Calibrando o NanoVNA – NanoVNA BR
Antes de usar o NanoVNA é importante efetuar a calibração para que o resultado das leituras seja o mais preciso possível.
Para isto você precisará dos 3 adaptadores SMA e de um dos cabos SMA que acompanham o produto.
A figura abaixo mostra os três adaptadores, aberto, fechado e carga respectivamente.
O primeiro passo da calibração é conectar os cabos que acompanham o equipamento nas portas S11 e S21 e então configurar as frequências inicial e final (START/STOP) do NanoVNA. Para isso, acesse a opção do menu "STIMULUS=>START" e entre com a frequência inicial de 50KHz "5=>0=>K", depois acesse "STIMULUS=>STOP" e entre com a frequência final de 1.5GHz "1=>.=>5=>G".
Depois de entrar com as Frequências inicial e final (START/STOP), certifique-se de que o equipamento realmente está operando no intervalo de frequência selecionado. A frequência inicial e final aparecem na parte inferior esquerda e direita do NanoVNA.
Selecione agora as opções do menu "CAL=>RESET" e então "CAL=>CALIBRATE". É importante resetar antes de calibrar o equipamento, caso contrário o resultado das leituras serão incorretos.
Rosqueie o adaptador "SMA aberto" na ponta do cabo conectado à porta S11 usando o adaptador que acompanha o produto, aguarde pelo menos 5 segundos para estabilizar e então clique em "OPEN".
Remova o adaptador "SMA aberto" e substitua pelo adaptador "SMA fechado" na ponta do cabo conectado à porta S11, aguarde pelo menos 5 segundos para estabilizar e então clique em "SHORT".
Remova o adaptador "SMA fechado" e substitua pelo adaptador "SMA carga" na ponta do cabo conectado à porta S11, aguarde pelo menos 5 segundos para estabilizar e então clique em "LOAD".
Remova o adaptador "SMA carga" da porta S11, rosqueie o mesmo adaptador na ponta do cabo conectado à porta S21, aguarde pelo menos 5 segundos para estabilizar e então clique em "ISOLN".
Remova o adaptador "SMA carga" e una os dois cabos conectados às portas S11 e S21 usando o adaptador, aguarde 5 segundos para estabilizar e então clique em "THRU".
Remova o cabo das portas S11 e S21 e clique em "DONE".
Grave o perfil de calibragem em um dos perfis disponíveis 0 a 4, lembrando que todas as vezes que o equipamento é ligado o perfil 0 é automaticamente carregado.
Observação: Uma vez efetuada a calibração com os valores acima descritos, não é necessário efetuar a calibração novamente, porém, é possível obter maior precisão. Para isso, antes de iniciar a calibração, entre com a frequência inicial e final (START/STOP) que você irá usar em suas medições e só então efetue a calibração. Desta forma o equipamento estará calibrado apenas para operar no intervalo de frequência selecionado (START/STOP). Caso você precise medir algo que esteja fora do intervalo de frequência com que o dispositivo foi calibrado, será necessário realizar uma nova calibração com o novo intervalo de frequência. Para facilitar sua vida, você pode usar um dos cinco perfis disponíveis para gravar parâmetros, desta forma todos os dados de frequência inicial, final, calibração, marcadores e traços serão salvos e podem ser carregados conforme sua necessidade. Você pode carregar os perfis gravados acessando "RECALL=>RECALLx".
IMPORTANTE: Como o corpo e posição da antena influencia na medição, o ideal é testar a antena no local onde ela ficará. Para isso é necessário repetir todo o processo de calibração usando o cabo que será usado na antena, por exemplo, se você quer testar sua dipolo que está na torre, terá que desconectar o cabo da antena, colocar a ponta do cabo que é ligada no rádio, no NanoVNA e repetir todo o processo de calibração com os conectores Aberto, Fechado e Carga na outra ponta do cabo, onde fica a antena. Caso contrário, o cabo atrapalhará nas medições.
Se para você é difícil desconectar a antena, tente conseguir um cabo com o mesmo comprimento e características do cabo usado na antena para realizar a calibragem do equipamento. Cabos curtos com até 4 metros de comprimento não apresentam tanta influência negativa, mas acima disso é necessário realizar este procedimento.