CAMA FOWLER MOTORIZADAS COM 4 MOTORES MA – 489 – Móveis Andrade
CAMA FOWLER MOTORIZADAS COM 4 MOTORES MA – 489
REF: MA-489
Cama motorizada construída com material de alta resistência, todos movimentos comandados por quatro motores e realizados através do comando de satélite FPP e supervisor ACO oferecendo maior segurança ao paciente. Aprovado pela ANVISA.
Categoria Camas.
+ ao Orçamento
– CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, fabricadas em material termoplástico de alta resistência (ABS), e totalmente preenchidas com poliuretano.
– BASE: Recuada, construída em metalon em aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm, revestida por carenagem termo conformada em material termoplástico de alta resistência.
– ESTRADO: Construído em metalon em aço carbono retangular 50 x 30 x 2,0 mm.
– LEITO: Fabricado em metalon 30 x 30 x 2,0 mm, articulado em 4 seções revestidas em material termoplástico de alta resistência (ABS), removíveis e de fácil assepsia.
– GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, injetadas em polietileno, fixado à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima ou abaixo do leito.
– MOVIMENTOS / MOTORES: 4 motores executam os movimentos: Fowler, Semifowler, Trendelenburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular, Reverso do Trendelenburg (próclive) e Elevação do Leito, comandados por 4 motores, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal bivolt, frequência de entrada 50/60 Hz, com unidades de bateria de tensão 24 Vcc e corrente 10 A; recarregáveis.
– CONTROLES: Controle supervisor ACO: Controle remoto a fio que controla todos os movimentos da cama, e possui dispositivo de segurança que trava os mesmos/controle de enfermagem. Funções CPR, Trendelenburg com um único toque de comando. Comando satélite FPP: sua fixação é realizada através de haste flexível à seção do dorso. Esse sistema de controle tem a possibilidade de reposicionamento em diversos pontos do leito, também facilmente acessado pelo paciente, acompanhante ou operador da equipe médica e desde que liberado pelo controle supervisor ACO, aciona os atuadores do dorso, pernas e elevação do leito. Com opcional de controle remoto a fio padrão.
– PARA-CHOQUE: Para choque fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis.
– RODÍZIOS: Rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos ou travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente.
– ACABAMENTO: Em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso.
– CAPACIDADE: 180 kg
– As cores do acabamento em pintura variam de acordo com a opção do cliente, sendo os padrões branco ou bege.
– Externas: 2,08 x 1,05 m (± 0,15 m)
– Internas: 1,90 x 0,90 m (± 0,15 m)
– Altura mínima do leito: 0,30 m (± 0,5 m)
– Altura máxima do leito: 0,80 m (± 0,5 m)
– Controle Digital Com Teclado De Membrana Blindados: 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos.
– Movimentos por controle a fio.
– Cabeceira e Peseira em metalon ou com painel de madeira ou revestida em fórmica.
– Cabeceira e peseira em plástico moldado de alta resistência (Polietileno); projetados para serem facilmente retirados em Casos de Parada Cardiorrespiratória.
– Grades Laterais bipartidas em plástico moldado de alta resistência (Polietileno).
– Grades laterais inox /Pintadas.
– Leito inox/esmaltado perfurado.
– Leito rádio transparente em acrílico ou em ABS.
– Leito em plástico de alta resistência (ABS), removíveis para melhor limpeza.
– Dorso radio transparente com bandeja de Raios-X.
– Suporte para soro inox nos quatro pontos da cama.
– Ganchos para bolsas de drenagem.
– Variação no diâmetro dos rodízios com e sem freios.
– Rodízios com freio em diagonal.
– Estrutura total em inox.
– Suporte de cilindro de oxigênio.
– Quinta roda para conforto e dirigibilidade.
– Luz noturna e chamada de enfermeira.
– Extensão do leito na peseira (35 cm) .
– Balança incorporada.
– Indicador de ângulo digital Dorso, Perna e Trendelenburg.
– Indicador de ângulo analógico Dorso e Trendelenburg.
– CPR através de alavanca em ambos os lados.
-Variação nas dimensões: + – 0,35 m.
– Trapézio.
– Quadro balcânico.
– Suporte para monitor.
– Régua tripla e fluxômetro.
– Alivio Mecânico.
– Auto Contorno.
– Estrutura para capacidade de 200 a 380 Kg para a linha B (Obeso).
– Modelos Opcionais com 2 e 3 motores.
– Posição cadeira através de um único comando elétrico.
– Alarme áudio visual de freio acionado e/ou destravado.
– Alarme áudio visual de leito na posição mais baixa/alta.
– Alarme áudio visual de grade abaixada.
-Alarme áudio visual de paciente agitado.
– Colchão biocompatível conforme ISO 10993, antiescaras, antifungos, inflável, antichamas.
– Colchão multicamadas com espuma visco-elástica sensível à temperatura, distribuindo de maneira homogênea seu peso, melhorando a distribuição dos pontos de pressão e que se adapta ao corpo do paciente em qualquer posição, capa em poliuretano resistente e a prova de fluido, permeável ao calor, proporcionando maior controle da umidade, translúcido a raios-x; Isento de Látex e PVC, acompanha alças laterais para facilitar transporte e manipulações.