Compressores de pistão isentos de óleo Série DENTAL - PDF
Download "Compressores de pistão isentos de óleo Série DENTAL"
Vitória Maranhão de Figueiredo
1 ompressores de pistão isentos de óleo Série DENT audal de 65 a 950 l/min pressão de 10 bar
2 Porquê compressores para clínica dentária KESER? omo utilizador, espera do seu compressor para clínica dentária, em primeiro lugar, um fornecimento fiável de ar comprimido isento de óleo, seco e higiénico, especialmente considerando o actual consumo elevado de ar comprimido. Este é um pré-requisito importante para pacientes satisfeitos, para os parceiros do seu laboratório técnico dentário e para o sucesso do trabalho na clínica dentária (universitária). KESER Garantia de qualidade Bloco do compressor KESER robusto Os blocos de compressor são fabricados pela KESER, na fábrica principal em oburg, com materiais de elevada qualidade: métodos de fabrico e de ensaio de elevada precisão garantem a capacidade e a durabilidade que são consideravelmente aumentadas com o inovador Permanent Power System. omo tal, os compressores para clínica dentária KESER oferecemlhe soluções técnicas com inúmeras vantagens como, por exemplo: Fornecimento seguro de ar comprimido conforme a norma EN ISO :2003, Odontologia equipamentos para tratamento dentário Parte 2: Fornecimento de água e ar (ISO :2003) umprimento fiável dos requisitos e recomendações dos fabricantes de material dentário ontribuição efectiva para a garantia de qualidade em serviços odontológicos e de técnica dentária de alto padrão qualitativo Protecção dos pacientes contra o elevado risco de infecções Elevada segurança funcional dos seus equipamentos de tratamento com vários instrumentos integrados, como, por exemplo, motor de ar comprimido, seringa multifunções, aspirador de ar, peça manual com turbina e pulverizador, sistema ir-brasion, microsecador de ar e aparelhos acessórios da sua clínica dentária Fornecimento seguro de ar comprimido para laboratórios técnicos dentários, onde muitos aparelhos requerem grandes volumes de ar comprimido, desde um simples bico de ar manual, até aos modernos centros de processamento D/M Na universidade, o fornecimento fiável de ar comprimido permite que os professores e estudantes se concentrarem a cem porcento na investigação e no ensino Garantia de vida útil prolongada para os seus equipamentos técnicos s inovações trazem vantagens Sistema Permanent Power System da KESER para um enorme aumento da capacidade Tamanhos de modelo adaptados aos valores acrescidos do consumo de ar na clínica e em laboratório SEOMT para um tratamento eficaz e fiável do ar comprimido Design atractivo e de fácil utilização Instalação fácil Poupança de energia Vida útil longa Filtro de aspiração 2 3 Bloco do compressor Pós-refrigerador Separador de entrada Secador por adsorção (SEOMT) 7 6 Filtro fino (integrado) Reservatório de ar comprimido Interruptor manométrico Saída de ar comprimido PPS Vedações em teflon substituíveis Os dois segmentos de pistão e o anel de guia de um pistão estão revestidos com teflon e atingem longos períodos de utilização. Em caso de necessidade, estes podem ser substituídos de forma rápida e económica. Isto significa uma duração de utilização total mais longa do sistema de ar comprimido para clínicas dentárias KESER. Unidade de comando PPS compacta O cérebro do Permanent Power System controla o comportamento de comutação através de uma válvula magnética de 4/2 vias. Fiável: Secador Dental SEOMT Extremamente eficiente: Permanent-Power-System descarga prévia dos em forma de gotas aumenta a capacidade do secador. O sicativo é regenerado mais rapidamente e com maior fiabilidade através de ar quente graças ao Permanent Power Systems. té 90% de produção de ar útil permanente com o Permanent Power System (PPS) KESER isto não é uma utopia, mas antes, uma realidade. Para a regeneração do dessecante no secador de ar comprimido SEOMT, o PPS utiliza ar fresco atmosférico que é aspirado através de um compressor e que flúi através do secador. Isto tem diversas vantagens. Em primeiro lugar, melhora a refrigeração interna que ocorre no bloco compressor, assim como a sua eficiência e durabilidade. Em segundo lugar, o ar aquecido é ideal como ar de regeneração, uma vez que pode absorver muito mais humidade do que o ar frio. omparativamente à regeneração com ar comprimido desviado e arrefecido após a libertação de pressão, o processo de regeneração é extraordinariamente encurtado. s fases de produção útil da instalação de ar comprimido são significativamente maiores: Permanent Power.
3 DENT r comprimido para todas as áreas ompressor de pistão Filtro de ar Bloco do compressor Refrigeração Separação de Secador Filtro Reservatório Tratamento línicas dentárias irurgia dentária aboratório técnico dentário ompressor de pistão Filtro de ar Bloco do compressor Refrigeração Separação de Secador Filtro Reservatório Tratamento línicas dentárias irurgia dentária aboratório técnico dentário Descarregador de ompressor de pistão Filtro de ar Bloco do compressor Refrigeração Reservatório Secador Tratamento línicas dentárias irurgia dentária aboratório técnico dentário línica universitária
4 Série DENT 1T, 3T e 5T ompressores comprovados para clínica dentária de formato compacto e de elevada capacidade; compressão isenta de óleo, isentos de manutenção, duráveis, fiáveis e economizadores de energia. Estes compressores são utilizados com sucesso para o fornecimento de ar comprimido em clínicas dentárias com capacidade para gabinetes de tratamento, bem como em laboratórios médicos e de técnica dentária. Série DENT 5/2T ompressores para clínicas dentárias, isentos de óleo e de manutenção, com dois blocos compressores e fornecimento económico de ar dentário, com um débito elevado e silencioso. Os caudais são suficientes para o fornecimento de uma clínica grande com unidades de profilaxia ou laboratório técnico dentário anexo com sistema D/M. r comprimido económico e higiénico para todas as áreas da medicina dentária Desde cirurgia dentária, laboratórios dentários ou clínicas universitárias: os requisitos de fornecimento de ar comprimido são cada vez mais exigentes. omo tal, é necessário um caudal cada vez mais volumoso e ar comprimido da mais elevada qualidade. Só assim é possível garantir a utilização correcta, higiénica e adaptada às necessidades dos mais recentes métodos de tratamento e materiais de investigação. omo fornecedor de sistemas de ar comprimido, a KESER KOMPRESSOREN oferece desde compressores de alto desempenho e economizadores de energia, a aparelhos de tratamento de ar comprimido e sistemas de filtragem altamente rentáveis para todo o fornecimento de ar comprimido, tudo de uma só vez. onjunto de montagem da cobertura de isolamento acústico Modelo DENT 1T DENT 3T DENT 5T onjunto de montagem da cobertura de isolamento acústico Para os compressores Dental 1T, Dental 3T e Dental 5T pode ser fornecida uma cobertura de isolamento acústico como equipamento especial, na forma de uma conjunto de montagem. redução de ruído obtida facilita a escolha de um local de instalação: Os compressores posicionados mais perto dos consumidores reduzem os trabalhos de instalação graças à eficácia da tubagem de ar comprimido mais curta. Nível de ruído do compressor com cobertura db() Peso x 660 x x 660 x x 700 x 1040 *) à esquerda e à direita são necessários 30 cm de distância para a ventilação. kg Dimensões * x x mm Série DENT 1T - 5T Dados técnicos Série DENT 5/2T Modelo DENT 1T** para unidades de tratamento Decréscimo Δ , x 430 x DENT 3T** Decréscimo Δ ,4 (2,2)* 1,4 (2,2)* 500 x 500 x DENT 5T** Decréscimo Δ ,2 2,2 510 x 510 x DENT 5/2T Decréscimo Δ 10 2 x x 2, x 540 x *) Potência instalada; **) Para os compressores com secador de ar comprimido integrado pode ser fornecida uma cobertura de isolamento acústico. Versões sem secador dental Permanent- Power- System Tempo máx. de audal máx. a 5 bar audal no contínuo a 5 bar Pressão máx. de Ponto de condensação da pressão DENT , x 430 x DENT ,4 (2,2)* 1,4 (2,2)* 500 x 500 x Número de cilindros onteúdo do reservatório de pressão Potência do motor 230 V orrente alternada Potência do motor 400 V orrente trifásica máx. em simultâneo PPS % l/min l/min bar l kw kw mm kg db () contínuo possível Dimensões x x Peso Nível de ruído Série Dental DENT ,2 2,2 510 x 510 x DENT 5/ x x 2, x 540 x Para os compressores sem secador de ar comprimido integrado recomendamos a instalação no local de um secador de refrigeração KESER. 400 DENT 550 DENT , x 730 x , x 730 x DENT , x 820 x DENT 1500 DENT , x 820 x , x 820 x
5 KESER Em casa em qualquer parte do mundo omo um dos maiores fabricantes de compressores e fornecedor de sistemas de ar comprimido, a KESER KOMPRESSOREN está presente em todo o mundo: Em 90 países, fi liais e empresas parceiras garantem que os utilizadores podem usufruir de instalações de ar comprimido avançadas, efi cientes e fi áveis. onsultores especializados e engenheiros experientes oferecem um aconselhamento abrangente e desenvolvem soluções individuais e economizadoras de energia para todas as áreas de aplicação de ar comprimido. rede global de computadores do grupo de empresas internacional KESER disponibiliza o know-how do fornecedor de sistemas para clientes em todo o planeta. Para além disso, o serviço de assistência técnica altamente qualifi cado a nível mundial, garante a maior disponibilidade possível de todos os produtos KESER. Kaeser ompressores, D Zona Industrial da Poupa ote J Santo Tirso Portugal Tel: Fax: P-815PT.3/13 Reservado o direito de alterações técnicas
AIR. THE AIR TO WORK. COMPRESSORES DE PISTÃO Mais 100.000 utilizadores indústria, exigem mais quando se trata alimentação ar comprimido. Ar é o ar que utilizam para trabalhar. Nos compressores pistão po