Conversor Multiponto de Sinal Analógico para Profibus PA | Vivace Process Instruments
Home > Produtos > Acessórios > Conversor Multiponto de Sinal Analógico para Profibus PA
VMI10-P
Conversor Multiponto de Sinal Analógico para Profibus PA
O conversor multiponto de sinal analógico VMI10-P é um integrante da família equipamentos Profibus PA da Vivace Process Instruments, projetado para instalação em campo ou painel com trilho DIN. Atende com flexibilidade a integração de sinais de entrada e saída em redes Profibus PA.
O conversor é alimentado por uma tensão de 9 a 32 Vcc e possui oito entradas para sinais 4-20mA, duas entradas analógicas (tensão: 0-5 Vcc ou corrente: 4-20 mA), configuradas pelo usuário. Além disso, duas saídas analógicas 4-20 mA estão disponíveis para atuação em elementos finais de controle, como posicionadores de válvulas.
Conexões de entrada 4-20 mA utilizando equipamento 4-20 mA ou gerador de corrente
Conexão da saída 4-20 mA com um equipamento I/P
Através de configuradores Profibus PA, pode-se configurar os parâmetros do transmissor, os canais de entrada e saída e verificar calibrações, diagnósticos e monitorações. Além disso é possível fazer sua configuração via ajuste local através de uma chave magnética.
O conversor é conectado à rede Profibus DP através de um coupler DP/PA, utilizando um par de fios trançados, envoltos por shield. A tecnologia Profibus PA permite a interconexão de vários equipamentos em uma única rede, possibilitando a construção de grandes sistemas de controle. O VMI10-P trabalha com o conceito de blocos funcionais como, Entrada Analógica, Saída Analógica e Transdutor.
Entradas/Saídas: 0,1% do Span Calibrado
Protocolo de Comunicação / Blocos Funcionais Profibus-PA /
Configuração Configuração remota através de ferramentas baseadas em EDDL ou FDT/DTM. Configuração local através de chave magnética.