MANUAL DE INSTRUÇÕES DO TACÔMETRO MODELO TC PDF Download grátis
Download "MANUAL DE INSTRUÇÕES DO TACÔMETRO MODELO TC-5060"
Edson de Almeida Maranhão
1 MANUAL DE INSTRUÇÕES DO TACÔMETRO MODELO TC-5060 Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de iniciar o uso do instrumento
2 ÍNDICE 1. Introdução Especificações Descrição Geral Painel Preparação para medir Procedimentos de Medição Medição de RPM / FPM Medição de Freqüência - Hz Uso da Memória Gravar Dados Ler Dados Trigger Externo Garantia As especificações contidas neste manual estão sujeitas à alteração sem prévio aviso, com o objetivo de aprimorar a qualidade do produto.
3 1. Introdução O TC-5060 é um tacômetro tipo estroboscópico desenvolvido com o que existe de mais moderno em tecnologia de semicondutores. É Ideal para inspecionar e medir a velocidade de rotação de equipamentos tais como: ventiladores, centrífugas, bombas, motores, e outros usados em geral, na Manutenção, Produção, Controle de Qualidade, laboratórios... Como também, em escolas e cursos na demonstração de movimentos de rotação de objetos fazendo-os parecerem estacionários. É de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao tacômetro. Assim sendo, informamos que não será considerado como defeito em garantia, quando um aparelho, mesmo dentro do prazo de validade da garantia, tiver sido danificado por mau uso. 2. Especificações Display: De LEDs; 14 mm; 5 dígitos. Funções: Emissão de flashes RPM; FPM (flash por minuto); Hz. Ajuste fino; Ajuste grosso; Teclas de Função: Múltiplo de 2; Divisor de 2; Memória. Escalas: 10 a 12,500 RPM/FPM 0,083 a 208 Hz Trigger Externo (Gatilho): Sinal de entrada: 5 a 30 V. 5 a RPM/ 0,083 a 208Hz Resolução Escala Resolução 5 a 999,9 RPM 0.1 RPM a RPM 1 RPM a RPM 10 RPM < 10 Hz 0,001 Hz 10 a 99,99 Hz 0,01 HZ 100 a 208 Hz 0,1 Hz - 1 -
4 Exatidão. Escala Exatidão < 1000 RPM ±(0,15% + 0,2 RPM) 1000 a RPM ±(0,5% + 1 RPM) a RPM ±(1% do fundo de escala) Estabilidade: Memória: Categoria de Isolação: Alimentação: Consumo: Temperatura de Operação: Umidade de Operação: Dimensões(mm) e Peso: Acessórios inclusos: Calibração: Dados Sobre o 'Flash'. 1 dígito em 10 minutos. 10 dados. CAT II V 220 Volts (50/60 Hz). menor que 30 Watts. 0 a 50 C. <80% Sem condensação. 210x120x120 / 1 Kg. 'Punho'; Cabo AC e Manual. à base de Cristal. Lâmpada: Cor: Energia: Ângulo: Duração: Troca da lâmpada: Ciclo De Operação Xenônio. Branco Xenônio K. 4 Watts/ Segundo (Joules). 80 Graus. 60 a segundos (aprox.) Sempre que os flashes ficarem irregulares acima de RPM. Para prolongar a vida útil da lâmpada de xenônio, siga o seguinte ciclo de operação: < RPM: 2 Horas a RPM: 1 Hora a RPM: 30 min. > RPM: 10 minutos. * Sempre com um intervalo de 10 minutos para resfriamento da lâmpada
5 3. Descrição 3.1 Geral. RECALL X2 2 MEMORY + - FAST FINDER RPM / Hz Ext. Int. 100 RPM 500 RPM 1000 RPM 2000 RPM 5000 RPM TC Painel
6 Geral 1. Lâmpada de Xenônio. 2. Display. 2a. Indicador da função RPM. 2b. Indicador da função Freqüência. 2c. Indicador de Trigger Externo (gatilho). 3. Painel. 4. Soquete para cabo de alimentação AC e Chave Liga/Desliga. Painel 10. Tecla de multiplicação por Tecla de divisão por Tecla de ajuste decrescente. 13. Tecla de ajuste crescente. 14. Tecla de seleção entre RPM e Hz. 15. Chave seletora de Trigger Interno e Externo. 16. Soquete de entrada para Trigger Externo. 18. Tecla de Recuperação dos dados da memória. 19. Tecla de Memória. 20. Tecla de ajuste Rápido. 4. Preparação para medir Nunca toque na Lâmpada de Xenônio. a. Conecte o cabo de AC no soquete (4). b. Antes de ligar o cabo na tomada certifique-se de que a tensão da rede elétrica é compatível (220V). c. Ligue o TC-5060 usando a chave (4). 5. Procedimentos de Medição - 4 -
7 5.1 Medição de RPM / FPM. a. Posicione a chave (15) para 'Int.' (Trigger interno). b. Selecione RPM usando a tecla (14), e o indicador (2a) acenderá. c. Se o valor aproximado de RPM for conhecido, utilize a tecla (20) de seleção rápida. Caso contrário, utilize as teclas de ajuste 'X2; 2; +; - ' para encontrar o valor. (O TC-5060 sempre começará com 100 RPM). d. Ao pressionar as teclas ' + e - ', elas alteram o valor em 1, mantendo pressionadas, o ajuste se torna contínuo e rápido. e. Deve-se tomar um cuidado especial nas medições de RPM para saber se os 'flashes' estão sendo disparados com a mesma velocidade do objeto analizado, pois devido às harmônicas, a imagem também ficará 'parada' quando a velocidade dos 'flashes' for 2x, 3x, 4x... a valocidade do objeto. Para ter certeza da RPM real, pressione as teclas 'X2 e 2' quando a imagem 'parar'. O resultado deverá ser como no exemplo a seguir: Velocidade atual Ajuste no TC-5060 Múltiplo Imagem 'Parada' RPM RPM X RPM RPM Nota: Para melhor exatidão, é recomendado que se faça o processo descrito acima, depois de cada medição
8 5.2 Medição de Freqüência - Hz. Para se medir freqüência com o TC-5060, os procedimentos são os mesmos que no ítem anterior, exceto na letra (b.) que deve ser: b. Selecione Hz usando a tecla (14), e o indicador (2b) acenderá. 6. Uso da Memória 6.1 Gravar Dados. Para gravar dados na memória do TC-5060, pressione a tecla (19) após a medição de RPM ou Hz e o valor que estiver no Display será armazenado. (O TC-5060 pode armazenar até 10 dados). 6.2 Ler Dados. Para ler os dados armazenados na memória do TC-5060, basta pressionar a tecla (18) e os valores serão apresentados no Display na respectiva ordem em que foram armazenados. 7. Trigger Externo O TC-5060 pode disparar os 'flashes' utilizando um sinal externo como gatilho (trigger), para isto, siga os passos abaixo: a. Selecione 'Ext.' na chave (15) e o indicador (2c) acenderá. b. Conecte o sinal externo no soquete (16) utilizando um plugue P-2. c. Os 'flashes' serão disparados de acordo com o sinal aplicado e o Display exibirá o valor correspondente em RPM ou em Hz, dependendo da unidade selecionada pela tecla (14)
9 8. Garantia A ICEL garante este aparelho sob as seguintes condições: a. Por um período de um ano após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original. b. A garantia cobre defeitos de fabricação no TC-5060 que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho. c. A presente garantia é válida para todo território brasileiro. d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho. e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho. f. excluem-se da garantia os acessórios. g. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário