Sonda CTD Mensura Condutividade Temperatura e Profundidade Operável...
O registrador de dados Aqua TROLL 100, mensura e registra condutividade e temperatura. Possui um design exclusivo de célula de condutividade que permite uma faixa de medição ampla e precisa em um instrumento de diâmetro estreito. Sua construção em titânio resiste à corrosão, e é ideal para projetos costeiros, de remediação e monitoramento de águas de minas.
O Aqua TROLL 100, pode ser implantado em profundidade de até 500 psi (351,43 metros). Obtenha fácil acesso aos dados através dos sistemas de telemetria e HydroVu Data Services, ou cabo de leitura direta (vendido separadamente).
Diâmetro inferior a 1 polegada (0,72 pol; 1,83 cm);
Todos os eletrodos e caixa em titânio;
Condutividade de alcance total com precisão ideal - 5 a 100,000 μS/cm;
Relatório de calibração NIST para uma precisão garantida;
Cabo reforçado com trava de torção (vendido separadamente).
Adapta-se à sua implantação - Design compacto para poços de diâmetro estreito.
Proteja seus dados e seus equipamentos - A construção em titânio sólido supera os registradores de dados revestidos, mesmo em ambientes adversos.
Simplifique a configuração e o controle do projeto - Os protocolos de comunicação abertos se integram facilmente com os sistemas de telemetria existentes e os Serviços de dados HydroVu, além de obter dados 24 h por dia e alerta de eventos automáticos.
Simplifique a coleta e análise de dados - O poderoso software com modos especiais de registros automatiza as correções de nível de água, pós-processamento, geração de relatórios e exportação de dados.