MANUAL DE INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - PDF Download grátis
Download "MANUAL DE INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO"
Thereza de Miranda Cesário
1 AGA-TEC Indústria, Comércio e Manutenção Ltda. R: Danilo Valbuza, Laranjeiras Caieiras / SP - Brasil Tels /Fax: (11) / 8309 / 8247 / MANUAL DE INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MEDIDORES ROTATIVOS DE DESLOCAMENTO POSITIVO
2 Pagina 1/5 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 1.0 Todos os medidores deverão ser instalados sobre uma base para que não sofram tensões de cisalhamento. O medidor deve ser parafusado a esta através da base de fixação dos mesmos. Nos medidores de diâmetro de 1.1/2 e 2 os furos e as roscas são de 3/8, e nos de 3 e 4 são de ½. 2.0 O medidor deverá ser instalado de uma forma tal que não permita o vazamento de produto, acidentalmente. 3.0 Quando o medidor estiver equipado com eliminador de ar, certifique-se de que há um espaço suficiente (aprox. 30cm.), para remoção do elemento filtrante e a remoção das tampas principais. 4.0 Certifique-se de que a tubulação esteja livre de ferrugem, sujeira, etc, antes de operar o medidor. 5.0 Não deixar o medidor parado por muito tempo, sem que antes seja adequadamente lubrificado. 6.0 Se não for devidamente especificado em seu pedido de compras, os medidores serão fornecidos com fluxo da esquerda para a direita., quando observados frontalmente. OBS:A registradora poderá ser colocada em qualquer uma das oito (08) posições de 45º sobre o calibrador, para se adequar ás necessidades da instalação. 7.0 Para se inverter o fluxo de um medidor com Registradora e Impressora, siga as instruções abaixo: 7.1 Retire os (04) parafusos hezagonais de ¼ que fixam o calibrador ao medidor. 7.2 Gire o calibrador e a registradora, para a posição desejada de 90º a 180º. Recoloque os parafusos que fixam o calibrador ao medidor, (7.1). 8.0 Medidor com Pré determinador e Válvula de Corte de Fluxo. 8.1 Medidores que estiverem equipados com registradora, pré determinador de quantidade e válvula de corte de fluxo, requerem modificações adicionais Recolocação do prato de Acionamento para a parte traseira do pré determinador Troca da Alavanca que liga o pré determinador ao conjunto de acionamento da válvula Um giro da tampa da válvula a 90º para a operação do pré determinador ou reposicionamento do conjunto de acionamento da válvula. 8.5 Inversão da posição do conjunto de acionamento da válvula e da alavanca de acionamento. 9.0 A flange de entrada e a flange cega do eliminador de ar podem ser invertidas, caso necessite de uma instalação mais conveniente.
3 Pagina 2/5 SISTEMA OPERACIONAL DOS MEDIDORES ROTATIVOS INFORMAÇÕES GERAIS Os medidores da serie MD é um medidor de deslocamento positivo com poucas partes móveis. O liquido, entrando no medidor, ativa cinco palhetas dentro do rotor, que esta suspenso nas duas extremidades por rolamentos de aço ou buchas de teflon. Todas as engrenagens do medidor são banhadas pelo produto que esta sendo medido, e estão automaticamente e constantemente limpas de quaisquer impurezas. A As palhetas dos medidores são orientadas nas pontas, por guias que controlam a posição correta das mesmas proporcionando uma medição constante e uma operação suave. B As engrenagens dentro do corpo do medidor estão ajustadas em galões americanos, e permitem que todas as trocas de engrenagens para aplicações especiais sejam feitas externamente. Estas trocas externas são executadas dentro da registradora ou dentro de um adaptador de engrenagem. C O selo de vedação do eixo de transmissão do medidor esta dentro de uma cápsula. O conjunto inteiro pode ser retirado e trocado sem que seja necessário desmontar o medidor. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 1.0 Inicio de Operação Uma vez completada a nova instalação ou após um reparo ou serviço de manutenção, deve-se tomar a precaução de encher o sistema lentamente, grande volume de ar pode causar pressões altíssimas. Em vista de fato, todas as válvulas devem ser abertas lentamente a fim de se evitar danos criados por rotação e pressão excessivas, todas as válvulas devem ser abertas lentamente para que o produto encha o sistema sem golpes na linha, todos os botões e manivelas do pré-determinador, registradora ou impressora de cartões não deverão ser usados enquanto o medidor estiver em funcionamento. 2.0 Calibragem do medidor A calibragem é efetuada removendo-se primeiro, o lacre da tampa do disco indicador e os (2) dois parafusos de mão. 2.1 Para aumentar a quantidade: Gire o botão de ajuste no sentido anti-horário. 2.2 Para diminuir a quantidade: Gire o botão de ajuste no sentido horário. 2.3 Se o teste de medição demonstrar um numero menor que o medidor, aumente o ajuste. Se o teste demonstrar um numero maior que o medidor, diminua o ajuste. OBS.: Cada graduação do botão de ajuste corresponde a aproximadamente 0,4333 Lts. por 1000 Lts.
4 Pagina 3/ Funcionamento do Filtro e Eliminador de Ar. 3.1 Quando adentrar ar dentro do sistema o eliminador de ar fará com que a bóia caia, acionando então o sistema de eliminação e permitindo que o ar passe para a atmosfera. 3.2 Proceder periodicamente á limpeza do elemento filtrante, soltado-se os quatro parafusos do flange cega do filtro, antes porém providencie a despressurizarão da linha e esgote o Filtro e Eliminador de Ar, tirando o bujão localizado na parte inferior do mesmo. FORMULA PARA CORREÇÃO DE CALIBRAGEM AFERIÇÃO POR GRAVIDADE A- Determinar o número de erros, em litros na transferência total. B- O mostrador do calibrador indica uma divisão igual 0,04333 litros por 100 litros, ou 0,4333 litros por 1000 litros. C- Exemplo: 40 litros de erro (a menos na registradora) na transferência da litros. E = Erro em 1000 litros E = 40 x 1000/4800 = 8,333 litros em 1000 litros N = Numero de divisões N = E / 0,4333 = 8,333 / 0,4333 = 19,23 divisões Gire o indicador do calibrador 19 divisões no sentido horário. Como o erro foi abaixo do registrado, a correção deve ser feita no sentido horário. Isso fará com que o registro aumente. Para assegurar a validade do teste, siga as instruções de aferição conforme descritas abaixo: AFERIÇÃO COM USO DE MEDIDOR MASTER A- Use um medidor freqüentemente calibrado, como medidor de referencia (medidor máster). B- Instale o medidor máster antes do medidor a ser aferido. C-Antes do inicio do teste, faça com que a linha e o medidor fiquem completamente cheios de liquido, certificando-se então que todo o ar existente foi eliminado, e que será medido somente o liquido. D- Compare o volume registrado no medidor a ser aferido contra o volume registrado no medidor máster. E- Se estiver com erro, faça o ajuste do calibrador seguindo as instruções do exemplo anterior. NOTA: A mudança por divisão do calibrador é apenas aproximada, sendo então necessário pequenos ajustes para aferir o medidor.
5 Pagina 4/5 AFERIÇÃO COM MEDIDA AFERIDORA A Instale o medidor a ser aferido antes da medida aferidora. B Antes do inicio do teste, faça com que a linha até o tanque fique completamente cheia de liquido certificando-se então que todo o ar existente foi eliminado, e que será mantido somente liquido. C Compare o volume registrado no medidor a ser aferido contra o volume descarregado na medida aferidora. D Se estiver com erro, faça o ajuste do calibrador seguindo as instruções do exemplo anterior. MEDIDORES PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 1 O problema mais comum que ocorre com medidor utilizado para alimentos líquidos, é que após a operação, com a entrada de ar no equipamento, haverá a cristalização do produto, que implicará no travamento do medidor. 2 Um segundo problema é quando o elemento filtrante não é freqüentemente lavado, permitindo que materiais estranhos se acumulem e obstruam o filtro, causando uma diminuição de vazão. Também um elemento filtrante de dimensão inadequada, pode causar uma redução de vazão. 3 REGISTRO EM KILOS: - Deve-se ter muito cuidado para assegurar que o peso do produto seja o mesmo que a calibragem do medidor. Ex. Um medidor calibrado para um produto de 11,25 Quilos/ litros não irá registrar com precisão um produto de 10,9 Quilos/Litro ou 12,5 Quilos/Litro. 4 Medidor para alimentos líquidos não podem ser usados com precisão em produtos de viscosidade inferiores ao especificado, devido as grandes folgas exigidas e as diferenças entre o peso de um alimento para outro. REGISTRO IRREGULAR: - Pode ser resultado de diversas condições. A Conjunto das engrenagens (parte traseira do medidor) engrenagens faltando dentes ou eixo gasto. Isto necessita uma troca do conjunto ou de engrenagens individualmente. B Pinos rachados. Verifique o estado dos pinos trava da: Engrenagem cônica inferior da gaxeta. Acoplamento superior da gaxeta. Acoplamento inferior do prato de engrenagem da unidade registradora. Pino inferior e superior do conjunto calibrador. C Pino do eixo do rotor: - Pino quebrado ou torto não permitira que o rotor gire o conjunto de transmissão. D Se um eliminador de ar for usado, verifique a operação do sistema de eliminação de ar. PRESSÃO EXCESSIVA: - A pressão excessiva da bomba pode causar os seguintes problemas:
6 Pagina 5/5 A- A guia da bóia pode quebrar no ponto da solda, permitindo que ela se trave em volta da mesma, tanto na posição aberta como na fechada, dependendo da sua posição. B- Bóia esmagada por pressão ou vazamento. C- O rotor quebrado faz com que o seu ponto de apoio saia da posição, travando o medidor e não permitindo o fluxo e o registro do produto. INSPEÇÃO DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS MEDIDORES ROLAMENTOS Certifique-se que os mesmos estejam seguros no eixo do rotor e que não estejam gastos, eliminando a possibilidade do rotor e eixo sair de sua posição normal. EIXO DO ROTOR O eixo deve estar em bom estado com as pontas limpas e livres de cavacos, assim como o pino do rotor. PALHETAS É muito importante que as palhetas não estejam gastas nas suas orelhas, pois qualquer desgaste neste ponto provocará danos nas mesmas além de erros de medição. CONJUNTO DE ENGRENAGEM Se os dentes estiverem quebrados ou gastos, ficará evidente na medição, pois isto permitira a passagem de mais produto que o marcado na registradora. ARMAZENAMENTO O medidor pode ser removido de um sistema, guardado e reinstalado, podendo trabalhar corretamente por muitos anos, entretanto para que isso ocorra é necessário as seguintes providencias: 1- Retire o medidor da linha, limpe-o internamente e em seguida encha-o com quaisquer dos seguintes líquidos: Óleo Diesel, Querosene, Óleo Mineral ou Glicol. 2- Por meio de flanges cegas bloqueie a entrada e saída do medidor, aperte bem para que não haja vazamento. 3- O medidor poderá ser armazenado seguramente até o próximo período de uso. NOTA: Quando for reusa-lo esvazie-o completamente, depois de ter tirado as duas flanges cegas, instale-o. Antes da partida procure encher a linha de liquido, mantendo o ar fora do medidor. O ar pode causar mais danos ao medidor armazenado ou em operação do que muitos anos de uso. Produtos que cristalizam quando expostos ao ar, criam uma camada no corpo do medidor, reduzindo suas folgas e eventualmente travando-o a ponto de não mais funcionar.