Dermatoscopio clinico led MD
Model: SIGMA 1000
Página Inicial/Equipamentos hospitalares/Dermatoscópio/Dermatoscopio clinico led MD
Marca: MDModelo:SIGMA 1000 Referência: 100492
R$ 2.004,50 à vista com desconto
ou 12x de R$ 243,45 com juros
O Dermatoscópio é um aparelho dotado de lâmpada LED (Light Emission Diode) de 2,5V x 200mA, ponteira de fibra ótica e lente (dubleto acromático) com aumento de 08 (oito) vezes, que fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo examinador para um diagnóstico preciso.
2- INSTRUÇÕES DE USO / FUNCIONAMENTO:
a. Colocar duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho) apertando bem a tampa.
b. Segurar firmemente o cabo do Dermatoscópio, introduzir o cabeçote no encaixe da base comprimindo-o até encontrar resistência e girar no sentido anti-horário até travá-lo no cabo do aparelho. Para retirar faça a operação contrária.
c. Para fixar o visor do contato no cabeçote, alinhe o encaixe do mesmo no pino da trava existente na parte interna do cabeçote girando no sentido horário até o aperto final. Para retirar faça a operação contrária.
d.Ligar o aparelho girando o dial de luminosidade (anel de regulagem) no sentido anti-horário, regulando a intensidade de luz conforme a acuidade visual necessária para uma utilização adequada.
e. Aplicar um óleo suave na superfície da pele do paciente que será examinado para diminuir a reflexão da luz e encostar o visor de contato na mesma para realização do exame dermatológico.
f. Após a utilização proceder como indicado nas instruções de limpeza.
- Quando o aparelho não estiver em uso, nunca deixe as pilhas dentro do cabo.
- Para troca da lâmpada, quando necessário, retirar o cabeçote e puxar a lâmpada por trás (desrosqueando), recolocando a nova na mesma posição.
3- MANUTENÇÃO / LIMPEZA / ARMAZENAGEM:
- O instrumento é constituído de peças móveis de fácil limpeza com água e produtos neutros, sendo que as partes em contato com o paciente devem ser higienizadas periodicamente, pois a assepsia é necessária para a segurança do profissional e do paciente.
- A higienização deve ser efetuada com produtos neutros e eficazes que não deixem odor ou resíduos sobre as partes que sofreram assepsia. Utilizar sempre esponja plástica macia para não riscar nenhum componente do aparelho.
- A assepsia das partes móveis com exceção dos componentes elétricos pode ser realizada em água fervente durante 03 (três) minutos ou através de uma estufa (autoclave) durante o mesmo tempo até 134ºC. Este procedimento deverá ser realizado sempre antes e após a sua utilização, principalmente quando o espaço de tempo entre a utilização do aparelho for prolongada.