Visita Virtual à estação Agrometeorológica
- Termo higrógrafo;
Fotografia 1 - Abrigo da Estação Agrometeorológica da ESAC
Fotografia 2 - Termómetro de máxima (em cima) e Termómetro de mínima (em baixo), da Estação Agrometeorológica da ESAC
Fotografia 3 - Termómetro de máxima e de mínima da Estação Agrometeorológica da ESAC
Fotografia 4 - Termo higrógrafo da Estação Agrometeorológica
O Abrigo da estação Agrometeorológica da ESAC encontra-se a uma altura de 1,5 metros e é construído por ripas de madeira branca, que permitem uma ventilação natural e ao mesmo tempo permitem criar condições de sombra. A porta do abrigo encontra-se virada para o pólo mais próximo, para que quando esta se abra, os raios solares não incidam diretamente sobre os instrumentos contidos no seu interior, nomeadamente:
O termómetro de máxima é um termómetro que tem a particularidade de reter no tubo capilar, o mercúrio que por ele passa, devido a um estrangulamento. Quando a temperatura desce, uma vez atingido o valor máximo, o mercúrio não volta em sentido contrário, desde que o termómetro se encontre na horizontal. Para que o mercúrio regresse ao reservatório é necessário sacudi-lo energicamente, mas esta operação só é realizada depois de efetuada e leitura. Depois de preparado, o termómetro deve indicar o mesmo valor que termómetro seco e deve estar numa posição quase horizontal, ficando a parte que tem o depósito de mercúrio ligeiramente mais baixa.
O termómetro de mínima é um termómetro de álcool com um pequeno indicador móvel, em forma de haltere, introduzido no meio do líquido, que devido força de tensão superficial, nunca atravessa o menisco e, portanto, acompanha o extremo da coluna quando a temperatura desce.
Quando a temperatura sobe, o indicador fica retido, indicando o valor mínimo atingido. O valor da leitura é indicado pela extremidade mais afastada do depósito. O termómetro deve ser preparado depois da leitura e, para isso, inclina-se levemente o termómetro, com o depósito para cima para que o indicador deslize ao longo do tubo e entre em contacto com o menisco.
Relativamente a estes dois termómetros é importante considerar dois aspetos fundamentais, para que as observações sejam rigorosas, por um lado, as leituras devem ser efetuadas sem deslocar os termómetros do seu lugar e feitas o mais rápido possível, a fim de evitar que a temperatura se altere com a aproximação do nosso corpo. Por outro lado, deve-se começar por fazer primeiro as leituras das décimas e só depois dos graus. Estes dois termómetros devem ser os primeiros a serem lidos.
O Psicrómetro é constituído por dois termómetros, nomeadamente o termómetro molhado e o termómetro seco.
O termómetro molhado é um termómetro vulgar envolvido por uma manga bem esticada, cuja extremidade se encontra mergulhada num recipiente com água destilada. O seu comprimento deve ser tal que a água atinja o termómetro molhado sensivelmente à mesma temperatura a que se encontra no reservatório. A manga deve conservar-se limpa, pois as poeiras e os sais dissolvidos na água tendem a depositar-se nessa manga, afetando o fluxo da água, originando assim leituras incorretas.
As leituras destes termómetros devem ser efetuadas duas vezes por dia.
Termo higrógrafo
No abrigo da nossa estação Agrometeorológica existe também um Termo higrógrafo, que efetua o registo semanal da temperatura e da humidade relativa do ar.
É um barómetro registador. É constituído por uma pilha de caixas caneladas fixas umas às outras. A expansão e contração destas caixas é amplificada por um sistema de alavancas apropriado. Este movimento é depois transmitido ao ponteiro, que vai registando sobre um gráfico enrolado em volta de um cilindro. Neste gráfico faz-se o registo semanal das pressões atmosféricas.