AUTOCLAVE 137 L –Especificação Complementar: Autoclave Vertical Analógica com capacidade de 137 litros. Utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos. Com estrutura da câmara interna (vaso de pressão) fabricada em aço inoxidável AISI 304. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Estrutura externa para proteção do usuário (gabinete) construída em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e parte superior com chapa de aço inoxidável e montado sobre quatro pés de borracha. Aquecimento através de resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável. Câmara dotada de registro de esfera para escoamento, permitindo limpeza e drenagem total do equipamento. Possui pressão máxima de trabalho de 1,6 Kgf/cm2,correspondente a 127°C. FECHAMENTO COM TAMPA DE INOX Fechamento dotado de Tampa em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido sanitário brilhante, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, dotado de Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, possui Válvula de Segurança de pressão regulada para atuar com pressão igual à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) e Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de trabalho. PAINEL Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso em Português. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143oC) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Sistema de abertura da tampa por intermédio de pedal. Equipamento de procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) sob no. 80004710002, fabricada de acordo com normas ABNT NBR 11817, ABNT NBR ISO 17665, atende Requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde (RDC 15), ASME VIII – Div. I e norma regulamentadora NR-13. Acompanha manual do usuário, relatório de testes hidrostático do vaso de pressão, prontuário do vaso de pressão e relatórios de calibração. Opcionalmente pode-se enviar certificado de calibração (RBC) e databook (consulte valores). Empresa certificada com base nas normas ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485 e atende Boas Práticas de Fabricação (BPF) conforme RDC 16 da ANVISA. Características Técnicas: Dimensões Internas (Diâm. x Alt.): 50 x 70 cm Dimensões Externas (AxLxP): 121 x 75 x 80 cm Potência: 6000 Watts N° de Cestos: 2 Dimensões do cesto (Diâm. x Alt.): 48 x 28 cm Peso Líquido do Equipamento: 159 kg Tensão (Volts): 220V As dimensões internas devem ser observadas, pois esse equipamento está sendo adquirido para esterilização de uma dorna de biorreator. A dorna deve caber no autoclave
Quantidade: 01 (und)
Condições de fornecimento
A proposta deverá ser feita em papel timbrado da empresa interessada constando nº do CNPJ, razão social, endereço, telefone,dados bancários e e-mail atualizados, prazo de realização do serviço em nº de dias e a validade da mesma, bem como o tempo de garantia do item cotado.
Para aqueles que apresentarem sua cotação para fornecimento interno, as condições são: Valor do frete incluso no serviço e entrega a ser realizada em Natal/RN.
A data limite para recebimento de propostas é até as 17:00 h, do dia 27/10/2021, para o e-mail luiz@funpec.br e estar endereçada aos cuidados do Grupo de Compras desta fundação.
Navegação de Post
COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (NACIONAL) – 93392021
COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (NACIONAL) – 93562021
CONTATO
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Campus Universitário, Lagoa Nova - Caixa Postal 1540 - CEP: 59078-900
Tel: +55 (84) 3092-9200
funpec@funpec.br
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.	
FUNDAÇÃO
A FUNPEC
BLOG
CERTIDÕES
CÓDIGO DE ÉTICA
ESTATUTO
IDENTIDADE VISUAL
ORGANOGRAMA
REGIMENTO INTERNO
SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO PARA IR
EDITAIS DE FOMENTO
COMPRAS
ATAS E CONTRATOS
COTAÇÕES DE SERVIÇOS
EDITAIS DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATAÇÕES
INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS
MATERIAIS COVID-19
MATERIAIS INTERNACIONAIS
MATERIAIS NACIONAIS
SELEÇÕES PÚBLICAS
COORDENAÇÃO
MATERIAL DE APOIO
PORTAL DO COORDENADOR
RECURSOS HUMANOS
PROCESSOS SELETIVOS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO A SERVIDORES
RELAÇÃO DE PROJETOS
RELATÓRIOS DE GESTÃO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
LGPD
Copyright © 2020 – FUNPEC | Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura. Todos os direitos reservados. | AsTI	
Utilizamos ferramentas e serviços de terceiros que utilizam cookies. Essas ferramentas nos ajudam a oferecer uma melhor experiência de navegação no site. Ao clicar no botão “Aceitar” ou continuar a visualizar nosso site, você concorda com o uso de cookies em nosso site.
Configurações de cookiesACEITAR
Manage consent
Fechar
Visão geral de privacidade
Este site usa cookies para melhorar sua experiência enquanto você navega pelo site. Destes, os cookies que são categorizados como necessários são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados em seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de cancelar esses cookies. Mas desativar alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
Necessary	
Necessary
Sempre ativado
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do site. Esta categoria inclui apenas cookies que garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site. Esses cookies não armazenam nenhuma informação pessoal.	
Non-necessary	
Non-necessary
Quaisquer cookies que possam não ser particularmente necessários para o funcionamento do site e sejam usados ​​especificamente para coletar dados pessoais do usuário por meio de análises, anúncios e outros conteúdos incorporados são denominados cookies não necessários. É obrigatório obter o consentimento do usuário antes de executar esses cookies no seu site.