SAIT SISTEMA DE ÁUDIO ITAMED MANUAL DO USUÁRIO. Você acaba de receber um SISTEMA DE ÁUDIO ITAMED. - PDF Download grátis
Download "SAIT SISTEMA DE ÁUDIO ITAMED MANUAL DO USUÁRIO. Você acaba de receber um SISTEMA DE ÁUDIO ITAMED."
Sabina Sales Quintão
1 SAIT SISTEMA DE ÁUDIO ITAMED MANUAL DO USUÁRIO Você acaba de receber um SISTEMA DE ÁUDIO ITAMED. O SISTEMA DE ÁUDIO ITAMED (SAIT) foi desenvolvido com tecnologia de última geração que possibilita o envio de som para as salas de Ressonância Magnética, possibilitando assim ao paciente maior conforto enquanto faz o exame e ao operador um ambiente mais calmo e tranqüilo para executar seus serviços. LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O APARELHO. ITAMED IND. COM. DE BLINDAGENS LTDA +55 (11)
2 1. Instruções de Segurança Utilize esta unidade na voltagem especificada. A unidade será danificada se utilizada em voltagem incompatível. IMPORTANTE: Não utilize thinner ou outro produto químico para limpar esta unidade. Utilize pano macio e limpo para limpar esta unidade. Caso haja necessidade de desconectar os cabos desta unidade refaça as conexões de acordo com este manual. Para evitar risco de choque elétrico ou incêndio, não molhe ou umedeça a unidade. Utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante. Não cubra a unidade com panos, jornais, livros, etc., pois a ventilação não deve ser impedida. Não coloque objetos contendo líquido sobre o aparelho. Não abra o gabinete desta unidade para evitar choque elétrico. Se o aparelho apresentar problemas, entre em contato com o fabricante. Nunca abra qualquer aparelho ou módulo da Itamed, isto é perigoso e constitui perda de Garantia. O ambiente de uma MRI possui um alto campo magnético e somente pessoas qualificadas e treinadas podem trabalhar nele. Nunca leve este módulo ou qualquer aparelho Itamed para dentro da sala do magneto. Eles possuem partes metálicas que serão atraídos pelo magneto, e isto pode ocasionar lesões sérias e até mesmo risco de vida para os envolvidos. Sempre contate a Itamed para qualquer dúvida ou esclarecimento. 2. Dicas de Operação 1. Mantenha sempre uma grande variedade de CD s disponível. 2. Não se esqueça de adquirir também CD s infantis. 3. Pergunte ao paciente qual seu gênero de música preferido. 4. Só compre CD s originais. Os produtos piratas danificam o equipamento e acarretam perda de garantia.
3 3. Lista de Componentes 1. Modulo MCI 2. Aparelho de Som 3. Microfone 4. Head Fone 5. Caixas acústicas 4. Diagrama KIT AUDIO SALA DO OPERADOR SALA DE EXAMES MAGNETO FONE DE OUVIDO Microfone MCI Aparelho de Som MESA PACIENTE Nota: O aparelho de som pode ser de qualquer marca, portanto o botão liga/desliga e os comandos variam de fabricante para fabricante. Consulte o manual do seu aparelho de som se tiver dúvidas de operação.
4 5. Descrição do Módulo MCI Figura 1 1- BOTÃO MIC / MÚSICA 4-VOLUME SALA DO MAGNETO 2- VOLUME MICROFONE 5-VOLUME SALA DE COMANDO 3- VOLUME FONE 6-BOTÃO LIGA/DESLIGA 6. Instruções de Operação 1. Ligue o aparelho de som. 2. Ligue o botão on/ off localizado na área frontal do aparelho MCI botão 6 figura Ajuste o microfone para ficar a uma distância de aproximadamente 15 cm de sua boca. 4. Ajuste o volume do aparelho de som para um volume intermediário (vide etiqueta indicativa) 5. Escolha a estação de rádio ou coloque o CD da preferência do paciente. 6. Ajuste o volume de microfone no botão 2 da figura 1 para o máximo de potência. 7. Ajuste o volume da música no fone do paciente no botão 3 da figura Ajuste o som ambiente sala do magneto no botão 4 da figura Ajuste o som ambiente sala de comando no botão 5 da figura. 10. Coloque o botão mic/música para a posição mic quando necessitar falar com o paciente. Mude o botão para a posição música para que o paciente volte a ouvir música. 11. Ligue o microfone com o botão liga/desliga localizado em sua base, somente quando desejar falar com o Paciente, e logo após desligue o microfone, de forma a economizar as pilhas que alimentam o microfone.
5 7. Solução de Problemas Problema Não liga O paciente não me ouve ao microfone Não tem som ambiente na sala do magneto Não tem som ambiente na sala de comando Solução Verifique se os cabos de força do MCI e do Aparelho de som estão conectados. Verifique a conexão do cabo de força na entrada AC, localizada na parte traseira do aparelho. Caso o problema persista entre em contato com Itamed +55 (11) Ajuste o volume do microfone localizado na parte frontal do aparelho MCI. (2) Ligue o botão liga/desliga do microfone localizado na base do microfone. Coloque o botão MIC/Música localizado na parte frontal do MCI para a posição MIC. Troque as pilhas do microfone, o compartimento de pilhas está localizado embaixo da base do microfone, use duas pilhas AA. (Recomendamos o uso de pilhas alcalinas). Ajuste o volume da sala do magneto localizado na parte frontal do MCI. (4) Verifique se o aparelho de som está ligado. Ajuste o volume do aparelho de som. Ajuste o volume da sala de comando localizado na parte frontal do MCI. (5) Verifique se o aparelho de som está ligado. Verifique se o aparelho de som está em funcionamento. Ajuste o volume do aparelho de som.