Bomba calorimétrica com injeção automática do oxigênio e circulação da água, marca IKA WORKS, modelo C-1, ref: 88049-00, voltagem 115 V/60Hz. Princípio de funcionamento jaqueta Isoperibólico, atende os requisitos das normas DIN 51900 e ISO 1928. Pode escolher entre dois diferentes modos de temperaturas de trabalho (22º e 30ºC).
Graças ao novo desenvolvimento o vaso possui uma espessura reduzida da parede, permitindo rápida troca de calor o que resulta numa medição de tempo mais curta, sem alterar os resultados. Para determinação do poder calorífico em sólidos e líquidos como alimentos, ração animal, combustíveis, líquidos/sólidos, biocombustíveis e biomassa, etc. Possibilidade de determinar elementos do tipo halogênios, ácido sulfúrico e outros produtos, através de métodos específicos com vaso especial não incluso C6002. É possível efetuar uma adaptação contínua à gestão de dados e LIMS através de software C 6040 Cal win (não incluso). Teclado com display em Português tipo touch pad de fácil operação e visualização pelo operador.
Exibição dos resultados numéricos e gráficos é possível acoplar impressora e balança (não inclusos) faixa de medição de até 40.000J resolução de 0,0001ºC o que corresponde a uma elevação de temperatura em 4K no vaso interno incluindo os acessórios para operação e calibração do equipamento:
1 controlador da bomba calorimétrica
1 vaso de decomposição C 61.10
1 kit com padrão de calibração contendo: fio de ignição e 1 cadinho de quartzo
1 frasco com 50 drágeas de ácido benzóico e tubo de ¾
C-200 é uma bomba manual calorimétrica para determinação de poder calorífico de combustíveis, alimentos sólidos e líquidos, contempla as normas internacionais, tais como: DIN 51900, BS 1016 parte S 1077, ASTM D 5865, ASTM D 240-87, ASTM E711-87, ISO 1928-1976, ASTM D1989-91 e BSI.
Princípio de medição com (4) quatro métodos de medidas: Isoperibólico, manual Isoberibólico, Tempo Controlado e Dinâmico. Display com visualização de resultados e saída paralela (Centronics e serial (RS 232) com conexão para sistema LIMS e balanças. Tempo de medição modo dinâmico de 8 minutos acompanha vaso de combustão fabricado em aço de alta pressão com certificado de calibração da pressão 240 psi e estação de enchimento do oxigênio.
Faixa de medição 9560 Cal, máximo 40.000J ideal para PCS. Incluindo os acessórios necessários para sua operação fio de níquel, balde de PP capacidade 2 litros, cadinho de quartzo para amostra, kit fio de algodão para 500 análises, fio de ignição de níquel, vaso de decomposição, padrões de ácido benzóico com certificado, voltagem Bi-volt 100 – 240 volts 60 Hz.
Dimensões: 400x400x400mm
Gabinete fabricado em aço e fibra de resina
Bomba Calorimétrica C-6000 ADI – C-6000 ISO
O calorímetro de bomba de oxigênio de padrões globais C-6000 combina tecnologia moderna, variabilidade e automação (adiabático, isoperibólico; modos dinâmico) em um único instrumento. Funciona de acordo com todos os padrões aplicáveis, como por exemplo, DIN, ISO, ASTM, GOST e GB.
O operador pode escolher entre três diferentes temperaturas iniciais (22º C, 25º C, 30º C) em cada modo de medição: adiabático, isoperibólico ou dinâmico. Com cabeça de frasco de decomposição esférica, a espessura da parede foi reduzida, permitindo a transferência rápida de calor, o que resulta numa medição de tempo mais curta. Devido a variedade das diferentes interfaces (PC, Ethernet, cartão SD, impressora, balança) esta unidade é facilmente adaptável, dependendo das necessidades específicas das aplicações do cliente. É possível efetuar uma adaptação contínua à gestão de dados e LIMS através do software de calorímetro C-6040 Calwin (acessório).
• Enchimento e drenagem automática da água
• Enchimento, extração e fornecimento automático de oxigênio
• Tecnologia RFID para identificação automática do frasco de decomposição
• Design mais recente do frasco de decomposição permite uma preparação mais fácil e rápida
• Pode ser operado com um sistema de resfriamento (por ex. RC 2 basic)
• Operação fácil e conveniente por touch screen
• Gráfico de controle e cálculo da correção de normas globais
• Interface de Ethernet para administração de dados via servidor FTP ou conexão de uma impressora em rede
• Cartão SD amovível permite uma administração de dados facilitada, para além das atualizações de software
Para controlar o processo de desgaseificação dos gases de combustão, após a decomposição, ideal para analise de cloro. Apropriado para a C 5010 e C 5012 vasos de decomposição.
O moinho de faca A-11 da IKA é excelente para preparação de amostras sólidas para queima no vaso de decomposição dos Calorímetros C-200, C-2000 e C-5000.
Sistema de Decomposição Sistemas de decomposição fabricado por IKA permitir a decomposição qualitativa de enxofre, halogênios e metais voláteis, como As e Hg.
Em comparação com outros métodos de decomposição, os sistemas de decomposição IKA se destacam devido a uma muito curta e analiticamente preciosos métodos de operação, bem como minimizar o uso dos recursos operacionais.
Recém-concebida os vasos de decomposição com superfícies catalíticas garante reprodutível e analiticamente precisos análises quantitativa de enxofre e halogênios. Os sistemas de decomposição IKA podem executar decomposição oxidativa de amostras de líquidos e sólidos orgânicos sob pressão em um sistema fechado.
Ao contrário dos processos convencionais, as taxas de recuperação de 98-100%, pode ser realizado e decomposição tempos típicos de 2 a 3 minutos, pode ser alcançado.