Descongelador eletrônico de sêmen e embriões Nova Geração - Cinza 3 voltagens. Fabricado em PSAI., Em até 3 x sem juros
Tags: fertilize, semen, smen, descongelamento, descongelador, iatf, embrioes,
https://youtu.be/IYOEkIMuo6Y
Modelo Prático Nova Geração - Descongelador Eletrônico de Sêmen e Embriões Bovinos:
Estrutura rígida. Fabricado em PSAI
Disponibilidade para entrega imediata!
Condições especiais para Veterinários e Zootecnistas
Funciona em 3 voltagens, 110/200v por fonte bivolt automático ou em bateria de 12v.
Interface Homem/Máquina em três comunicações, luzes, Bip sonoro e Display digital.
Temperatura informada por luzes e números no display digital.
Alerta de temperatura elevada, o torna mais apropriado para regiões de clima quente. O único descongelador no mundo com essa vantagem.
Recipiente de ½ litro de água, compatível com o descongelamento simultâneo de até dez palhetas finas ou cinco médias.
Tempo de descongelamento sinalizado por luz verde intermitente ao mesmo tempo que por contadores regressivos de 30 ou 22 segundos mostrados no display, com Bip sonoro ao final do descongelamento.
Temperatura fixa, não permite que o inseminador altere e erre a temperatura ideal de descongelamento e incubação das palhetas
Velocidade de aquecimento de 500 ml de água: +_ 1°C por minuto mesmo iniciando com água gelada em temperaturas ambientes de 4°C.
Separador de palhetas- divisória para separação do sêmen de até quatro touros.
Ausência de extrator de palhetas, permite a retirada de uma dose descongelada sem expor as demais à temperatura ambiente.
Recipiente de descongelamento vertical com distribuição do calor na água de forma também vertical. A resistência situada no assoalho do recipiente dispersa o calor de baixo para cima, proporcionando maior uniformidade de temperatura dentro do recipiente, diferente de outras marcas que utilizam a resistência circular externa, com difusão lateral do calor e maior diferença entre diferentes pontos do meio líquido.
Instruções de uso de fácil entendimento.
Instruções de Uso e Garantia - Fertilize Modelo Prático - Nova Geração - Descongelador Eletrônico de Sêmen e Embriões Bovinos
Seu aparelho está garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de um ano a contar da data de compra estampada na nota fiscal. Para tal, siga as instruções abaixo:
Seu equipamento é fabricado para funcionar em três voltagens, 110 / 220 v. ou direto na bateria de 12v. Para conectar na tomada de energia utilize a fonte bivolt automático 110/220 v. ajustando nessa, a extremidade com três pinos do fio elétrico se for o caso e para conectar na bateria utilize o cabo próprio conectando o polo positivo (fio vermelho) ao polo positivo da bateria. Ambos os conectores fonte e cabos acompanham o produto.
1 – Encha o recipiente do descongelador de sêmen bovino da Fertilize somente com água limpa com temperatura inferior a 30ºC. Deixe o nível de água cerca de um centímetro abaixo da borda.
2 – Para coloca-lo em funcionamento conecte primeiro o plug no descongelador para depois conectar na fonte de energia. Ao ligar o aparelho, uma luz vermelha indica que a água ainda não está em temperatura adequada à execução do trabalho, conforme também informado no display digital.
3 – Aguarde alguns minutos para o aquecimento da água. O display informa a temperatura ao mesmo tempo em que a luz vermelha desliga e acende a verde, indicando temperatura adequada. Um bip sonoro também é emitido ao término do preparo da água de descongelamento. Seu equipamento está calibrado para temperatura mínima de 35,5°C com picos de até 36°C.
4 – Quando preferir descongelar mais de 8 palhetas finas ou quatro médias por vez, aguarde a sinalização da maior temperatura no display digital. Embora a literatura informe que as palhetas podem ficar a 35,0 ºC por até 90 minutos, recomendamos por segurança que se programe para não ultrapassar 45 minutos, pois imprevistos podem atrasar o serviço.
5 – Coloque a(s) palheta(s) na água sempre próximo à lateral do recipiente e acione imediatamente o temporizador. Clicando uma vez, serão contados 30 segundos e, clicando duas vezes, 22 segundos, sinalizados com contador digital regressivo e bip sonoro no término do descongelamento. Obs: A colocação de palhetas no meio do recipiente pode inibir o conta dor regressivo devido ao rápido registro de baixa temperatura junto ao sensor.
6 – A luz vermelha piscando indica que está acionada a defesa para que o equipamento não aqueça e nem estrague se ligado sem água, verifique se há água no recipiente. Caso não haja, desligue o equipamento por 10 segundos, coloque água no recipiente e ligue o aparelho novamente. Se isso ocorrer com o aparelho ligado à bateria de 12V, certifique-se de que a bateria esteja carregada. Caso isso ocorra com o aparelho cheio de água significa que a água é de extrema pureza (sem ions positivo e negativo), em virtude disso, o equipamento interpreta que não tem água, nesse caso coloque uma pitada de sal na água.
7 – Desligue por 10 segundos o seu Fertilize sempre que houver interrupção e retorno imediato de energia.
8 – Esvazie totalmente o descongelador após o uso.
• Mantenha os dois pinos metálicos situados no fundo do equipamento sempre limpos, são eles que identificam a presença de íons na água.
• Alerta de temperatura elevada. Sempre que a temperatura da água de descongelamento estiver acima de 37ºC, serão emitidos os seguintes sinais: luz vermelha alternada com a verde, emissão de bip sonoro intermitente e informação da alta temperatura no display. Caso isso ocorra, desligue o descongelador da tomada, despeje parte da água quente e complete com água fria. Essa situação ocorre quando o equipamento é cheio com água já quente ou durante a IATF realizada em temperaturas ambientes acima de 37° na sombra.
• Nunca ligue seu Fertilize em bateria de 24V. quando ligado em 12v. nunca encoste o polo positivo no negativo.
• Considere seu descongelador de sêmen Fertilize um equipamento frágil, como o botijão de sêmen.
• Quando necessário retirar a tomada da fonte de energia, aguarde 10 segundos antes de reconectá-la.
• O contato da palheta de sêmen com a resistência não prejudica o descongelamento.
• Monitore seu equipamento com o termômetro durante o uso.
• Diferenças de 3ºC são frequentemente observadas e devem-se ao erro de termômetros. Para conferir seu termômetro, coloque-o em baixo do braço de uma pessoa descansada e com saúde. Estando certo, ele deve ler entre 36º e 37ºC após 3 minutos.
Manutenção e limpeza do aparelho: Sempre que necessário "encha o Fertilize com água limpa e acrescente 15 ml ou uma colher das de sopa de água sanitária, aguardar por 5 minutos e desprezar. Utilize delicadamente um pincel ou pano para remover as impurezas nas laterais, no assoalho, fio da resistência e pinos metálicos. Esse procedimento é importante por conservar as funções do equipamento e manter o recipiente de água higienizado.
Tensão de trabalho: automático 100 a 240 voltz ou 12V para conexão em bateria. Potência consumida durante o aquecimento: 40 W.
Potência de manutenção: aproximadamente 2,2 W. 3,2 Amp.
Temperatura de trabalho logo após a luz mudar de vermelho para verde: 35,5 a 36ºC.
Frequência: 50-60 Hertz.
Atenção: Sua garantia estará suspensa caso constatada a violação do circuito eletrônico e/ ou danos similares característicos de má utilização.
Despesas de envio para verificação de funcionamento ou reparos correrão por conta do cliente, mesmo no período de vigência da garantia.