Tanque de Cura com Aquecimento e Refrigeração - Tanques - Amazonlab -
Tanque de Cura Corpo de Prova em Polipropileno com Aquecimento e Refrigeração:
Modelo: TCD-120AR
Marca: Amazonlab
- Construído em Polipropileno cinza espessura de 10 mm, moldado e soldado de topo por extrusora manual e eletrodo tipo fusão em conformidade com a norma Alemã DVS 2205-2 e DVS 2207 executando limpeza química nas áreas a serem soldadas com 04 pés.
- 03 bandejas de contenção medindo comprimento: 120 cm, largura: 70 cm, altura 25 cm, (corpo de prova 5x10cm), composta de fundo falso para proteção das resistências e apoiar as amostras, reforços através de 02 hastes metálica 30 x 30 mm revestido em pintura eletrostática a pó epóxi, alimentação de água independente para cada bandeja, saída para esgoto independente para cada bandeja.
- Cabine de maquinas, suporte construído em metalon 30 x 30 mm chapa 1,2 mm revestido em pintura epóxi cinza texturizado para apoiar e fixar as três unidades condensadoras refrigeradas, fechamento em tela de aço galvanizado para proteção e ventilação do sistema.
- 03 Unidades condensadoras ½ HP com sistema de refrigeração e aquecimento, 220 V amperagem 5A.
SISTEMA ELÉTRICO: Esta de acordo com as normas NBR-5410 / NR-12
- Tensão de força e comando: 220 v.c.a.
- 03 Controladores digitais para controle de temperatura MC-941.
- 03 Sensores PT-100/150.
- 03 Serpentinas tubulares em cobre 3/8", percorrendo toda base da bandeja com sistema de controle de temperatura independente, isolada por fundo falso em PP.
- Quadro de comandos em polipropileno para instalações dos componentes - NR 12 24 VCC.
- Contactora.
- Chaves liga/desliga.
- Led's indicativo do sistema de aquecimento, 03 vermelhos.
- Led's indicativo do sistema de refrigeração, 03 verdes.
- Chave de segurança (emergência). NR-12
- Chave geral para cadeado NR-12
- Sensores de nível que bloqueia o acionamento de cada serpentina por falta de água nas bandejas.
- Terminal de aterramento para cada bandeja.
- Alarme sonoro que indica se a temperatura ultrapassar o indicado nos controladores.
- Este conjunto trabalhara com uma caixa central de comandos, dispondo de circuitos e controladores digitais independentes para as três bandejas.