MTD20KWE l TERRÔMETRO DIGITAL - Instrutemp
REF: MTD20KWE Categoria: Terrometro
O terrômetro digital MTD-20KWe mede resistências de aterramento e resistividade do terreno pelo método de Wenner, além das tensões espúrias provocadas pelas correntes parasitas no solo. As principais aplicações deste equipamento são a verificação da resistência de aterramento de prédios, instalações industriais, hospitalares e domiciliares, para-raios, antenas, subestações, etc. A medição da resistividade permite avaliar a estratificação do terreno para otimizar a engenharia dos sistemas de aterramento mais complexos. O seu elaborado sistema de filtros ativos e passivos outorga-lhe uma elevada imunidade às interferências elétricas, permitindo obter medições confiáveis em presença de altas tensões parasitas, como as que costumam achar-se em algumas áreas urbanas e na proximidade de subestações de transformação. A corrente de medição, regulada eletronicamente, é alternada com uma frequência de 1.470 Hz, o qual permite avaliar adequadamente o comportamento do aterramento tanto em relação a uma falha de frequência industrial como perante uma descarga atmosférica. Possui um sinal acústico que informa o operador quando a corrente injetada no terreno é insuficiente para realizar a medição. Este alarme evita que, pelo fato desta situação não ser advertida, informem-se valores de resistências inválidos. Por seu amplo intervalo de medição (desde 0,01 O até 20 kO), este equipamento permite ensaios confiáveis em todo tipo de terreno, inclusive naqueles de resistividade muito alta. A utilização do instrumento é muito simples, com leitura direta em um visor de 3½ dígitos de alta visibilidade, até mesmo com pleno sol. Este terrômetro alimenta-se mediante uma bateria interna recarregável, evitando assim o custo da troca periódica de pilhas, que torna-se altamente significativo com o decorrer do tempo. O carregador é inteligente, controlado por microprocessador, e pode ser alimentado por meio da fonte fornecida, ou a partir de qualquer bateria de automóvel de 12 V. Opcionalmente são fornecidos conjuntos de estacas auxiliares, cabos e acessórios em diversas configurações, permitindo ao usuário escolher a mais adequada conforme suas necessidades. O gabinete é robusto, de fácil e seguro transporte, com nível de proteção IP54. É adequado para operar em condições geográficas e ambientais adversas, com temperaturas extremas em regiões frias ou tropicais, e nas elevadas alturas das áreas de montanha, apresentando um ótimo desempenho nos trabalhos de campo. Imagem ilustrativa.
– Digital e automático. – Display de 3½ dígitos. – Medição de resistência de aterramento. – Medição da resistividade do terreno (Método de Wenner). – Resolução de 0, 01 Ohms. – Alcance de até 20 k Ohms. – Medição das tensões espúrias. – Alta rejeição às correntes parasitas. – Bateria recarregável. – 2 anos de garantia.
Aplicação Medição de resistências de aterramento (com 3 bornes), resistividade do solo pelo método de Wenner (com 4 bornes) e tensões presentes no terreno. Método de medição de resistência O terrômetro injeta no terreno uma corrente estabilizada eletronicamente, e mede com alta precisão a tensão que aparece no terreno pela circulação dessa corrente através da resistência de difusão do aterramento. A leitura de R é direta, no display. Imunidade às perturbações A frequência de operação cumpre com a equação: fg = [(2n + 1)/2] x fi Onde: fg = frequência da corrente gerada pelo terrômetro. n = número inteiro. fi = frequência industrial. O cumprimento desta equação implica que a frequência de operação não coincide com nenhuma harmônica da frequência industrial. Isso permite, mediante o emprego de filtros adequados, eliminar o efeito das correntes parasitas presentes nos terrenos estudados. Funcionamento como voltímetro Na função voltímetro o equipamento opera como voltímetro convencional de C.A. permitindo verificar a presença e medir as tensões geradas pelas correntes parasitas. Escalas de medição Resistências: 0-20 Ohms; 0-200 Ohms; 0-2.000 Ohms; 0-20 k Ohms. Tensão: 0-200 V~. Exatidão Medição de resistências: ± 2% do valor medido ± 1% do fundo de escala. Medição de tensão: ± 2% do valor medido ± 1% do fundo de escala. Resolução de leitura 0, 01 Ohms na medição de resistência. 0, 1 V na medição de tensão. Potência e corrente de saída Opera com potência de saída inferior a 0, 5 W e com corrente inferior a 15 mA (pico à pico). Verificação do estado da bateria Permite comprovar o estado de carga da bateria nas condições normais de uso. Alarme acústico Adverte o operador no caso de existirem anomalias no circuito de corrente que dificultem a obtenção de um resultado confiável. Alimentação Mediante bateria recarregável interna. Carregador de bateria Circuito inteligente, microprocessado, ajusta a carga de bateria aos parâmetros otimizados para garantir a máxima vida útil. Se alimenta mediante fonte externa para 90 – 240 V~ (fornecida com o equipamento) ou a partir de uma bateria de automóvel de 12 V. Temperatura de operação -10°C a 50°C. Temperatura e umidade para armazenamento -25°C a 65°C, 95% UR (sem condensação). Peso do equipamento Aprox. 2, 3 kg. Dimensões 221 x 189 x 99 mm. Acessórios inclusos 4 Estacas (50 cm). 1 Extrator de estacas. 1 Fonte de alimentação de 90 – 240 V~. 1 Cabo de conexão para alimentar o carregador com uma bateria externa de 12 V (de automóvel ou similar). 1 Carretel com cabo de 40m (vermelho). 1 Carretel com cabo de 20m (azul). 1 Carretel com cabo de 20m (verde). 1 Cabo curto de 5m (preto). 1 Cabo curto de 5m (verde) para conexão à tomada de terra a medir. 1 Marreta. 1 Trena. 1 Bolsa para transporte dos acessórios. 1 Manual de uso.