G Instalação e Preparação - PDF
G Instalação e Preparação
Download "G-8000 - Instalação e Preparação"
Ana Laura Diegues de Carvalho
1 G Instalação e Preparação 1
2 Índice Título Página Instalação do Geração Configuração do Equipamento 4 Especificação do Geração Ambiente 6 Instalações Elétricas 8 Gases Necessários 10 Perguntas e Respostas 11 A Instalação 12 Checklist para a Instalação 13 Central de Cilindros - Aplicação 14 Projeto 16 Atenção Antes de operar seu equipamento, leia atentamente o conteúdo deste manual. A prática correta dos procedimentos de Instalação, operação e segurança são de responsabilidade do usuário. 2
3 INSTALAÇÃO DO GERAÇÃO 8000 Ao adquirir o Cromatógrafo gasoso Geração 8000, um equipamento de qualidade e excelente custo benefício, com tecnologia compatível com as necessidades em soluções analíticas. Para que sua empresa e usuários obtenham o máximo de aproveitamento e desempenho de seu equipamento, a instalação deve ser efetuada adequadamente. Para isto, as pessoas responsáveis pela preparação do local de instalação devem conhecer a configuração do sistema adquirido, com este passo evitamos dúvidas e surpresas de última hora. A configuração é obtida por documento oficial da Intecrom no momento da concretização da operação comercial. Caso não há possuam, favor entrar em contato com os responsáveis de sua entidade ou com os representantes da Intecrom. 3
4 Configuração do equipamento. A configuração do equipamento deve ser do conhecimento do responsável pela preparação do local onde ocorrerá a instalação do instrumento. A FALTA DE CONHECIMENTO DA CONFIGURAÇÃO PODE IMPOSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO Destaques: os principais itens para verificação da instalação: Tipos dos injetores Tipos dos detectores Controle dos gases: Manual ou pré-calibrados Acessórios extras válvulas, injetor automático etc... Para facilitar a instalação e o contato em caso de dúvida, escreva abaixo o resumo de sua configuração: - G-7700 ( ) ou G-8000 ( ) - Injetores (Capilar, empacotado, válvula injetora) - A - ( ) Gás - B - ( ) Gás - C - ( ) Gás - Detectores (DIC, DCT, DCE, DNF, Outros) - A - ( ) Gás - B - ( ) Gás - C - ( ) Gás - Forno: 120V ( ) - Válvulas para análise de gases ( ) 4
5 - Outros Equipamentos n. de Tomadas Cromatógrafo 1 ( ) Computador ( PK Win) 3 ( ) Injetor automático 1 ( ) Impressora 1 ( ) Total de Tomadas a serem utilizadas: Especificação do Geração 8000 Peso: 40 Kg Altura: 57 cm Profundidade: 57 cm Largura: 55 cm Consumo de Energia Tolerância: - 10% ~ +5% Faixa de Freqüência: Hz 120V VA Condições do Ambiente Recomendado Temperatura Ótima: 20 C ~27 C Umidade Relativa: 50-60% Suprimento de Gases Pesos e Dimensões Tubos de cobre de 1/8 de polegada, pré-limpo, maleável, para instalação do sistema. Observação: haverá instalação de CP2 para regular cada gás de suporte. Veja a sessão de gases para mais detalhes. Pureza dos gases Todos os gases a serem utilizados com 99,9995% de pureza. Para o Ar Sintético: O melhor disponível sendo super seco, com o menor nível de hidrocarbonetos possível. 5
6 Ambiente A escolha do ambiente onde será instalado seu sistema é de grande importância, tanto para a operação quanto para a manutenção do mesmo. Alguns itens relativos ao ambiente devem ser observados: TEMPERATURA e UMIDADE Faixa de temperatura recomendada para operação: de 20 à 27 C, sem flutuações bruscas. É interessante observar que uma umidade relativa baixa favorece a geração de eletricidade estática e que uma umidade relativa alta favorece a condensação de água nos componentes internos, corrosão etc. CONTAMINANTES CORROSIVOS O seu sistema não deve ser instalado em ambiente corrosivo ou com pó em excesso. Essas condições poderão provocar danos severos aos componentes eletrônicos e mecânicos, deterioração das partes plásticas etc. LOCALIZAÇÃO O espaço reservado para o seu sistema deve respeitar as distancias necessárias para boa condição de funcionalidade do equipamento. Sempre observar o espaço de aproximadamente 40 cm entre a parte posterior do Cromatógrafo e a parede para evitar que a exaustão de ar quente (que pode chegar a 400 C ) danifique o equipamento e cabos. Deve-se instalar os equipamentos fora das zonas de uso geral, como escadas, passagens, áreas de carga e descarga etc. Sempre que possível manter as janelas fechadas com o objetivo de evitar a entrada de partículas de pó em excesso. Recomenda-se deixar um espaço atrás da bancada de, no mínimo, 50 cm afim de facilitar o acesso para instalação e manutenção. A parte superior do equipamento deverá ser livre de qualquer obstáculo que limite o acesso do operador ou evite uma ventilação adequada. A bancada onde será instalado o sistema deverá ter uma altura em torno de 80 cm, para que facilite a injeção de amostra e manutenção do equipamento. Exemplos de distribuição dos equipamentos A seguir estão exemplos de configuração. Caso não coincida com a sua, pondere os opcionais com a tabela de medidas dos equipamentos. 6
7 Configuração do sistema com computador e gases Medidas para bancada 7
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS O funcionamento adequado e seguro do sistema dependem de uma instalação elétrica de boa qualidade. Tipo de tomada: Para todos os acessórios (como computador, integrador, injetor automático, etc), incluindo o Cromatógrafo G-8000 a tomada é a primeira mostrada na figura abaixo. A tomada para o estabilizador deve respeitar a configuração de classe de potência exigida. É importante uma tomada adequada para que o contato seja perfeito e evite faiscamento e/ou aquecimento da mesma. Uma vista frontal de tomadas é mostrada na figura abaixo. OBSERVE A POSIÇÃO DA FASE, NEUTRO E TERRA. É IMPORTANTE MANTER ESTA CONFIGURAÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO OPERADOR E DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO NÃO SERÁ INSTALADO ATÉ QUE AS POSIÇÕES CORRETAS SEJAM ACERTADAS. AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR PRONTAS ANTES DA VISITA DO ESPECIALISTA DA INTECROM PARA A INSTALAÇÃO Tensão de Alimentação: Normalmente a tensão de operação de todo o sistema é: 120 VAC ± 5% ou seja, aceitável na faixa de 114 até 126 Vac, sem flutuações, mesmo que estado dentro desta faixa. Terra Local O ideal é obter um terra totalmente isolado de qualquer outra carga, evitando assim que a descarga elétrica de um equipamento danifique o outro. Se o neutro de sua instalação for aterrado, colocar um terra local e cartificar-se que a tensão entre o neutro e o terra local seja menor que 2 V. Para estabilizadores de tensão: NA MAIORIA DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS O NEUTRO É LIGADO AO TERRA NESTES CASOS VOCE PODERÁ LIGAR A SAÍDA DO NEUTRO DO ESTABILIZADOR AO TERRA. CASO ISTO NÃO SEJA VERDADE, SIGA O MANUAL DE INSTALAÇÃO DE SEU ESTABILIZADOR 8
9 Potência máxima Os instrumentos devem receber um suprimento estável de energia elétrica, em 120 Volts, conforme especificado no pedido de compra. Se a rede elétrica tiver flutuações, será necessário determinar e corrigir as causas, seja refazendo a instalação elétrica ou adquirindo um estabilizador eletrônico de tensão. Especificação do Estabilizador: Um estabilizador com 20 a 50% a mais de potência garantirá futuras aquisições. Geralmente um estabilizador de 3 a 5 kva. Tensão de Entrada: Depende de sua instalação elétrica 110 ou 220V. Tensão de Saída: De acordo com a configuração do instrumento, porém em nosso caso 120V. Proteções adicionais É aconselhado que haja uma rede direta e exclusiva do quadro de distribuição de energia elétrica para o sistema. A mesma deverá ser totalmente independente de centros de carga, redes de iluminação, maquinas, motores etc. Para evitar problemas com o retorno brusco de tensão após uma queda de energia, é aconselhável a instalação de uma chave magnética (não é disjuntor!), que exige a intervenção de uma pessoa para re- ligar o sistema após a interrupção de energia. Esta chave deverá ser ligada antes de todo sistema e deverá suportar a corrente consumida pelo mesmo (geralmente uma chave magnética de 40A suporta toda carga do sistema). É altamente recomendada em lugares onde a queda de energia elétrica é freqüente. GASES NECESSÁRIOS É necessário fornecer ao instrumento suprimento de gases com alta pureza. Deve-se atender não somente para a qualidade dos gases adquiridos, mas também para a qualidade na limpeza da instalação. Recomendamos que a instalação das tubulações de gases, reguladores, registros, etc. seja feita por uma empresa especializada. 9
10 PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS COMUNS É necessário o uso de estabilizador eletrônico? Se sua rede elétrica não apresenta oscilações durante o período de funcionamento do sistema, não será necessário. Caso haja suspeitas de uma estabilidade pobre de sua rede elétrica, o uso de um estabilizador eletrônico é altamente recomendado. Se houver constantes paradas no abastecimento de energia elétrica, é altamente recomendado o uso de chave magnética. A chave magnética deve suportar com folga uma corrente superior ao máximo de corrente que será utilizada no sistema. Geralmente uma chave magnética de 40 Amperes suporta um cromatografo e o sistema de dados em 120 V. 10
11 Qual a potência do estabilizador eletrônico? Depende de sua configuração. Verifique com a Intecrom se o equipamento adquirido possui algum periférico especial, caso contrário de modo geral um estabilizador de 3000 VA é o suficiente. No injetor capilar, posso utilizar hidrogênio ao invés de hélio como gás de arraste? Sim. Observe o exemplo de instalação de gases no manual de pré instalação. Caso você possua um detetor de ionização de chama o gás de arraste será bem eficiente, assim como o hélio(custo alto). O espaço atrás do equipamento é realmente necessário? Se você possui um Intecrom G 8000, sua bancada já esta pronta, teremos que utilizar um defletor de ar quente para evitar danos ao equipamento. Lembre-se que a manutenção se tornará muito mais difícil sem o espaço necessário na parte traseira do equipamento. Os tubos de cobre 1/8 (1/8 de polegada) são fornecidos pala Intecrom? Podem ser fornecidos desde que solicitados em orçamento. A INSTALAÇÃO Em caso de duvidas de ordem, favor contatar-nos pelo telefone na primeira página. Caso você não tenha adquirido o kit de instalação será necessário uma micro-seringa para fazer os teste de instalação. Se seu sistema possui impressora é importante ter o papel para impressão dos testes. Se o seu sistema possui computador será ALTAMENTE recomendado que a pessoa operadora do equipamento tenha conhecimentos básicos de MS-DOS e principalmente de WINDOWS. Com isto, a pessoa irá tirar muito mais proveito da instalação! 11
12 Se você não conhece WINDOWS, ou mesmo cromatografia, existem vários cursos no mercado de computação ou mesmo na própria Intecrom para auxilia-lo. Entre em contato com nosso setor de cursos para maiores informações. É interessante faze-los antes da instalação. Importante: *Após a preparação do local de instalação, favor enviar-nos o Certificado de Instalação(via correio ou fax) em anexo para marcar a data de nossa visita para a instalação. Favor entrar em contato telefônico para confirmar o recebimento do certificado. 12
13 CHECKLIST PARA INSTALAÇÃO O local é bem ventilado, livre de materiais corrosivo e obstáculos. A temperatura local está dentro da faixa recomendada de 20 à 27 C. A umidade do local está dentro da faixa recomendada de %. A bancada suporta o peso do G 8000 e o resto do sistema. O receptáculo de força está aterrado corretamente. A tensão de alimentação esta compatível com a sua configuração. Os gases escolhidos estão de acordo com a configuração dos injetores / detectores. Não esqueça de enviar o Certificado de Instalação para INTECROM. Ele é o documento necessário para iniciar o processo de instalação. Central de Cilindros - APLICAÇÃO 13
14 Segue abaixo projeto de central de cilindros de gases 14
16 Central de Cilindros - PROJETO 16
Agilent 6890A e 5973N
Versão: C.00.00 Agilent 6890A e 5973N MANUAL DE PRÉ-INSTALAÇÃO V Agilent 6890A GC e Agilent 5973N MSD sas. acabam de adquirir uma solução de altíssima qualidade e da mais recente tecnologia em cromatografia