Mauro Carneiro Martini
1 RELÓGIOS COMPARADORES Os Relógios comparadores, também chamados de Comparador de quadrante ou Amplificador, são instrumentos largamente utilizados com a finalidade de se fazer medidas lineares por meio de comparação. Estes instrumentos são apresentados em forma de relógio, com um apalpador, de modo que para um pequeno deslocamento linear do apalpador, obtém-se um deslocamento circular (fortemente amplificado) do ponteiro, na maioria dos casos, graças ao seu mecanismo de engrenagem e cremalheira. Os Relógios comparadores podem apresentar no seu mostrador leitura para a direita, leitura para a esquerda ou leitura balanceada, sendo estes mostradores sempre móveis para que se possa zerar, isto é, fazer a coincidência do zero com o ponteiro. Em alguns modelos, a escala dos relógios se apresenta perpendicularmente em relação à ponta de contato (vertical). E, caso apresentem curso que implique mais que uma volta, os Relógios comparadores também possuem, além do ponteiro normal, outro menor, denominado contador de voltas do ponteiro principal. Os Relógios em sua maioria, apresentam-se com limitadores de tolerância (fiéis). Esses limitadores são móveis, podendo ser ajustados nos valores máximo e mínimo permitidos para a peça que será medida.
2 NOMENCLATURA Capa do fuso 02 Contador de voltas 03 - Canhão 04 - Fuso 05 Ponta de contato Ponteiro principal 07 - Aro 2 08 Mostrador 3 4 5
3 FUNCIONAMENTO O mecanismo do Relógio comparador é de grande sensibilidade, devendo-se, portanto, trabalhar em condições que exijam o mínimo possível de deslocamento do apalpador. Uma pressão no apalpador, por mais leve que seja, faz o ponteiro girar no sentido horário (positivo). Cessada a pressão no apalpador, o ponteiro gira no sentido anti-horário (negativo). (Relógios com leitura à direita) AMPLIFICAÇÃO POR ENGRENAGEM AMPLIFICAÇÃO POR ALAVANCA
4 CONDIÇÕES DE USO Antes de medir uma peça, devemos nos certificar de que o Relógio se encontra em boas condições de uso. A verificação de possíveis erros, é feita da seguinte maneira: com o auxílio de um suporte de Relógio, tomam-se as diversas medidas nos blocos-padrão. Em seguida, deve-se observar se as medidas obtidas no Relógio, correspondem às dos blocos. São encontrados também calibradores específicos para Relógios comparadores Colocar o Relógio sempre numa posição perpendicular em relação à peça, para não incorrer em erros de medida. Observação: Antes de tocar na peça, o ponteiro do Relógio comparador deverá ficar em uma posição anterior a zero. Assim, ao iniciar uma medida, deve-se dar uma pré-carga para o ajuste da medida.
5 FINALIDADES E APLICAÇÕES Os Relógios comparadores são utilizados no controle de desvios com relação a um ponto determinado, aplicando-se às seguintes situações : a - Verificar paralelismo das faces planas de uma peça; b Verificar a excentricidade interna e externa de peças presas na placa de um torno;
6 c - Verificar alinhamento das pontas de um torno; d - Auxiliar na medição de ângulos em réguas e mesas de seno;
7 e - Dimensionar peças a partir de uma medida padrão; f - Tornar mais preciso o deslocamento de carros e mesas das máquinas operatrizes;
8 TIPOS DE RELÓGIOS COMPARADORES
9 MONTAGENS USUAIS DOS RELÓGIOS COMPARADORES Os Relógios comparadores podem ser utilizados de diversas maneiras, sempre presos a suportes adequados, conforme a necessidade da medição ou controle. Estes suportes classificam-se em : a - Suporte comum b - Mesas de medição de alta precisão c - Suporte com fixação magnética
10 UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RELÓGIOS COMPARADORES QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE UM RELÓGIO COMPARADOR, ESCOLHA O MAIS ADEQUADO PARA ATENDER PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS DA MEDIÇÃO. LEVE EM CONTA OS SEGUINTES ASPECTOS: TAMANHO: Existem Relógios com dimensões diferentes o que poderá facilitar na adaptação em máquinas, instrumentos ou dispositivos de medição (geralmente 4 tamanhos). CURSO: Verifique qual será o campo de variação da medida a ser realizada e selecione um Relógio com curso um pouco maior. Isso poderá evitar inclusive acidentes.leitura: Em relação ao campo de tolerância especificado na peça que se pretende medir. TIPO: Verifique qual será o ambiente de trabalho, a freqüência das medições etc. e selecione o tipo de construção mais adequado. UMA VEZ FEITA A ESCOLHA DO RELÓGIO COMPARADOR, PROCEDA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES ABAIXO, GARANTINDO ASSIM UMA MAIOR VIDA ÚTIL AO INSTRUMENTO. - Evitar que o instrumento sofra choques e quedas; - Evitar sua utilização junto a ferramentas comuns de trabalho; - Ao montá-lo em suportes, verificar o aperto e todos os fixadores; - Evitar sempre os fins de curso; - Aferi-lo com freqüência com medidas padrão (blocos padrão); - Observar as instruções do fabricante quanto a lubrificação; - Não expô-lo diretamente à luz do sol, etc. APÓS SUA UTILIZAÇÃO, OBSERVE AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES AO GUARDAR O RELÓGIO COMPARADOR: - Limpá-lo com um pano macio, retirando sujeiras e marcas deixadas pelos dedos; - Guardá-lo sempre em ambientes de baixa umidade, boa ventilação, livre de poeira e afastado de campos magnéticos; - Sempre que possível, guardá-lo em capa ou estojo adequado; - Não guardá-lo com o mecanismo tensionado etc.
11 CUIDADOS QUANDO DO MANUSEIO - Selecione a ponta de contato que melhor se adapte ao lugar da medição; - Substitua oportunamente a ponta gasta; O X - Não acione o fuso com a mão, use alavanca apropriada; X O
12 - Para fixar o Relógio pelo canhão, introduza-o tanto quanto possível; O X - Monte o Relógio sempre em posição perpendicular à base de referência; X O X O
13 - Use sempre base rígida para montar o Relógio, deixando-o o mais próximo possível da coluna e da base; X O - Evite o erro de paralaxe, olhando o mostrador do Relógio sempre em posição frontal.
14 EXEMPLOS DE LEITURAS leitura no dial 5 leitura no dial leit. no mostrador + 0,55 leit. no mostrador.316 leitura total 5,55 leitura total
15 EXERCÍCIOS: Determine os valores deslocados pelos apalpadores (pontas de contato) dos Relógios comparadores abaixo representados (resolução de 0,01 mm). Deslocamento com origem em: Leitura 0,00 5,00 10,00
16 EXERCÍCIOS: Determine os valores deslocados pelos apalpadores (pontas de contato) dos Relógios comparadores abaixo representados (resolução de.001 ).