Sensor de DBO com Conexão Wirelles - Equipamentos para Laboratório
A maneira mais conveniente para obter resultados confiáveis automaticamente para análise de DBO manométrico. A gestão de dados e relatórios torna-se incrivelmente intuitiva, com a transmissão de dados sem fio via tecnologia Bluetooth para o exclusivo DBO Soft ™
O DBO EVO Sensor é um sensor para leitura manométrica de DBO sem fio, único e revolucionário, com transferência de dados através da tecnologia Bluetooth. O sensor transmite os dados de maneira confiável diretamente para o software dedicado BodSoft ™ .
Livre de mercúrio e com operação intuitiva, o BOD EVO sensor garante uma excelente confiabilidade, pois não há necessidade de abrir a porta da incubadora para visualização de resultados durante o processo, eliminando assim o risco de variações de temperatura interna.
O sensor mede diretamente o valor de BOD em mg/l . Além disso, não há necessidade de cálculo e os resultados são enviados diretamente para o Databox e PC .
Fabricado com as técnicas de construção mais modernas e avançadas, o DBO Sensor EVO se encaixa diretamente no recipiente que contém a amostra.
A medição pode ser realizada em quatro diferentes escalas - 90, 250, 600 e 999 ppm .
Amostras com concentrações acima de 1000 ppms podem ser medidas através da diluição da amostra.
DBO Sensor EVO System 6 - incl. Wireless DataBox ™ 230 V / 50 Hz S10220146
DBO Sensor EVO System 6 - incl. Wireless DataBox ™ 230 V / 60 Hz S10230146
DBO Sensor EVO System 6 - incl. Wireless DataBox ™ 115 V / 60 Hz S10240146
DBO Sensor EVO System 6 230 V / 50 Hz S10220156
DBO Sensor EVO System 6 230 V / 60 Hz S10230156
DBO Sensor EVO System 6 115 V / 60 Hz S10240156
Fonte de alimentação 115 V ou 230 V / 50-60 Hz
Dimensões (LxAxP) (LxAxP) : 270x300x185 mm ( in) 10.6x11.8x7.3
Valor de Leitura mg/l ( PPM) leitura direta no PC
Medição por sonda de pressão eletrônica Membrana de pressão
Capacidade da Garrafa 500 ml
Armazenamento de dados para DBO5 A cada 30 minutos / 1/ 2/4/ 6/8 /12/ 24 horas
O armazenamento de dados para longos tempos de testes A cada 2/4/ 6/8 /12/ 24 horas
Valores de DBO Cálculo automático de dados e gestão pelo BodSoft ™
Última determinação de DBO Possível
Escalas 90, 250, 600, 999 ppm DBO. Os valores mais elevados após a diluição.
DBO Sensor é a solução inovadora e extremamente confiável e livre de mercúrio para análise de DBO.
Um transdutor de pressão controlado por microprocessador transfere o valor da Demanda Bioquímica de Oxigênio diretamente para o display: Os Resultados são exibidos diretamente em mg/l , sem necessidade de cálculos adicionais e são armazenados automaticamente no Sensor DBO.
O processo é extremamente fácil, baseado em apenas alguns passos simples:
1. Adicione uma barra de agitação, encher o frasco com a amostra e inserir o suporte de borracha com álcali para absorção de CO2.
3. Rosquear o sensor no gargalo do frasco
4. Escolher a escala e iniciar a medida
5. Monitorar a atividade dos micro-organismos
6.Ler o valor DBO (ppm ou mg/l) , com base na variação de pressão dentro da garrafa devido a atividade dos micro-organismos.
Análise DBO - Desempenho Exclusivo, Tecnologia sem fios
A DBO EVO Sensor oferece um desempenho inigualável!
Graças à tecnologia inovadora sem fio, o sensor transmite o valor DBO (diretamente em ppm ou mg/L) para o DATABOX ™ Wireless, com base na frequência de transmissão de dados definido antes de se iniciar a análise .
Os resultados são exibidos a partir do intuitivo BODSoft ™ , a solução ideal para o gerenciamento de dados e comparação dos resultados.
Análise DBO - Análise DBO - Gestão de Dados Simples com BODSoft ™ e DataBox ™ Wireless
Com o BODSoft ™, todas as informações serão constantemente monitoradas a partir da tela principal, incluindo o gráfico em tempo real e monitoramento de status da bateria dos sensores, para evitar que a análise fique incompleta.
Uma vasta biblioteca de métodos é pré- instalada para dar suporte ao usuário com informações valiosas sobre a análise.