IET Labs GenRad SÉRIE 1482- Padrão de Indutância - Zilocchi Loja
Início	>	Produtos	>	Teste e Medição Variados	>	Medidores de R L C	>	Padrões R L C de Precisão	>	IET Labs GenRad SÉRIE 1482- Padrão de Indutância
IET Labs GenRad 1491 D, G – Década Indutor de Alta Precisão
IET Labs GenRad SÉRIE 1482- Padrão de Indutância
Fabricado com as mesmas especificações exatas do GenRad, os indutores da série GenRad 1482 são precisos e altamente estáveis ​​de auto indutância para uso como referência de baixa frequência de padrão de trabalho no laboratório.
Os registros que se estenderam por mais de 40 anos, incluindo os de indutores padrão que viajaram para laboratórios nacionais em vários países para calibração, mostram estabilidade a longo prazo dentro de ± 0,01% / ano, tipicamente <10 ppm / ano.
IET Labs GenRad SÉRIE 1482 – Padrão de Indutância
Cada indutor padrão é um toróide uniformemente enrolado em um núcleo cerâmico. Possui um campo magnético externo insignificante e, portanto, essencialmente não há captação de campos externos. O indutor é suportado resilientemente em uma mistura de cortiça moída e gel de sílica, após o que todo o conjunto é moldado com um composto em pó em uma caixa de alumínio cúbica.
Valores de 500 μH e acima têm três terminais, 2 para indutores e o terceiro conectado ao gabinete, para fornecer um padrão de 2 ou 3 terminais. Os indutores com valores de indutância <500 μH possuem três terminais adicionais para permitir a mudança entre um curto-circuito e o valor da indutância que minimiza os erros de conexão. Isso permite ao usuário executar uma compensação curta sem desconectar os cabos do indutor. Uma cinta de aterramento é movida para o terminal Lo quando é realizada uma compensação curta e voltar para L para a medição da indutância. Quando as mesmas conexões são usadas em ambas as medidas, o valor da indutância é independente da indutância de chumbo externo mesmo para valores muito inferiores a 200 μH.
Estável dentro de ± 0,01% ao ano e normalmente <10 ppm / ano;
Vários modelos com valores de 1 μH a 10 H;
Padrão para fator de qualidade (Q);
Coeficiente de temperatura baixo;
Erros de conexão minimizados;
Toroidal – Livre de campos externos.
Calibrado em múltiplas frequências;
Núcleo cerâmico não magnético.
Be the first to review "IET Labs GenRad SÉRIE 1482- Padrão de Indutância" Cancelar resposta
A série SRL são os padrões de resistência de mais alto desempenho disponíveis do fabricante IET Labs, com exceção do SR102, SR103 e SR104.
Os padrões de resistência de precisão SRL são usado por institutos de medição em todo o mundo, com um coeficiente de temperatura muito baixo, estes padrões de resistência selados em um invólucro de alta estabilidade fazem um padrão ideal para aplicações de precisão dentro ou fora do ambiente de laboratório. Devido ao baixo coeficiente de temperatura, eles não requerem banho de óleo ou temperatura.