BISTURI ELETRÔNICO SEG 150+ (PLUS) / 150W – Busca Hospitalar
BISTURI ELETRÔNICO SEG 150+ (PLUS) / 150W
Marca, DELTRONIX
BISTURI ELETRÔNICO SEG 100+ (PLUS) / 100W
BISTURI ELETRÔNICO SEG 200+ (PLUS) / 200W
BISTURI ELETRÔNICO SEG 150+ (PLUS) / 150W da Deltronix pertence a família de equipamentos da linha SEG®, foi desenvolvida para a área de clínica médica e ambulatorial, utilizando novas técnicas digitais no controle do corte e de coagulação em cirurgias ginecológicas, dermatológicas, plástica, neurológia, odontológica entre outras.
Um dos recursos de destaque neste equipamento é a técnica pulsada EPC® e PPC®, O equipamento tem a capacidade de fornecer energia pulsada para a remoção de pólipos em cirurgias endoscópicas.
Novas tecnologias de controle que proporcionam aos cirurgiões maior confiabilidade, ajustes e manuseios simplificados, permitindo assim, a execução de procedimentos cirúrgicos mais delicados com maior facilidade e segurança.As correntes de rádio frequência (RF) para corte e coagulação são moduladas à uma taxa de 400KHz. Este valor é necessário para conseguir uma ótima resposta dos tecidos biológicos vivos, sem que haja resposta ao estimulo da corrente elétrica (contração muscular), além de ser possível controlar possíveis fugas de correntes indesejadas. Frequências acima de 1MHz com potências elevadas, podem aumentar demasiadamente os riscos de fugas de correntes, com consequências graves.
Possui sensores na saída monopolares e bipolares, permitindo assim, que a energia entregue se mantenha constante e o mais próximo do valor estabelecido pelo cirurgião, facilitando de sobremaneira a atuação da equipe médica.
Com a finalidade de facilitar o uso e a visualização, as potências dos modos poderão ser visualizadas e selecionadas através de displays independentes no painel, tanto para Corte, Coagulação.
Uma alça de transporte, aliado ao baixo peso, aproximadamente 3 Kg, facilita o manuseio e transporte do equipamento, quando necessário.
Painel de fácil comando e design moderno e à prova d'água
Displays Digitais independentes (corte, coagulação)
8 modos de Corte, 2 modos de Coagulação e 2 modos Bipolar
Modos High e Low para Pure Cut, Blend 1, Blend 2 e Blend 3
Modos de Coagulação: Desiccate e Spray
Função Pulsátil EPC® e PPC® para Corte e Coagulação, para procedimentos endoscópicos, com 5 níveis para cada modo
Modos Bipolar: Precise (Micro/Auto-Stop), Standard (Auto-Stop)
Conexões independentes para 2 pedais (1 Monopolar + 1 Bipolar)
Bornes retroiluminados, para cirurgias laparoscópicas
Microprocessado em todas as funções
Checkup automático ao ligar o equipamento com Códigos de erros no display do painel frontal
Ativação por comando Manual ou por Pedal
Controle Remoto para ajuste da potencia na caneta e no pedal para os modos de Corte, Coagulação
Feedback Power Adjust – FPA®
Seleção automática de Placa de Retorno (Simples e Bipartida) com Sistema de Monitorização da Resistencia do Paciente e Alarme MRPGraph®
Compatível para conexão com Coagulador por Plasma de Argonio
Tecla Stand-By
Recuperação / memorização dos ajustes programados, Função RELOAD
120 posições de memória não volátil
Ajuste do volume de áudio no painel frontal
Sistema de ventilação natural por convecção
porta auxiliar no painel traseiro para conexão e ativação automática do Aspirador de Vapores Organicos