Câmera térmica TKTI 21 e 31 SKF - PDF
Download "Câmera térmica TKTI 21 e 31 SKF"
Isaque Bicalho Cavalheiro
1 Câmera térmica TKTI 21 e 31 SKF Guia de iniciação rápida 1. Descrição da câmera Visor em cores de 3.5 Ranhura dos conectores Lentes infravermelhas da câmera Lentes da câmera digital LED de status Botões de controle Microfone Porta do compartimento da bateria Laser Anel de focagem Montagem em tripé Disparador Conector mini-usb Porta para cartão micro SD (cartão micro SD de 2 GB fornecido) Saída de vídeo com mini-jack Conector de 12 V DC (adaptador de fonte de alimentação não fornecido)
2 2. Como carregar a bateria A porta do compartimento da bateria se encontra na parte de baixo do punho. Abra a porta do compartimento da bateria como mostrado abaixo. Porta do compartimento da bateria Remova a bateria e coloque-a no carregador fornecido. O carregamento total da bateria demorará aproximadamente três horas. Insira a bateria na câmera novamente, tomando cuidado para que os conectores estejam na mesma posição mostrada abaixo. Inserção da bateria Cuidados com a bateria As baterias devem ser armazenadas em temperatura ambiente. As baterias de lítio descarregam durante o armazenamento, portanto, devem ser totalmente carregadas antes de serem guardadas. As baterias devem ser totalmente carregadas pelo menos um vez por trimestre. 2 SKF TKTI 21 & 31
3 3. Inicialização da câmera Remova a tampa da lente. Para ativar a unidade, pressione o botão de ligar/desligar por, no mínimo, 3 segundos, até que o visor acenda. Uma imagem térmica aparecerá na tela. O ruído de clique se deve à calibração frequente do detector infravermelho. Status de operação Logotipo da SKF Símbolo do cartão de memória Unidades de temperatura ( C, F, K) Leituras da temperatura Ponto quente (H) e ponto frio (C) Área Emissividade global Cursores de medição Span e Nível Paleta de cores Span e Nível Linha Status da bateria Elementos na tela Foco Ajuste o foco, girando suavemente a lente na frente da câmara no sentido horário e anti-horário. Focado Não focado SKF TKTI 21 & 31 3
4 4. Operação da câmera Botão de ligar/desligar Botão S Botão A Botão C Botão Menu/OK e pad de navegação Opere o laser com o disparador. Pressione o botão A várias vezes para alterar as configurações do cursor. Ajuste o span e o nível, mude a cor da paleta. Selecione o span e nível, realçando as temperaturas correspondentes com o botão A. Use o pad de navegação para ajustar o span ou o nível. Para alternar entre a imagem infravermelha e a imagem visual, use o botão C. O botão C também é usado para sair de um menu. Para salvar uma imagem, use o botão S. Acesse o menu principal, pressionando o botão Menu/OK. Use o pad de navegação para avançar entre os menus e opções. Configurações de infravermelho Defina a emissividade do objeto de interesse e a temperatura refletida (TReflect) em Setup -> Adjustment. A tabela de emissividade com os materiais mais comuns é fornecida. Normalmente, a temperatura refletida é ajustada de acordo com a temperatura ambiente média. 4 SKF TKTI 21 & 31
5 5. Como salvar imagens Para salvar uma imagem infravermelha Confira se a imagem está focada corretamente. Pressione o botão S. Por padrão, as imagens visuais e infravermelhas são salvas juntas. Confirme com Save para salvar a imagem ou Cancel para voltar para a imagem ao vivo. 6. Como visualizar as imagens salvas Para visualizar imagens salvas, acesse o menu Arquivo -> Abrir. O número da imagem aparecerá na parte superior esquerda da tela. Navegue até a imagem desejada. A imagem aberta pode ser analisada na tela. Pressione o botão C para voltar ao modo ao vivo. 7. Download de imagens salvas Conecte a câmera ao computador, inserindo o cabo USB (fornecido) na porta mini-usb. O cartão de memória aparece como um disco removível no gerenciador de arquivos do computador. Copie as imagens do cartão de memória para o disco rígido. O software de análise e emissão de relatórios está incluído no CD-ROM. SKF TKTI 21 & 31 5
6 8. Software de análise de imagens e emissão de relatórios Use o software da câmera térmica SKF TKTI para: Carregar e analisar imagens Elaborar relatórios completos em PDF e MS Word Software da câmera térmica SKF As atualizações gratuitas do software da câmera térmica SKF estão disponíveis no site Mais opções e possibilidades são explicadas detalhadamente nas instruções de uso incluídas no CD-ROM. WARNING LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT P 1mW l = 635nm SKF Maintenance Products SKF é uma marca registrada do Grupo SKF. Grupo SKF 2014/ MP5416PTBR O conteúdo desta publicação é protegido por direitos autorais pertencentes ao editor e não pode ser reproduzido no todo ou em parte, salvo se houver permissão prévia por escrito. Foram tomados todos os cuidados para assegurar a exatidão das informações contidas na presente publicação, mas nenhuma responsabilidade será aceita em relação a qualquer prejuízo ou dano direto, indireto ou consequente, decorrente da utilização das informações aqui contidas.
SKF TKTI. Software de câmera térmica. Instruções de uso
SKF TKTI Software de câmera térmica Instruções de uso Conteúdo 1. Introdução...4 1.1 Instalação e inicialização do software... 5 2. Dados sobre a utilização...6 3. Propriedades das imagens...7 3.1 Como
Flexi-Scope Tirar fotos e vídeo até 200x de ampliação
Flexi-Scope Tirar fotos e vídeo até 200x de ampliação Utilizador GUIA DO USUÁRIO www.tts-shopping.com Informações Importantes n Guarde estas instruções para consulta futura. n Não permita que seu Flexi-Scope
IP Câmera Raptor Sem Fio
MANUAL DO USUÁRIO MANUAL DO USUÁRIO Garantia Consulte o cartão de garantia que acompanha o produto para instruções de uso da garantia e assistência técnica gratuita. Para mais informações, dúvidas ou sugestões