Teste EC no solo quando você precisar: HI98331 – Hanna Instruments Brasil
O teste de EC no solo é preciso e fácil.
O medidor de EC direto de solo HI98331 é uma ferramenta conveniente que pode ser usada não apenas no solo, mas em meios sem solo, como lã de rocha e fibra de coco. Este guia explicará como interpretar seus resultados.
A habilidade de testar a condutividade elétrica
Ao utilizar o HI98331 medidor de EC direto do solo, é importante estar ciente de que o teor de umidade do solo afetará significativamente o valor de EC (condutividade elétrica) medido. Para garantir uma medição precisa, é recomendado que as leituras sejam feitas quando a umidade do solo estiver próxima da capacidade do campo. Como orientação geral, o tempo ideal de medição é de aproximadamente 15 minutos após a irrigação ser concluída. O solo permanecerá no nível de umidade adequado por cerca de uma hora; dependendo do meio e da quantidade de drenagem que ela fornece. A janela de 15 minutos permite que a água drene dos poros maiores (espaços) no meio e algum ar entre, o que equilibra o teor de umidade para leituras consistentes.
Nota: É recomendado que sejam feitas três leituras e a média entre elas. A EC não é homogênea no solo. É importante prestar atenção à profundidade em que se está medindo e mantê-la consistente ao longo de seus testes
Diferentes solos, misturas de solo e meios de cultivo sem solo retêm várias quantidades de umidade quando em capacidade de campo. Lã de rocha, musgo de turfa e fibra de coco contêm mais água. Enquanto isso, misturas de solo com mais casca de pinheiro, perlita e areia retêm menos água. A quantidade de água que um meio retém na capacidade de campo afetará o valor de EC quando medido com o HI98331. Quanto maior a diferença na capacidade de retenção de água, mais difícil será comparar as medições diretas de EC de vários meios. Por exemplo, comparando as medições de um cubo de lã de rocha a argila arenosa de um campo.
As medições diretas de EC do solo também serão diferentes de medições de extrato de meio saturado, diluição de 1:2 (pasta) e resultados do método de teste de vazamento. Existem fórmulas complexas para converter os resultados entre esses métodos de teste, mas a relação é apenas linear se estiver testando o mesmo solo ou meio sem solo.
Nota: O HI98331 mede em mS/cm. dS/m, mS/cm, mmhos/cm e EC são usados indistintamente quando se referem às medições da salinidade do solo.
1 decisiemens por metro (dS/m) = 1 milisiemens por cm (mS/cm) = 1 EC = 1 mmhos/cm
Muitos produtores pedem uma lista de tolerâncias à salinidade das plantas para comparar seus resultados. Os produtores podem usar essas tolerâncias como uma diretriz com as seguintes limitações em mente: as medições de EC do solo são afetadas pelo teor de umidade, composição do solo e método de teste… os números nessas listas provavelmente não corresponderão aos seus resultados sem interpretação. Por exemplo, as medições nesta lista de tolerância de salinidade foram feitas usando o método de extrato de meio saturado e o solo testado foi de argila arenosa fina de Utah de um campo. Essas medições só serão comparáveis com as medições diretas de EC do solo feitas com o HI98331 se você estiver medindo o mesmo tipo de solo ou semelhante (solo arenoso) e usando uma fórmula de conversão ou gráfico de comparação de método de teste.
Os resultados de diferentes métodos de medição podem ser comparados de maneira rápida e grosseira usando o gráfico a seguir, desde que a amostra do meio seja semelhante em composição. As medições diretas do solo com o HI98331 estão mais próximas dos resultados 1:2 neste gráfico e geralmente são ligeiramente inferiores.
Este gráfico preparado pelo Dr. Douglas Cox da UMass compara os resultados da EC de três métodos de teste de meio.
1:2 SME Vazamento Indicação
0 a 0.03 0 a 0.8 0 a 1.0 Muito Baixa
0.3 a 0.8 0.8 a 2.0 1.0 a 2.6 Baixa
0.8 a 1.3 2.0 a 3.5 2.6 a 4.6 Normal
1.3 a 1.8 3.5 a 5.0 4.6 a 6.5 Alta
1.8 a 2.3 5.0 a 6.0 6.6 a 7.8 Muito Alta
>2.3 >6.0 >7.8 Extrema
Por exemplo, uma leitura de 5,0 mS/cm usando o método SME (extrato de meio saturado) para medir a argila arenosa fina de Utah seria aproximadamente relacionada a uma leitura de 1,8 mS/cm usando o HI98331 para medir a mesma ou uma composição de solo semelhante.
É melhor esquecer a comparação de seus resultados com listas e gráficos. Pode ser demorado ou impossível encontrar dados sobre a composição específica do solo ou meio sem solo. Suas comparações e conversões serão aproximadas antes de levar em consideração variáveis não quantificáveis, como diferenças genéticas e ambientais. A resposta é simplesmente construir seu próprio conjunto de dados.
Ao coletar dados semanais com o HI98331, os produtores podem associar sinais visuais da saúde das plantas aos dados de medição direta de EC. Uma vez que esses dados são adquiridos, a salinidade pode ser mantida sem ter que depender de sinais visuais das plantas. Apenas as medições com o HI98331 são necessárias.
Quando uma planta está visivelmente estressada por alta salinidade, o dano foi feito e a planta não será capaz de atingir seu potencial total a tempo para a colheita ou venda. Usando o HI98331, os produtores podem manter uma zona radicular saudável e corrigir problemas de salinidade antes que danifiquem as raízes da planta, o sistema imunológico e, por fim, retardem o crescimento.
O HI98331 é especialmente útil em estufas e instalações internas de cultivo. O meio de cultivo nessas instalações frequentemente tem uma ampla drenagem, o que permite ao produtor reduzir a salinidade do meio rapidamente quando necessário. Isso é feito por lavagem com água com pouco sal ou uma concentração de fertilizante muito mais baixa.
Com ferramentas como o HI98331 medidor de EC direto de solo e o HI99121 medidor de pH direto de solo, os produtores podem se antecipar aos problemas de pH e EC do solo antes que eles se tornem aparentes e danos evitáveis ​​sejam causados.