CR6: Registrador de dados (Datalogger) para medição e controle
Registrador de Dados (Datalogger) para Inúmeras Aplicações
Oferecendo opções de Wi-Fi e rádio
O registrador de dados (datalogger) CR6 é uma ferramenta de alto desempenho para medição e controle sendo o componente principal do seu sistema de aquisição de dados. O datalogger CR6 fornece comunicação rápida, com baixo consumo de energia, porta USB embutida, tamanho compacto e alta capacidade de precisão e resolução nas portas analógicas. O CR6 possui terminais universais (U) para permitir a conexão com praticamente qualquer sensor - analógico, digital ou inteligente. Um registrador de dados multiuso e com grande capacidade de executar medições estáticas de sensores de cordas vibrantes.
O CR6 pode incluir opções de rádio integradas:
CR6-RF427: 900 MHz (Brasil)
CR6-451: 900 MHz, 1 W (Estados Unidos, Canadá e Austrália)
Operacional em ambientes extremos com um padrão faixa de operação de -40 ° a + 70 °C e uma operação prolongada com faixa de -55°C a + 85°C
Terminais U configuráveis de acordo com o seu projeto: analógico ou digital, entrada ou saída
Suporta medições estáticas de sensores de cordas vibrantes usando a tecnologia de análise espectral patenteada VSPECT™
Diferencia até pequenas alterações nos valores dos dados com medições de alta resolução (para 0,05 µV, 24 bits Adc)
Possui uma porta CPI integrada para hospedar sensores de alta velocidade Campbell e módulos distribuídos (CDM)
Conecta-se diretamente à Ethernet com 10/100 Ethernet RJ-45 ou Ethernet por USB (Ethernet virtual)
Inclui entrada para cartão microSD para expansão da memória e requisitos
Suporte completo para rede PakBus®
O CR6 mede quase todos os sensores com resposta elétrica, direciona as comunicações diretas e telecomunicações, reduz os dados a valores estatísticos, realiza cálculos e controla dispositivos externos. Depois de são feitas medições, os dados são armazenados na memória interna (não volátil) e assim guarda os dados para transferência com seu computador. Como a maioria das aplicações não exige que todas as medições sejam registradas, o programa geralmente combina várias medições em resumos computacionais ou estatísticos, como médias e desvios padrão.
A opção CR6-WIFI
O CR6-WIFI é a solução ideal para comunicação via IP em comunicações de curto alcance.
Usando um dispositivo habilitado para Wi-Fi e nosso aplicativo móvel gratuito LoggerLink, você pode conectar-se sem fio ao CR6-WIFI. O CR6-WIFI vem configurado de fábrica como um ponto de acesso Wi-Fi. Como alternativa, o CR6-WIFI pode ser configurado para ingressar em uma rede Wi-Fi existente com segurança padrão ou corporativa (EAP).
A opção CR6-RF427
O CR6-RF427 é ideal para rádios de médio alcance e sem licença comunicações.
A opção de rádio frequency-hopping spread-spectrum de 900 MHz e 250 mW pode ingressar em uma rede de rádio de "topologia em malha" de alta velocidade com outros registradores de dados usando o rádio RF427 incluído.
A opção CR6-RF451
O CR6-RF451 é normalmente usado para comunicações de rádio de longo alcance e sem licença. Com essa opção de rádio frequency-hopping spreadspectrum de 900 MHz, 1 W, o CR6-RF451 pode fazer parte de uma rede de "topologia em estrela", na qual todo o tráfego do RF é encaminhado através do mestre. Pode funcionar em rede com outros dispositivos usando rádios RF450 ou RF451. O CR6-RF451 pode ser configurado como um dispositivo mestre, repetidor ou remoto e pode estar localizado a quilômetros de distância em ambientes adversos ao RF.
Especificações adicionais são listado nas especificações do CR6.
Esta informação se aplica ao CR6 com números de série 7502 aos mais recentes. Estes registradores de dados têm duas listras azuis no rótulo.
Material da Caixa Resistente a alto impacto em policarbonato, resistente ao UV-TPE, código de reciclagem 7
Entradas Analógicas 12 entradas configuradas individualmente para funções analógicas ou digitais
Contadores de Pulsos 16 16 (C1 a C4 e U1 a U12)
I/O Digital 16 terminais (C1 a C4, U1 a U12) configuráveis para entrada e saída digital. Os terminais são configuráveis em pares para lógica de 5 V ou 3,3 V para algumas funções.
As especificações de precisão não incluem o sensor ou a medição ruído.
± (0,04% da medição + deslocamento) de 0° a 40°C
± (0.06% da medição + deslocamento) de -40° a +70°C
± (0,08% da medição + deslocamento) de -55° a +85°C (faixa de temperatura estendida)
16 a 32 Vcc para entrada do carregador (CHG) (Corrente limitada a 12 Vdca 1,2A a 20°C no máximo.)
10 a 18 Vcc para entrada da bateria (BAT) (Corrente limitada a 12 Vdc até 2,5 A no máximo a 20°C.)
Precisão do Relógio em Tempo Real ±3 min. por ano (correção GPS opcional para ±10 µs)
Protocolos de Internet Ethernet, PPP, IP de E / S CS, RNDIS,ICMP / Ping, IP automático (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, SNMPv3, NTP, Telnet, HTTP (S), FTP (S), SMTP / TLS, POP3 / TLS
Protocolos de Comunicação CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus, TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI, e outros
Armazenamento de Dados SRAM de 4 MB + flash de 72 MB (expansão de armazenamento de até 16 GB com cartão de memória com micros flash removível.)
Consumo de Corrente Ocioso
Assume 12 Vdc no terminal BAT; adicione 2 mA se estiver usando o terminal CHG.
Medições Estáticas de Sensores de Cordas Vibrantes Suportada
Dimensões 21,0 x 10,2 x 5,6 cm (8,3 x 4,0 x 2,2 in.)
Espaço adicional necessário para cabos e condutores
Peso 0,42 a 0,52 kg (0,92 a 1,15 lb) Dependendo da comunicação opcional selecionada
Opção CR6-RF427
Tipo de Rádio Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Potência de Saída 5 a 250 mW (selecionável pelo usuário)
Frequência 902 a 907,5 MHz / 915 a 928 MHz (Brasil)
Taxa de Dados de RF 200 kbps
Receber Sensibilidade –101 dBm
Conector da Antena RPSMA (antena externa requerida.)
Consumo de Corrente Ocioso 12 mA (@ 12 Vdc)
Consumo de Corrente Médio < 80 mA (@ 12 Vdc)
Opção CR6-RF451
Potência de Saída 10 a 1,000 mW (selecionável pelo usuário)
Frequência 902 a 928 MHz
Taxa de Dados de RF 115,2 ou 153,6 kbps (selecionável pelo usuário)
-108 dBm (às 115,2 kbps para 10-4 BER)
-103 dBm (às 153,6 kbps para 10-4 BER)
Conector da Antena RPSMA (antena externa requerida; veja www.campbellsci.com/order/rf451 para antenas da Campbell Scientific.)
Consumo de Corrente Ocioso 15 mA máximo (@ 12 Vdc)
Consumo de Corrente Médio 650 mA máximo (@ 12 Vdc)
Opção CR6-WIFI
Modos Operacionais Client ou Access Point
Frequência de Operação 2.4 GHz, 20 MHz bandwidth
Conector da Antena RPSMA
Antenna pn 16005 ganho de unidade (0 dBd), ½ onda, omnidirecional com articulação para orientação vertical ou horizontal
Potência de transmissão 7 a 18 dBm (5 a 63 mW)
Caution: Those updating to OS 11 with a cellular modem using PPP should make sure the setting PakBus/WS Enable is disabled "0" if not needed. Failure to do so can result in higher cellular data usage.
This setting can be found using the Device Configuration Utility. Go to the Settings Editor [Tab]--> Network Services-->Pakbus/WS Enabled. Set the setting to "0".