COSMED - K5 | Sistema metabólico portátil | Teprel
REF: CD-C09090-01-99.
Categorias: CPET, Reabilitação Respiratória.
Etiquetas: Cardiologia COSMED Pneumologia Reabilitação
COSMED – K5
O K5 é a 4ª geração do sistema metabólico portátil. É um dispositivo desenvolvido para a medição de parâmetros metabólicos (VO2, VCO2, Ventilação, HR, gasto de energia, etc…) tanto em ambientes clínicos como em campo.
Desenvolvido de acordo com o standard IP54. Tampas de borracha protegem o corpo do K5 e conectores contra água, terra e pó.
Dispositivo portátil com bateria
Ecrã tátil LCD de 3,5''. Pode ser operado com luvas e dedos húmidos.
Teclado à prova de água de 4 teclas, para acesso rápido a operações frequentes
"Bateria Inteligente", com vida útil de 4 horas, permite a troca fácil para outra bateria sem perder a informação
Suporte ajustável (2 tamanhos disponíveis: Adulto e pediátrico)
Porta USB para comunicação com PC e download de informação.
Conectividade sem fios (Bluetooth) com opção de Bluetooth de longo alcance.
Possui um altímetro preciso, para medição de altitude
Calibração de parâmetros simplificada
Precisão e confiabilidade.
O K5 usa a tecnologia mais recente, incluindo o leitor opto-eletrônico da 4ª geração da COSMED e os sensores comprovados e confiáveis ​​de alta resolução e resposta rápida de O2 (GFC) e CO2 (NDIR).
Tecnologia de amostragem metabólica inteligente.
IntelliMET ™ (Patente US 9581539) mede a troca de gases com a câmara de mistura microdinâmica ou a respiração através de técnicas de respiração. Os pacientes podem selecionar entre os dois modos dependendo do tipo de protocolo, campo de pesquisa ou outros fatores.
Conectividade sem fio (Bluetooth).
O K5 oferece transmissão de dados sem fio eficiente (Bluetooth padrão e Bluetooth de longo alcance, até 100 m) e integração perfeita com outros dispositivos.
Modo de teste do carrinho metabólico.
Os recursos do K5 incluem uma porta USB padrão e uma entrada de alimentação CA/CC de grau médico. Esses recursos transformam o dispositivo num carrinho metabólico convencional (controlado por PC via software).
Usabilidade avançada.
O design de corpo único (bateria interna) reduz o peso, simplifica a configuração no paciente e melhora a ergonomia. O novo arnês (2 tamanhos) é confortável e oferece liberdade de movimento durante o teste. Alternativamente, o K5 pode ser montado em suportes através do suporte de tripé integrado (1/4 "-20 UNC).
Dispositivo robusto projetado de acordo com o padrão IP54.
Todas as fichas, conectores e tampas estão protegidos por vedações e são resistentes à água, à humidade e à poeira. A tecnologia de ecrã sensível ao toque permite ser usado com luvas ou dedos molhados.
Entradas acessíveis ao utilizador.
Os utilizadores podem aceder e substituir facilmente o sensor de O2, a bateria e o cartão SD (para capacidade de armazenamento extra).
Interface do dispositivo intuitiva.
O ecrã do K5 garante navegação simplificada e acesso rápido a todos os comandos e recursos. A barra de status fornece informações sobre tempo, data, estado da bateria, Bluetooth, GPS e ícones de notificação (mensagens de controlo de qualidade, avisos, etc.). Também está incluída a capacidade de alternar entre dados, gráficos, GPS, etc., durante medições em tempo real.
Metabólico + cinemático.
Sincronize dados com GPS e altímetro integrado de 10 Hz.
Certificação ANT+ .
O K5 pode ser integrado com a maior rede de sensores desportivos do mundo (até 5 perfis disponíveis para mais de 250 produtos compatíveis). Até 8 dispositivos sem fio podem ser conectados com o K5.
Design Corpo único
Padrão de proteção IP IP54 (design robusto, à prova de intempéries, impermeável e à prova de poeira)
Dimensões 174 x 111 x 64 mm
Peso 750 g (900 g, incluindo bateria)
Teclado 4 teclas à prova de água (ligar/desligar, Rec, Home/Marker, Check/Back)
Arnês Ergonómico, multi-tamanho e ajustável
Montagem Rosca de parafuso de montagem de câmera padrão 1/4 "20 UNC para montagem em vários suportes físicos
Trocas de gás (padrão): Micro Dynamic Mixing Chamber
Trocas de gás (opcional): IntelliMET ™ Intelligent Dual Metabolic Sampling (Mix Chamber & Breath by breath) US Pat 9581539
Fluxómetro: Turbina Digital (Ventilação 0-300 l / min; <2% ou 50ml / min)
O2: GFC (Precisão 0,1-7 l / min; <3%). Utilizador substituível
CO2: Digital NDIR (precisão 0,1-7 l / min; <3%)
Telemetria (padrão): Bluetooth 2.1 + EDR Classe II (alcance 10 m de linha de visão)
Telemetria (opcional): Longo alcance Bluetooth 2.1 + EDR Classe I (Até 1000 m de linha de visão)
Sensores de navegação e movimento
GPS: recetor GPS 10Hz / QZSS – precisão da posição 2,5 m, precisão da velocidade 0,1 m / s
Altímetro: Barométrico + Deslocamento GPS (altitude e grau)
LCD: 5 "LCD Transflectivo (320×240) 65K cores – alta visibilidade com TFT retroiluminado por LED
Ecrã tátil: sensível ao toque, permite luvas e dedos molhados.
Adaptador: AC / DC 100-240 principal, grau médico (está em conformidade com IEC 60601-1, classe II) para alimentação direta e carregamento da bateria
Bateria: recarregável Li-ion 7.2V CC "bateria inteligente" com status de carga LCD – 4 horas de vida e substituível pelo utilizador.