Nardalert S3 TM Monitor de Radiação Não Ionizante - PDF
Download "Nardalert S3 TM Monitor de Radiação Não Ionizante"
Benedita Lameira Fortunato
1 Patente pendente Nardalert S3 TM Monitor de Radiação Não Ionizante Display LCD Colorido LEDs de Alarme Multicoloridos Cordão de Segurança ou Prendedor para Módulos de Sensor Substituíveis em Campo Interface USB para Dados e Carregamento Cintos Intercambiáveis Software Abrangente Incluído Modelos Standard e com Opcionais Porta de Fibra Ótica para Monitoramento Remoto Design Estabilizador (Fail-Safe) Descrição Os profissionais da Narda Safety Test Solutions desenharam a próxima geração do monitor Non-Ionizing Radiation (NIR) Personal and Area (Radiação Não Ionizante Pessoal e de Área) o Nardalert S3. Os designs premiados dos monitores Nardalert XT e RadMan foram estendidos para um produto totalmente novo que se baseia em anos de liderança em produtos de segurança. A tecnologia de sensor foi aprimorada nesta série através do novo design não apenas do sensor em si, mas também o acondicionando em uma embalagem substituível em campo que contém todos os dados eletrônicos necessários para manter a operação calibrada. Este novo recurso permite que seu S3 permaneça em serviço sem logísticas caras para manter as múltiplas unidades calibradas uma grande vantagem para qualquer Programa de Segurança NIR. Seu novo Nardalert S3 será sempre capaz de suportar novos padrões ou orientações, e até mesmo diferentes campos ou frequências, permitindo capacidade de expansão futura e aumentando a longevidade. Display LCD Eventos de alarme estão sempre evidentes com Líder visuais combinados com notificações de vibração e sonoras. Entretanto, para oferecer ao usuário informações mais acuradas do que alarmes simples, nós incorporamos um LCD montado na parte superior. O LCD simplifica a operação, exibindo dados importantes na inicialização, como estado da bateria e informações do sensor que o operador necessita. Com sensores de RF/micro-ondas anexados, a tela indica ao usuário as bandas (<> 1 GHz) que estão sendo detectadas. Unidades opcionais utilizam o display para oferecer ainda mais informações, como histórico de exposição, dados registrados, indicações de alarme e muito mais. 1
2 Precisão Nossos engenheiros projetaram o novo Nardalert S3 para exceder a performance precisa dos nossos modelos anteriores. Nossos clientes sabem que podem confiar em nossos projetos para oferecer uma performance melhor ou igual quando são vestidos no corpo humano, do que desempenhariam em uma instalação de calibração. Todos os testes são realizados com o sensor no estojo para poder simular o uso normal do dia a dia, e nossos sensores de reação de novo formato seguem ainda mais de perto os padrões e orientações internacionais. Cada sensor é calibrado individualmente e estas informações são guardadas diretamente no próprio sensor. Estojo Nós embalamos tudo num estojo de plástico corrugado que permite que você use montado num bolso comum de camisa, ou preso com o cordão de segurança fornecido ou em um estojo para o cinto. Nós fornecemos uma capa forte de silicone que oferece proteção adicional contra choques como um acessório standard. O Nardalert S3 opera com uma única bateria standard Tipo RCR123A. A bateria é automaticamente recarregada sempre que estiver conectada a um computador e nós fornecemos um carregador universal para acelerar o carregamento de qualquer tomada elétrica comum. Adaptadores comuns USB para carros também podem ser usados, assim seu monitor está sempre pronto para trabalhar. Sensores Sensores iniciais disponíveis cobrem os limites internacionais de exposição mais comuns. Nós oferecemos sensores para seguir os limites de frequência FR/micro-ondas promovidos pelo US FCC, IEEE (C95.1), Canada s Safety Code 6 e ICNIRP. Muitos usuários pelo mundo irão achar que um destes limites atende às suas exigências locais para exposições à RF e microondas. Cobertura futura irá incluir variações de frequência mais baixa e módulos de sensor de reação à frequência plana para realizar tarefas alternadas usando a mesma estrutura. Guia de Seleção de Modelo Padrão ou Orientação Nardalert S3 e Sistema de Sensor Sensor Independente* ACGIH 2271/ /11 ARPANSA RP3 2271/ /31 Brasil ANATEL / /31 Canada Safety Code 6 (2009) 2271/ /21 FCC 2271/ /01 ICNIRP 2271/ /31 IEEE C / /11 Japão RCR / /01 Exige unidade central (mainframe) P/N 2270/01 para formar conjunto operável Modelos Standard e com Opcionais O Nardalert S3 pode ser fornecido em uma ou duas capacidades diferentes. Unidades standard oferecem toda a performance básica necessária para operações normais. Níveis de alarme são ajustados de fábrica em 50% e 200% dos níveis de Referência e telas básicas oferecem todas as informações que o usuário precisa. Usuários avançados e aplicativos devem considerar as capacidades adicionais dos modelos Com Opcionais. Ao digitar um código de software através do software de usuário, você pode expandir a operação do seu Nardalert para guardar, exibir e baixar dados de exposição, alterar modos e níveis de alarme, exibir dados do histórico na tela do Nardalert S3 e reconfigurar a interface para conexões de fibra ótica. O Nardalert S3 é embalado com um revestimento de plástico corrugado e está disponível com uma resistente capa de silicone para proteção adicional contra choques. Unidade Central (mainframe) do Nardalert S3 mostrado com sensor intercambiável. 2
3 Software O software Nardalert S3 (NS3-TS) é fornecido standard com cada unidade. Leituras podem ser baixadas e exibidas numericamente (Figura 1) ou graficamente (Figura 2) simplesmente instalando o software e conectando o cabo USB fornecido. Os usuários podem baixar dados para uma base de dados que está armazenada no software para recuperação futura. Os seis controles principais do software são: 1. Arquivo Permite manipulação de arquivos. Armazenamento, classificação e exportação. 2. Base de dados Gerenciamento da base de dados dos arquivos armazenados no computador (Figuras 1 e 2) 3. Memória do Dispositivo Gerenciamento de dados das leituras armazenadas no Nardalert (Figure 3) 4. Medição Exibe médicos em tempo real no computador (Figure 4) 5. Configuração Configura o Nardalert S3 para o uso. Ajuste limites do alarme, taxa de registro, tempo da luz de fundo, etc. 6. Extras ajusta unidade para preferências regionais, instala opções, configuração geral Este software imita muito bem o software NBM-TS que nossos clientes têm utilizado nos últimos anos. Manter uma interface comum permite aos novos usuários ascender para a velocidade máxima e explorar todas as funções da unidade. Figure1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 3
4 Especificações Monitores Pessoais e de Área Sensor 2271/01, FCC 2271/11, IEEE 2271/21, SC6 2271/31, ICNIRP Variação de Frequência 100 khz a 50 GHz 3 MHz a 50 GHz 100 khz a 50 GHz 100 khz a 50 GHz Medido em Campo Campo Elétrico, V 2 /m 2 Design do Sensor Precisão do Alarme a (Sensibilidade de Frequência e Incerteza de Polarização) Variação do Monitor b Imunidade ELF Limiares do Alarme Alarme 1, Configuração Padrão Variação de Ajuste Alarme 2, Configuração Padrão Variação de Ajuste Indicações do Alarme Sobrecarga CW Sobrecarga de Pico Tipo de Bateria/ Vida Útil Aproximada Tipo de Display Tamanho da Tela Luz de Fundo Taxa de Atualização do Display Itens Exibidos no LCD Chave de Opção NS3 Memória c Taxa de Armazenamento Tempo de Armazenamento Operação Remota USB Interface Óptica Recomendado Intervalos de Calibração Variação de temperatura Umidade Tamanho (mínimo) Peso (incluindo a bateria) Acessórios incluídos Observações: Campo Radial, Matriz Diodo-Dipolo e par Termoelétrico +4,5 / -3 db (100 khz a 30 GHz) +2,5 / -6,0 db (30 a 50 GHz) +2,5 / -6,0 db (50 a 100 GHz, Típico) 5% a 200% do Padrão ou Orientação 6 kv/m Padrão são dois alarmes. Pode ser programado através do NS3-TS para um alarme 50% do Padrão ou Orientação 10% a 100% (em incrementos de 5%) e OFF 200% do Padrão ou Orientação 20% a 200% (em incrementos de 5%) Visual (LCD e LED) com Sonoro e/ou Vibração 3000% do Padrão ou Orientação 32 db acima do Padrão ou Orientação RCR123A, Lítio (Recarregável) / 25 horas TFT Transmissível 1,77 pol, 28 x 35 mm, 128 x 160 pixels LEDs Brancos 250 msec. Todas as unidades exibem Informações do Modelo, Resultados de autoteste, Data de calibração e leituras de tempo real durante a operação. 2270/90.01 Permite acesso a dados armazenados do NS3-TS e/ou tela LCD. Itens adicionais disponibilizados incluem Modo Alarme, Ajuste do Alarme, Luz de Fundo, Registro de Dados, Interface de Fibra Ótica e Histórico eventos 4 por segundo, 1 por segundo, 1 por 5 segundos, 1 por 10 segundos, 1 por 20 segundos, 1 por 60 segundos Variável de 4,3 horas (4 por segundo), para 43 Dias (1 por 60 segundos). Via USB ou Interface Óptica RS-232 Serial, Full Duplex, baud (virtual com porta), plugue conector multifuncional Serial. Full Duplex, baud, sem paridade, 1 bit de partida, 1 bit de parada 5 Anos para Unidade Central (P/N 2270/01) e 2 Anos para os Sensores (2271/X1) Operacional: -10 С to +50 С Não operacional (transporte): -10 С to +50 С 5 a 95% de umidade relativa, sem condensação; 29 g/m³ de umidade absoluta (IEC classe 7K2) 117,1 x 82,6 x 31,8 mm (4,61 x 3,25 x 1,25 in.) 0,5 lbs. (0,23 kg), com sensor Carregador CA com Plugues, cabo do Carregador/Dados (USB), Estojo para Transporte, Prendedor para Cinto, Cordão de Segurança, Manual, Software NS3-TS, Certificado de Calibração a Precisão especificada como meio de orientação radial e vertical (10 a 1600 MHz) e meio de orientação vertical e horizontal (1600 MHz a 50 GHz) b Porcentagens relativas às mais altas exposições (Controlada, Ocupacional) permitidas pelo Padrão ou Orientação c Função memória disponível apenas para unidades Com Opcionais. 4
5 Informações de Pedido Nardalert S3 Monitores Pessoais e de Área Números das Peças Inclui: Unidade Central (mainframe) Nardalert S3, incluindo bateria (2270/01) Bolsa de transporte, leva o monitor, carregador e acessórios (2400/90.06) Suprimento de Energia 5 VDC, 100 V-240 VAC ( ) Prendedor para Cinto, não condutor ( ) Cordão de Segurança, não condutor ( ) Cabo, Interface USB para NS3, 1 m ( ) Software, NS3-TS, transferidor PC (2270/93.01) Manual de Operações NS3 ( ) Certificado de calibração E SUA OPÇÃO DE MÓDULO DO SENSOR: Nardalert S3 com Módulo Sensor FCC 2271/101 Nardalert S3 com Módulo Sensor IEEE 2271/111 Nardalert S3 com Módulo Sensor SC6 2271/121 Nardalert S3 com Módulo Sensor ICNIRP 2271/131 Modelo Nardalert S3 com Opcionais (Habilita Registro de Dados, Histograma variação de Alarme) Chave de Opção NS3 2270/90.01 Módulos de Sensor Individual (sem a Unidade Central Nardalert S3 (Mainframe)) Módulo do Sensor, FCC 1997 Ocupacional/Controlado 2271/01 Módulo do Sensor, IEEE C Controlado 2271/11 Módulo do Sensor, Código de Segurança 6, Controlado 2271/21 Módulo do Sensor, ICNIRP 1998 Ocupacional 2271/31 Acessórios Opcionais Cabo, fibra ótica, duplex (1000 mm) RP-02, 2 m 2260/91.02 Cabo, fibra ótica, duplex (1000 mm) RP-02, 20 m 2260/91.03 Cabo, fibra ótica, duplex (1000 mm) RP-02, 50 m 2260/91.04 Cabo, fibra ótica, duplex, F-SMA para RP-02, 0,3 m 2260/91.01 Conversor de Fibra Ótica RS232, RP-02/DB9 2260/90.06 Conversor de Fibra Ótica USB, RP-02/USB 2260/90.07 Cabo, adaptador, USB 2.0 RS232, 0,8 m 2260/90.53 Suporte de Montagem para o Nardalert S3 (Suporta Monitoramento de Área) in. (117.1 mm) 3.25 in. (82.6 mm) 1.25 in. (31.8 mm) 1.65 in. (41.9 mm) 5