Para Amostragem de Água e Efluentes
Amostrador Automático Refrigerado para amostragem sequencial e composta
O Amostrador Automático Refrigerado ISCO 5800 é a solução para rigorosas exigências de monitoramento de água, tornando-se o único equipamento para amostragem estacionária com aplicação em efluentes municipais e industriais.
O controlador regula e exibe o compartimento de temperatura da amostra, e registrando um resumo de 24 horas para confirmar o resfriamento adequado da amostra. Além de baixar os dados de temperatura com um programa básico de utilidade, o usuário pode visualizar esta informação no visor da unidade.
O amostrador 5800 segue os padrões ISCO para resistência à água e corrosão, com gabinete LLDPE de parede dupla resistente à exposição à água e ambientes agressivos. O equipamento é composto, do topo à base, de isolamento para eficiente controle de temperatura, mantendo as amostras em condições úmidas e aquecidas, além de possuir aquecedores para manter as amostras de congelamento em condições ideais.
Avançado Sistema de Entrega
O equipamento utiliza a bomba peristáltica da ISCO para entrega de amostras conforme recomendações da EPA, com velocidade de linha de pelo menos 2 m/s, mesmo em alturas de até 7,6m.
Amostragem composta ou sequencial
Temperatura de Operação de -29 a 49ºC sem o uso de aquecedores adicionais
Quatro saídas digitais de alarme
Compressor potente que proporciona eficiência energética e alta performance de refrigeração
Quatro programas armazenados
Visor que pisca para indicação de erro
Pré-tratamento industrial
Amostragem de afluentes e efluentes
Amostrador Refrigerado ISCO 5800
132 x 72 x 84 cm
Corpo do Amostrador
115VAC, 60Hz ou 230 VAC, 50 Hz (especficar)
-29 a 49ºC. O tempo de resposta do visor pode ser maior em temperaturas abaixo de 0ºC.
1 a 30m
Material do tubo de sucção
Vinil ou FEP-revestido PE
Vida do tubo da bomba
Normalmente 1.000.000 contagens da bomba
Altura da sucção máxima
Repetibilidade típica
±5ml ou ±5% do volume médio em um conjunto, o que for maior, em elevações até 7,6m
Precisão típica em elevações de até 7,6m
±10ml ou ±10% do valor programado, o que for maior
Sinal de entrada do medidor de vazão
5 a 15 volt DC de pulso ou 25ms fechamento de contato isolado para medidores de vazão ISCO. Entrada 4-20 mA para medidores de vazão de outras marcas (não ISCO).
Número de amostras compostas
Programável para 1 a 999 amostras.
Frequência do amostrador
1 minuto a 99 horas e 59 minutos, em incrementos de 1 minuto. 1 a 9.999 impulsos de fluxo.
Tempo constante – volume constante / tempo contante – volume variável / tempo variável – volume constante (modos do fluxo são controlados pelo sinal externo do medidor de fluxo)