Instrumentos Para Teste e Medição
Amplificadores de Carga Medidor de Potência,Wattímetro Strain gage, Extensômetro
Aquisição de dados Multímetro, Amperímetro Voltímetro Terrômetros, Medidores de Isolação
Dinamômetros, Esforços de Usinagem Oscilógrafo & Registrador Transdutores de Força
Medidor de Resistência, indutância, capacitância, Ponte RLC Plataformas de Forças, Esteiras Instrumentadas Transdutores de Pressão para Motores a Combustão Interna
Medidores de pico de pressão em motores Diesel Sistema de aquisição de dados, coletor de dados, Data logger Transdutores para injetoras de plástico (pressão/temperatura)
Amplificador de Carga - Mod. 5011B
Marca : Kistler Instrumente AG.
1. · Amplificador de carga monocanal para conversão de sinais de carga
elétrica geradas por transdutores pizoelétricos a base de cristais de quartzo, em tensão proporcional. Todos os parâmetros e funções são ajustados através de um teclado simples e display de cristal líquido.
1. Larga faixa de medição.
2. Ampla faixa de freqüência.
3. Correção automática do lero.
4. Filtro de passa-baixo ajustável e constante de tempo.
2. · Apresenta como característica principal a capacidade de ajustar continuamente sua faixa de medição de +/- 10 a +/- 999.000pC e o conveniente ajuste dos parâmetros através de display de cristal líquido de 2 linhas. Os valores ajustados são retidos na eventual interrupção de energia elétrica. Opcionalmente poderá ser fornecido com interface paralela IEEE-488 ou serial RS-232C contudo, a transmissão de dados não é possível. A versão Y50 apresenta uma compensação de drift sendo recomendado especialmente para medição de pressão em motores através de sensores não refrigerados.
Aplicação: é recomendado para medição de grandezas mecânicas, por exemplo pressão, força ou aceleração.
3. · Características técnicas:
Faixa de medição (10V): +/- 10 a +/- 999.000pC
Sensibilidade do sensor: +/- 0,01 a +/- 999.00pC/ unidades Mecânicas.
Escala: 0,001 a 9.990.000 unidades mecânicas/ volt
Tensão de saída: +/- 10V.
Corrente de saída: +/- 5mA.
Impedância: 10Ω.
Faixa de freqüência: 0 a 200kHz.
Filtro de passa-baixo: 0,01 a 30 (+/- 10) kHz (%).
Linearidade: < +/- 0,05% FS.
Drift a 25°C: < +/- 0,07pC/s.
Tensão de alimentação: 115/ 230V, 46/ 62Hz.
1. · Fornecido em 4 versões:
1.Modelo 5011B10 (standard).
2. Modelo 5011B11 (com interface IEEE-488).
3. Modelo 5011B12 (com interface RS-232C).
4. Modelo 5011B10Y50 (com compensação de drift).
Amplificador de Carga - Mod. 5015A
2. Medidor universal com display gráfico de cristal liquido para utilização com transdutores piezoelétricos a base de cristais de quartzo. A tecnologia empregada no mesmo proporciona uma simples operação, oferecendo várias funções úteis para medições piezoelétricas. Recomendado para utilização em pesquisas assim como, em campos de desenvolvimento e aplicações em laboratórios, seu rack de 19° (opcional) permite também, a utilizações em chão de fábrica. Este instrumento combina dados técnicos excelentes com uma extremamente simples interface homem / máquina.
1. · Características principais:
Amplificador de carga mono canal.
Opção para entrada de sinais de acelerômetros, sistema piezotron.
Jampeamento de medida compensado.
Operação através de menu.
Avaliação direta do sinal.
Ajuste flexível de filtros de passa-baixo e passa-alta.
Compatível com amplificador de carga 5011B.
Saída RS232C para transferência digital contínua de dados para PC.
1. · Características técnicas principais:
- Tipo de conector: BNC (entrada e saída).
- Faixa de medição: +/- 2 a 2.200.000 pC.
- Erro de medição:
- escala de medição <10pC: < +/- 3%
<100pC: < +/- 1%
Ø100Pc: < +/- 0,5%
Saída de tensão: +/- 10/ +/- 5/ +/-2,5/ +/-2V
Saída de corrente: < +/- 2mA.
Grau de proteção: IP-40, IEC-60529.
Tensão de alimentação: 230V/ 60Hz.
4. · Fornecido com cabo de alimentação, conector para controle remoto,
plaqueta auto-adesiva contendo detalhes da tensão de alimentação, programa DEMO para visualização do display em PC, programa para PC e drivers VI para LabVIEW, para configuração do equipamento e aquisição dos dados medidos, manual de instrução e certificado de teste.
Amplificador de Carga - Mod. 5039A221 a 5039A222
Amplificador de carga miniaturizado para conversão da carga elétrica gerada por transdutores de pressão piezoelétricos montados na cavidade de moldes de injetoras de plástico, em tensão proporcional a pressão aplicada.
Acondicionado em estojo de metal rígido com classe de proteção IP-65,.
Integrado ao controle da injetora para controle e visualização dos níveis de pressão durante o processo de injeção.
Leitura em tempo real permitindo o controle do processo em alta velocidade, baseado na pressão da cavidade.
Equipamento monocanal com 2 faixas de medição.
Saída para o valor momentâneo assim como, saída para o valor de pico armazenado.
· Faixas de medição:
- +/- 5.000pC (mínimo).
- +/- 50.000pC (máximo).
Faixa de medição 1: +/- 20.000pC (ajustado para a injetora).
Faixa de medição 2: +/- 5.000pC (ajustado para a injetora).
Tensão de alimentação: 18 a 30VDC.
Sinal de saída: 0 a 10V.
Saída de corrente: 4 a 20mA (opcional).
· Fornecido em duas versões:
Modelo 5039 A221 com conector TNC negativo.
Modelo 5039 A222 com conector BNC negativo.
Amplificador de Carga - Mod. 5049A
Acondicionado em estojo de metal rígido com classe de proteção IP-65, concebido para aplicações industriais.
Integrado ao controle da injetora para monitoração, controle e otimização do processo de injeção.
Dotado de algoritmos inteligentes possibilitando a detecção automática do ponto de comutação da fase de injeção para a fase de recalque, tão logo se efetive o preenchimento volumétrico do molde.
Leitura em tempo real.
Supressão de ruídos de tensão até 4V.
Faixa de medição: +/- 20.000pC.
Saída de tensão: 0 a 10V.
Tipo de conector: fornecido com conector TNC negativo.
Amplificador de Carga - Mod. 5155A
Amplificador de carga miniaturizado, multicanal para conversão da carga elétrica gerada por transdutores de pressão piezoelétricos montados na cavidade de moldes de injetoras de plástico, em tensão proporcional a pressão aplicada.
Acondicionado em estojo de alumínio fundido, classe de proteção IP-65, concebido para aplicações industriais.
Integrado ao controle da injetora para monitoração, controle e otimização do processo de moldagem por injeção.
Dotado de módulo SLP para detecção automática do ponto de comutação da fase de injeção para a fase de recalque, tão logo se efetive o preenchimento volumétrico do canal n°1.
Número de canais: 1, 2 ou 4 canais com opção para leitura de temperatura nas versões com 2 e 4 canais.
Faixas de medição: +/- 5.000 a +/- 50.000pC.
Temperatura de operação: 0 a 200°C.
Tipo de conector para pressão: BNC ou TNC negativo.
Tipo de conector para temperatura: Fischer 2 pinos, negativo.
Tipo de conector para alimentação, saída e controle: D-SUB 25 positivo.
Opção para cálculo automático do tempo de resfriamento: somente na versão com 2 canais, com leitura de pressão e temperatura.