Isso depende da sua aplicação. Medidores portáteis dedicados podem ser usados para medição de um único parâmetro (pH, ORP, concentração de íon, condutividade ou oxigênio dissolvido). O sistema multiparâmetro é necessário para medir mais de um parâmetro no mesmo posto de trabalho.
Primeiro, seus resultados de calibração indicam o desempenho do seu sistema. Depois da calibração, você pode realizar uma verificação (meça em solução-tampão conhecida) para garantir que a medição seja precisa. A aceitação é de +/- 0,05 unidade de pH do valor de pH conhecido à temperatura medida. Use seus pontos de calibração como um suporte para a faixa de pH da sua amostra. É recomendável usar pelo menos dois pontos. Use também as práticas recomendadas, como manter o bulbo de vidro hidratado e abrir o furo de enchimento.
A inclinação de calibração é uma conversão de um sinal de sensor em mV para uma leitura de pH. A compensação é a leitura de mV do sensor quando é medida no buffer de pH 7. Sua compensação não deve ultrapassar +/-30 mV.
A calibração deve abranger a faixa de valores de medição desejados. O método mais comum de calibração do eletrodo de pH é a calibração de dois pontos.
A ATC (Compensação Automática de Temperatura) permite que o medidor de pH compense variações de temperatura que possam afetar a precisão das suas medições de pH.
Depois de realizar uma calibração segmentada com três buffers, dois valores de inclinação e dois valores de compensação são informados pelo medidor. Ao realizar uma calibração linear de 3 pontos, você obtém apenas uma inclinação e um valor de compensação com base na linha traçada pela regressão linear (ajustada usando a abordagem dos mínimos quadrados) entre todos os três pontos de calibração.