Bomba de Infusão Syrinjector PCA – Medika
Bomba de Infusão Syrinjector PCA
Fabricado por: Daiken Medical Co., Ltd
A bomba de infusão Syrinjector é uma bomba de infusão ambulatória descartável, em formato de seringa, de polipropileno, com uma extensão que se liga a um cateter. O funcionamento do dispositivo consiste na pressão atmosférica como força motriz. O produto consiste em dois cilindros alinhados paralelamente, um em relação ao outro. O cilindro A, maior, serve para armazenar a droga e o cilindro B, menor, serve para gerar a pressão negativa. Cada cilindro tem o seu próprio êmbolo, e é engrenado a outro cilindro através de uma biela. Há um orifício selado entre os cilindros A e B, através do qual somente a biela consegue passar.
Conforme a solução é injetada, o êmbolo A é forçado para frente. O êmbolo B é forçado para frente ao mesmo tempo, gerando uma pressão negativa no cilindro B. Por causa dessa pressão negativa , o êmbolo B tenta retornar à sua posição original, fazendo com que a solução contida no cilindro A seja evacuada para fora. A quantidade de pressão negativa que é gerada no interior do cilindro B é a mesma. Este fato permite manter o fluxo de solução constante.
O PCA, conectado à bomba, é um dispositivo analgésico controlado pelo paciente, para a administração de drogas (anestésicos locais, analgésicos) através da injeção em bolus. O mecanismo do dispositivo é o seguinte: O reservatório deste dispositivo é enchido pela bomba de infusão a ele ligada; e a válvula de averiguação evita que o volume de solução medicinal no reservatório ultrapasse o volume prescrito (1 mL ou 3 mL), evitando também que a solução medicinal do reservatório flua para o paciente.