Yokogawa lança OpreX Multi-Sensing Remote I/O Unidade de Detecção Analógica VZ20X. | Yokogawa América do Sul
Yokogawa lança OpreX Multi-Sensing Remote I/O Unidade de Detecção Analógica VZ20X.
- Design compacto de classe mundial e alto desempenho para manutenção de produção e desenvolvimento de baterias EV e outros componentes -
A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia que desenvolveu o E/S Remota Multisensorial OpreXTM como um acréscimo à sua linha de componentes OpreX. Os dispositivos E/S Remota Multisensorial OpreX obtêm dados de vários sensores com precisão, convertem-nos em formato digital e os transferem para um sistema de nível superior para monitoramento. O primeiro modelo é a Unidade Sensorial Analógica VZ20X, que está sendo lançada para venda em 31 de agosto em 64 países e regiões da Ásia-Pacífico e do Oriente Médio. O menor VZ20X da classe é um dispositivo de alta velocidade, alta precisão e altamente resistente a ruídos que é capaz de coletar dados simultaneamente de sensores analógicos em até 120 canais. Com altura e largura menores que a de um cartão de visita típico e pesando menos de 200g, é adequado para instalação em qualquer lugar onde o espaço é premium, inclusive em equipamentos de produção.
Aproveitando tais características e as capacidades da tecnologia de IA da Yokogawa, os usuários do VZ20X serão capazes, por exemplo, de detectar quando uma anormalidade pode ocorrer em uma linha de produção para que a manutenção com base em condição (CBM) possa ser realizada em um tempo adequado. O VZ20X também é capaz de coletar com precisão os dados necessários para o desenvolvimento de componentes, como baterias de bordo usadas em veículos elétricos (EVs), veículos híbridos plug-in (PHVs) e veículos com células de combustível (FCVs).
E/S Remota Multisensorial OpreXTM - Unidade de Detecção Analógica VZ20X
A necessidade de um dispositivo compacto, de alta velocidade e alta precisão capaz de coletar dados simultaneamente de vários sensores
Enquanto veículos de transporte não tripulados, automação avançada e outras tecnologias estão sendo cada vez mais usados para reduzir os custos de mão de obra em instalações de logística e produção, ainda existem muitas áreas onde equipamentos e processos são gerenciados usando tecnologia analógica. A detecção precoce de sinais de deterioração em tais instalações é um desafio, e falhas podem levar a paralisações não planejadas e à redução das taxas operacionais. Com o CBM, há uma necessidade crescente de dispositivos compactos que possam ser facilmente adaptados às instalações e soluções existentes para permitir a coleta e digitalização rápida e precisa de dados baseados em eventos de vários locais.
O mundo está vendo inovações nas tecnologias automotivas usadas em EVs, PHVs, FCVs e outros tipos de veículos. Para garantir resultados de alta qualidade no desenvolvimento de componentes como baterias de automóveis e na condução de testes ambientais e de desempenho, é importante obter dados altamente confiáveis. Como tal, é necessário coletar simultaneamente dados de vários sensores em altas velocidades e com um alto nível de precisão.
1. Design compacto de classe mundial
Mais curto e estreito que um cartão de visita e pesando menos de 200g, o VZ20X é adequado para instalação em espaços apertados. Além de minimizar a necessidade de reconfiguração do equipamento de produção existente, é idealmente dimensionado para ser montado em veículos de transporte não tripulados e outros tipos de veículos para a execução de avaliações de desempenho de bateria, desempenho de manutenção preventiva, etc.
Fácil conexão de dispositivos usando conexões push-in e terminais de virola.
A alimentação também pode ser fornecida via USB (Tipo C).
2. Sincronização multicanal de alta velocidade, alta precisão e alta resistência a ruído
Alta velocidade: Os sinais de entrada analógica podem ser amostrados em intervalos de 1 milissegundo (0,001 segundos).
Alta precisão: Precisão de sincronização de ± 100 microssegundos (1 microssegundo = 1 milionésimo de segundo), precisão de medição de ± 0,05%, medições de temperatura com precisão de ± 0,16℃ ou menos e medições de tensão com precisão de ± 1mV
Sincronização multicanal: Com cada módulo tendo 8 canais, no máximo 15 unidades podem ser conectadas, permitindo a medição simultânea em até 120 canais.
Alta resistência ao ruído: Os canais de entrada são isolados uns dos outros, para que os dados possam ser medidos com precisão, mesmo em um ambiente barulhento.
3. Suporte para uma variedade de sensores analógicos
Um único módulo pode aceitar uma ampla gama de entradas analógicas, incluindo sinais de tensão DC, sinais unificados, sinais de resistência e sinais de temperatura de sensores como termopares (TC) e detectores de temperatura de resistência de 3 fios/4 fios (RTD). Ao acomodar entradas de uma variedade de sensores analógicos, ele facilita o monitoramento e o controle de uma ampla gama de variáveis, incluindo tensão, temperatura, umidade, pressão e vibração.
Transporte e logística, automóveis e máquinas, dispositivos eletrônicos, energia e materiais, alimentos e agricultura.
Obter dados precisos de vários sensores e encaminhá-los para sistemas de nível superior que realizam o monitoramento:
CBM de instalações em sites de produção e logística
Testes em institutos de P&D: testes de avaliação de desempenho em processos de desenvolvimento de produtos e testes de segurança e confiabilidade em processos de inspeção de qualidade de produtos.
1. Manutenção de instalações de produção/logística
Extremamente compacto e leve, o módulo pode ser facilmente montado em veículos de transporte não tripulados, linhas de produção e similares. Quando usado junto com o software de registro de dados GA10*1 e o controlador de sistema operacional em tempo real e-RT3 Plus, este dispositivo não só facilita a coleta e o monitoramento de dados de alta precisão, mas também é capaz de utilizar a tecnologia de IA proprietária da Yokogawa para realizar a detecção de anormalidades e análise de causa. Isso reduz o tempo de inatividade e melhora a eficiência operacional.
*1 Um aplicativo de registro de dados baseado em PC que utiliza uma rede Ethernet para coletar e registrar dados de dispositivos em fábricas e outras instalações
2. Desenvolvimento de componentes como baterias de bordo para EVs, PHVs e FCVs
Quando usado em combinação com o software GA10, o módulo permite a coleta rápida e precisa e o monitoramento de dados sincronizados de vários canais que são necessários para garantir resultados de alta qualidade nos testes e desenvolvimento de componentes automotivos. Além disso, graças à sua excelente resistência a ruídos, este produto é capaz de coletar dados com precisão, mesmo quando o dispositivo em teste, como um inversor (conversor de energia), é uma fonte de ruído.
3. Testes ambientais, de desempenho e de confiabilidade de automóveis
Este módulo garante resultados de qualidade em testes de resistência e ambientais, permitindo a coleta e monitoramento sincronizado e altamente preciso de dados sobre variáveis como temperatura, umidade, pressão e ponto de orvalho que afetam o ambiente operacional do veículo.
A OpreX é a marca abrangente para automação industrial (IA) e negócios de controle da Yokogawa. O nome OpreX é sinônimo de excelência em tecnologias e soluções que a Yokogawa cultiva por meio da cocriação de valor com seus clientes e abrange toda a gama de produtos, serviços e soluções IA da Yokogawa. Esta marca compreende as seguintes cinco categorias: Transformação OpreX, Controle OpreX, Medição OpreX, Execução OpreX e Ciclo de Vida OpreX. O E/S Remota Multisensorial OpreX faz parte da linha de produtos Componentes OpreX, que está alinhada na categoria Medição OpreX. A categoria Medição OpreX inclui equipamentos e sistemas de campo para medição, coleta de dados e análise de alta precisão. Para mais informações, visite https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/oprex/.