inclinação umeral de 145 °) e maximizando a estabilidade articular (inclinação umeral de 155 °). A glenosfera tem um deslocamento lateral (4 mm) e também um deslocamento inferior (2 mm) para reduzir o risco de entalhamento escapular. O design hemisférico completo oferece estabilidade por meio da ADM completa.
Melhorias na Configuração Anatômica
O cirurgião tem a oportunidade de combinar e reproduzir de maneira ideal o deslocamento da cabeça usando a cabeça do excêntrico duplo. Esta opção proporciona uma excentricidade da cabeça ajustável entre 0 e 5 mm. O Sistema de Protese de Ombro da Medacta oferece 3 opções de inclinação metafisica anatômica (128 ° / 135 ° / 142 °) para combinar com a inclinação umeral pré-operatória.
Plataforma Ideal para Conversão de TSA para RSA
Em caso de revisão, a diáfise do úmero permanece no lugar e é usada para receber a metáfise reversa e o revestimento reverso. Esta é uma opção de cirurgia de revisão menos invasiva, mas continua a fornecer estabilidade satisfatória da prótese.