Bloco seco - CTD9100-ZERO - WIKA Brasil
Folha de dados CT 41.30
Fácil calibração de termômetros com 0 °C
Realização de junções de referência para termopares
Aplicação em laboratórios de teste e calibração
Teste rápido e fácil é indispensável, especialmente quando em relação à confiabilidade de operação de plantas e máquinas. Testes frequentes de sensores de temperatura ajuda de reduzir erros e paradas na produção. Este bloco seco não somente faz calibração, mas também controle de temperatura. Facilmente ele pode gerar uma temperatura estável de referência, e assim, simplificando a calibração de termopares. A complexidade de pontos fixos de água e o perigo de congelar e danos em transporte são evitados. Em comparação à concorrência, o calibrador não somente pode realizar o ponto zero, mas ele também pode, devido à refrigeração ativa, realizar mais temperaturas de teste.
O conceito deste equipamento combina uma fonte de temperatura estável com medição precisa de um Pt100, qual permite a calibração ainda mais eficiente dos sensores industriais de temperatura.
Devido sua construção e controle, uma distribuição equilibrada de temperatura é alcançada no bloco. Por esta razão, a temperatura pode ser aceita como homogênea e não como distribuição em um dos furos de teste. A distribuição de temperatura homogênea reduz influências na incerteza de medição.
O CTD 9100-ZERO representa a mais atual tecnologia; em exatidão da medição, funcionalidade e utilização segura do equipamento. A posição de operação é definida como vertical, como ótima distribuição de temperatura, obtida nesta orientação.
A temperatura configurada no bloco é indicada em um display LCD de alto contraste com 4 dígitos. O display não é somente grandes, mas também inclinado em um angulo de 35°, para facilitar a leitura.