Controlador de Piscinas & Spas – pH/ORP/Temperatura com Conexão com Nuvem e sem Saídas Analógicas - Hanna Instruments Brasil
Controlador de Piscinas & Spas – pH/ORP/Temperatura com Conexão com Nuvem e sem Saídas Analógicas
Projetado para manter níveis constantes de pH e desinfetante em piscinas, banheiras de hidromassagem e spas, o BL122 oferece o benefício adicional de permitir conexão remota e acesso a dispositivos através do aplicativo web Hanna Cloud.
Acompanhe em qualquer lugar com a conectividade Hanna Cloud.
Modelo montado em linha.
Registro de Dados integrado para monitoramento de conformidade.
Tags: Cloro, ORP, pH, Temperatura.
Bombas Peristálticas de Alimentação Química
Equipado com duas bombas de dosagem peristálticas com tubos substituíveis resistentes a produtos químicos que são controlados proporcionalmente com taxas de fluxo ajustáveis.
Controle Automático de Bomba Proporcional
Ajuste a banda proporcional com base na sensibilidade do seu processo à adição de produtos químicos, ajustando a quantidade de tempo que as bombas estão dosando.
Taxa de Fluxo Ajustável
As taxas de fluxo das bombas de dosagem são ajustáveis de 0.5 a 3.5 L/h, permitem melhor controle e manutenção do set point desejado.
Transfira dados para um PC usando uma unidade flash e a porta USB ou conecte-se através da porta Ethernet ao Hanna Cloud.
Entrada Hold
Conecte um interruptor de fluxo para que, quando não houver fluxo ou energia aplicada à bomba de recirculação, o circuito de retenção desative as bombas dosadoras para evitar qualquer dosagem quando não houver movimento de água no sistema.
Sistema de Alarme Programável
Defina os níveis de alarme baixo e alto para todos os parâmetros. Quando um alarme é ativado, todas as dosagens serão interrompidas para evitar sobredosagem.
As leituras são registradas automaticamente a cada 10 segundos. Os dados registrados incluem valores de pH, ORP e temperatura, dados da última calibração, configuração de configuração e quaisquer dados de eventos.
O GLP armazena informações de calibração de pH/ORP, incluindo data e hora para sensores de pH/ORP.
O LCD pode exibir todos os 3 parâmetros ao mesmo tempo, um ciclo de 3 segundos de parâmetros únicos ou um gráfico em tempo real.
Acompanhe em qualquer lugar com a conectividade Hanna Cloud
O Hanna Cloud é um aplicativo baseado na web que conecta você a dispositivos de medição como o BL122 e o BL123. As medições e o armazenamento de dados são acessíveis a partir do seu PC, tablet ou telefone. Medições, tendências, histórico, configurações do dispositivo, alarmes e mensagens são transmitidos para o seu "Dashboard" à medida que seu instrumento mede e controla seu processo.
Medições e Gráficos
Medição, alarme, retenção e status da bomba são facilmente visíveis. Use um gráfico para visualizar as tendências nas últimas 12 horas ou alterar o período de tempo. O histórico de logs pode ser transferido como PDF ou .CSV.
Boas Práticas de Laboratório (GLP)
As Boas Práticas de Laboratório (BPL) referem-se a uma função de controle de qualidade usada para garantir a uniformidade das calibrações e medições da sonda. Os dados GLP estão prontamente disponíveis para maior rastreabilidade.
Selecione quais notificações você gostaria de receber. Vários usuários secundários também podem ser adicionados à sua conta do dispositivo para monitorar as medições e receber e-mails ou mensagens pop-up do seu dispositivo de processo.
A aplicação Hanna Cloud é compatível
com os navegadores mais modernos.
SKU BL122-10
Precisão de pH a 25°C ±0.05 pH
Dosagem de pH proporcional com set point ajustável e banda proporcional; atraso para iniciar ao ligar e proteção contra sobredosagem
Faixa de ORP ±2000 mV
Precisão de ORP a 25°C ±5 mV
Dosagem de ORP proporcional com set point ajustável e banda proporcional; atraso para iniciar ao ligar e proteção contra sobredosagem; Dosagem de pH interligada
Faixa de Temperatura -5.0 a 105.0°C (23.0 a 221.0°F)
Precisão de Temperatura a 25°C ±1°C (±1.8°F)
Compensação de Temperatura automática, -5.0 a 105.0°C (23.0 a 221.0°F) para pH
Calibração com buffer de pH: automática, dois pontos (4,01, 7,01, 10,01 pH); calibração de processo de pH: um ponto, entrada manual
Controle de Bomba modos automático e manual; vazão ajustável de 0,5 a 3,5 L/h
Registro registro automático de medições de pH, ORP e temperatura, GLP e eventos, incluindo alarmes, erros e falta de energia; capacidade para 60 dias com intervalo de amostragem de 10 segundos; todos os arquivos .csv de dados são transferidos por unidade flash USB
Alarmes alto e baixo com opção de habilitar/desabilitar para todos os parâmetros; o alarme é acionado quando 5 leituras consecutivas estão acima/abaixo do limite
Sistema de Alarme sistema de alerta intuitivo baseado em LEDs; opções de filtragem de alarmes; controle de relé de alarme com base na configuração do usuário
Proteção por Senha os recursos de opções de configuração, calibração e recuperação de registro são protegidos por senha
GLP Informações de calibração de pH/ORP, incluindo data e hora para sensores de pH/ORP
Saída de Relé de Alarme SPDT 5A/230 VAC; ativado por condições de alarme selecionáveis de pH/ORP/temperatura
Saídas Analógicas não possui
Entradas Auxiliares nível baixo no tanque de ácido/base (contato aberto); nível baixo no tanque de cloro (contato aberto); segure entrada (contato aberto)
Entrada de Sonda Digital entrada digital isolada galvânica HI1036-1802 pH/ORP/temperatura/pino correspondente sonda combinada com conector à prova d'água DIN
Fonte de Energia 100 — 240 VAC
Consumo de Energia 10 VA
Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); max 95% umidade relativa, sem condensação
Dimensões 245 x 188 x 55 mm (73 mm com bombas)
Informações Adicionais O controlador BL122-10 é fornecido com HI1036-1802 eletrodo combinado (pH / ORP / Temperatura); Suporte para eletrodo, tubo de Ø 50 mm (1 unid.); Conexões para eletrodo; Injetor (2 unid.); Suporte para injetores, tubo de Ø 50 mm (2 unid.); Tubo de bomba peristáltica (2 unid.); Tubo de aspiração e injeção (5+5 m); Filtro de aspiração (2 unid.); Solução buffer de 7.01 pH (3 sachês); Solução buffer de 4.01 pH (3 sachês); Solução de teste de ORP de 470 mV (3 sachês); Cabo de energia; Certificado de qualidade do instrumento; Manual de instruções
Seja o primeiro a avaliar Controlador de Piscinas & Spas – pH/ORP/Temperatura com Conexão com Nuvem e sem Saídas Analógicas