Manômetro com tubo Bourdon e contatos - PGS23.100, PGS23.160 - WIKA Brasil
Folha de dados PV 22.02
Também disponível com caixa com preenchimento de líquido para aplicações com pressões pulsantes ou vibrações
Instrumentos com designação de segurança S3 conforme EN 837 como opção
Quando a pressão de processo tem que ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, necessita uma conexão com contatos, o manômetro switchGAUGE modelo PGS23.1x0 pode ser utilizado.
Contatos elétricos (contatos de alarmes) podem estabelecer ou cortar circuitos elétricos dependendo da posição do ponteiro do instrumento. Os contatos elétricos são ajustáveis na faixa inteira de medição (ver DIN 16085), e são montados predominantemente abaixo do mostrador, no entanto as vezes no topo do mostrador. O ponteiro do instrumento (ponteiro do valor atual) se move livremente na escala inteira, independente das configurações. O ponteiro pode ser ajustado usando uma chave de ajuste no visor.
O manômetro é fabricado conforme DIN 16085 e cumpre todas as normas relevantes (EN 837-1) e regulamentos para a indicação da pressão de operação de vasos de pressão.