Demonstração de Acesso Remoto via GSM/GPRS
Home/Produtos/Demonstração de Acesso Remoto
Demonstração de Acesso Remoto	SiteAdminPI	2019-10-25T17:01:42+00:00
O controlador CRIUS® da Process Instruments pode providenciar como opção, acesso remoto via LAN ou modem GPRS.
Esta capacidade é única na medida em que:
fornece comunicações bidirecionais permitindo não só o download de dados mas o upload de novas configurações, redes de comunicação, controlos PID, etc.
fornece comunicações peer to peer de forma a que o controlador comunique diretamente com a internet, não existindo nenhuma autenticação em site como passo intermédio.
alarmes de e-mail e e-mail diários podem ser enviados para um número ilimitado de endereços de e-mail. Os e-mails diários têm como anexo os dados das últimas 24 horas, logo não é necessário fazer download dos mesmos, simplesmente chegam diariamente à sua caixa de correio eletrónico.
Para que possa experimentar as capacidades de acesso remoto do controlador CRIUS®, a Pi instalou um instrumento nas nossas instalações em Burnley, Lancashire, (Reino Unido). Este pode ser configurado com vários analisadores incluindo um Analisador de Cloro Residual, um Controlador de Piscina ou Analisador de pH dependendo do propósito para o qual estão a ser utilizados. Se pretende ver uma configuração específica então por favor contacte um dos nossos comerciais que irá providenciar a reconfiguração da unidade.
Nesta página, pode obter acesso a partir deste link:
Tenha em consideração que estes analisadores estão a ser acedidos via rede de telefone e a potência do sinal pode variar. Para além disso é apenas possível conectar uma pessoa de cada vez ao analisador, logo se está a ter problemas espere um pouco antes de tentar novamente, pois outra pessoa poderá estar a usar a unidade.
Depois de se conectar, será solicitado um email e password. Introduza o email "public@pi.net" e a password "12345678".
Os melhores resultados serão alcançados se clicar apenas num botão de cada vez e aguardar que a página acabe de carregar antes de voltar a selecionar uma opção. Sinta-se à vontade para navegar pelo instrumento (não esquecendo que está ligado ao instrumento real e não a um site simulador).
A unidade é periodicamente reiniciada para que os dados não sejam guardados, mas, é aconselhável que elimine todos os números de telefone ou endereços de e-mail que possa ter inserido durante o teste ao terminar de utilizar o mesmo.
Observe que o acesso remoto não é compatível com o Internet Explorer.
Abaixo são apresentados alguns exemplos de capturas de ecrã.
Tutorial 1 - Alarmes e alertas por SMS
Faça login no portal usando o email "public@pi.net" e a senha "12345678". Observe que o acesso remoto não é compatível com o Internet Explorer.
Selecione o Modem ou o Ethernet Demo Analyser.
Você verá uma página com medidas, por exemplo, pH, cloro. Isso é chamado de 'Painel de controle'.
Suponhamos que a leitura de cloro seja de 0,46 mg / l e queremos que o cloro seja sempre inferior a 0,45 mg / l (somente configuraremos o alarme de alto nível neste tutorial).
Agora, clique na telha Free Chlorine Sensor e selecione Alarm 1 ou Alarm 2. Neste menu você pode configurar o alarme.
Pressione 'Edit' e digite as configurações abaixo e pressione 'Save':
Desta forma, quando a leitura de cloro aumenta em 0.45, o sistema entrará em alarme, e ele ficará sem alarme quando cai em 0.40.
Pressione Menu (perto da parte superior da página) e selecione a telha Modem.
Selecione 'SMS Alerts' e insira as configurações abaixo, pressione 'Save':
Selecione 'Phone Book', pressione 'Edit'.
Agora, digite seu número usando o seguinte formato; + Código do país – Número de telefone (por exemplo, +4455512345678) e pressione 'Save'.
Em breve você receberá uma mensagem afirmando que há um alarme.
Para confirmar o alarme, envie um texto de volta ao analisador com a mensagem 'OK'.
Uma vez que o alarme seja reconhecido, pressione 'Menu' e depois 'Refresh' no Painel de controle.
A telha do Analyser agora deve ser amarela, indicando que o alarme foi reconhecido.
Depois de receber a mensagem, lembre-se de excluir seu número (Modem > Phone Book > Edit > Delete Number > Save) e desativar o alarme (Free Chlorine > Alarm 1 (or Alarm 2) > Enabled: untick > Save).
Tutorial 2 - Fazendo o download de dados
As etapas abaixo mostram como baixar dados e logs de status:
Selecione 'Data' à esquerda. Você pode alterar o intervalo de dados no canto superior esquerdo.
As configurações abaixo do gráfico permitem que você altere quais informações são exibidas no gráfico e como elas são exibidas.
Tente ativar ou desativar alguns parâmetros e editar uma escala de parâmetros. O gráfico será atualizado em tempo real.
Para baixar uma imagem do gráfico, basta pressionar 'Download Image. Se você deseja baixar os dados, pressione 'Download CSV'.
Para baixar os logs de status, selecione 'Logs' à esquerda e pressione 'Download CSV'. O intervalo de dados pode ser alterado na parte superior esquerda da página.
Tutorial 3 - Alterando as configurações do PID
As etapas abaixo mostram como alterar o modo de execução, o valor manual, o ponto de ajuste do PID e os valores de ganho:
Baixe as configurações mais recentes pressionando 'Refresh'.
Selecione o telha PID Control (Cl).
Para alterar o modo de execução, selecione 'Control Setup' e clique em 'Edit'. A partir daqui, você pode mudar o modo para 'Desligado/Manual/Automático/Semi Automático'. Quando selecionado, pressione 'Save' para fechar a janela de configuração.
Para alterar o valor do manual, selecione 'Output Setup: Primary' e clique em 'Edit'. Digite seu novo valor manual e pressione 'Save'.
Para alterar o set-point do PID, selecione 'Setup: Setpoint' e clique em 'Edit'. Digite seu novo setpoint e pressione 'Save'.
Para alterar os valores de ganhos PID, selecione 'Setup: PID Tuning' e clique em 'Edit'. Digite seus novos valores e pressione 'Save'.