O NEURODYN é um estimulador transcutâneo neuromuscular utilizado nas terapias por correntes: RUSSA (média frequência modulada em bursts), FES (Estimulação Elétrica Funcional), TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea), AUSSIE (média frequência modulada em bursts), INTERFERENCIAL (média frequência modulada em amplitude), POLARIZADA e MICROCORRENTE. Tratam-se de técnicas não invasivas, sem efeitos sistêmicos, não causam dependência e não têm efeitos colaterais indesejáveis.
Quanto ao tipo e o grau de proteção contra choque elétrico, o NEURODYN V2.0 corresponde a EQUIPAMENTO DE CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção. Deve ser operado somente por profissionais qualificados e dentro dos departamentos médicos devidamente credenciados. Não está previsto o uso destas unidades em locais onde exista risco de explosão, tais como departamentos de anestesia, ou na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
Quanto aos limites para perturbação eletromagnética, o NEURODYN V2.0 é um equipamento eletro-médico que pertence ao Grupo 1 Classe A. A conexão simultânea do paciente ao estimulador NEURODYN V2.0 e a um equipamento cirúrgico de alta frequência podem resultar em queimaduras no local de aplicação dos eletrodos e possível dano ao estimulador. A operação a curta distância (1 metro, por exemplo) de um equipamento de terapia por ondas curtas ou micro ondas pode produzir instabilidade na saída do aparelho. Para prevenir interferências eletromagnéticas, sugerimos que se utilize um grupo da rede elétrica para o NEURODYN V2.0 e um outro grupo separado para os equipamentos de ondas curtas ou micro ondas. Sugerimos ainda que o paciente, o NEURODYN V2.0 e cabos de conexão sejam instalados a pelo menos 3 metros dos equipamentos de terapia por ondas curtas ou micro ondas. Equipamentos de comunicação por radio frequência, móveis ou portáteis, podem causar interferência e afetar o funcionamento do NEURODYN V2.0.
Obs: O NEURODYN V2.0 foi projetado seguindo as normas técnicas existentes de construção de aparelhos médicos (NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-10).
O NEURODYN V2.0 é um equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente. Trata-se de um estimulador transcutâneo neuromuscular que utiliza tecnologia de microcomputadores, ou seja, é microcontrolado.
O NEURODYN V2.0 produz correntes:
RUSSA:- portadora (carrier) com média frequência de 2.500 Hz modulada por baixa frequência variável de 1 Hz a 100 Hz.
TENS:- baixa frequência com duração de pulso ( T ) variável de 50 uS a 500 uS e frequência de repetição do pulso ( R ) variável de 0,5 Hz a 250 Hz.
FES:- baixa frequência com duração de pulso ( T ) variável de 50 uS a 500 uS, frequência de repetição do pulso ( R ) variável de 0,5 Hz a 250 Hz modulados em rampas (rise, on, off e decay).
INTERFERENCIAL:- portadora (carrier) com média frequência de 2.000 Hz, 4.000 Hz ou 8.000 Hz modulada em amplitude por baixa frequência variável de 1 Hz a 100 Hz.
MICRO CORRENTE:- portadora (carrier) com média frequência de 15.000 Hz modulada por baixa frequência variável de 1 Hz a 500 Hz.
AUSSIE:- (também chamada Corrente Australiana) - uma "nova geração" de corrente elétrica para estimulação, com portadora (carrier) de média frequência de 1.000 Hz ou 4.000 Hz modulada em bursts de baixa frequência variável de 1 Hz a 120 Hz e duração de pulso de 2 ms ou 4 ms.
POLARIZADA:- média frequência de 15.000 Hz.
A técnica é não invasiva, sem efeitos sistêmicos, não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejáveis. A intensidade de corrente necessária ao tratamento depende do tipo de disfunção a ser tratada bem como dos limiares de cada paciente. Sendo assim, o tratamento deverá ser iniciado com níveis de intensidade mínimos (bem baixos), aumentando-se cuidadosamente até se conseguir os efeitos adequados ao procedimento e de acordo com as respostas sensorial, motora e dolorosa de cada paciente. Quando uma pessoa é submetida a uma estimulação elétrica, ela irá sentir uma sensação de formigamento no local da estimulação ou nas áreas entre os eletrodos. Essa sensação é normalmente confortável para a maioria dessas pessoas. O grau de sensação é controlado pelo ajuste dos parâmetros (controles) do equipamento. Devido à tecnologia utilizada ser a mesma dos microcomputadores, esses controles operam via teclado de toque. Todas as informações referentes aos parâmetros escolhidos pelo profissional terapeuta serão mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico.
O NEURODYN V2.0 possibilita os seguintes modos de estimulação:
- MODO RECÍPROCO;
- MODO SEQUENCIAL.
- MODO SINCRONIZADO VIF (variação de frequência e intensidade);
- MODO RECÍPROCO VIF (variação de frequência e intensidade);
- MODO SEQUENCIAL;
- MODO SEQUENCIAL VIF (variação de freqüência e intensidade).
- MODO NORMAL (tens: convencional, acupuntura, breve e intensa);
- MODO BURST (modulação em trens de pulso);
- MODO V.I.F. (variação de freqüência e intensidade).
- MODO BIPOLAR RECÍPROCO;
- MODO BIPOLAR SEQUENCIAL.
- MODO POSITIVO P+;
- MODO NEGATIVO P- (inversão de polaridade).
Corrente MICRO CORRENTE:
O NEURODYN V2.0 é um equipamento projetado para modo de operação contínuo e pulsado. Utiliza tecnologia que garante a precisão dos valores mostrados. Esta exatidão dos dados de operação está de acordo com o prescrito na norma particular para segurança de equipamento para estimulação neuromuscular - NBR IEC 60601-2-10, cláusula 50 / subcláusulas 50.1 e 50.2. O controle de amplitude de saída controla continuamente a intensidade de corrente desde o mínimo até o máximo e o seu valor mínimo não excede 2% do valor na posição máxima. Os parâmetros, tais como, formas de onda de saída, duração de pulso, frequência de repetição do pulso, faixa de amplitude de corrente de saída não diferem por mais que + - 30% mencionados na descrição técnica a seguir. Os valores das durações dos pulsos e frequências de repetições dos pulsos aqui descritos foram medidos a 50% da amplitude máxima de saída. Estes parâmetros são válidos para uma impedância de carga na faixa de 820 Ω a 1200 Ω . O efeito da impedância de carga nos parâmetros descritos é muito importante. Se o aparelho for operado fora da faixa de impedância de carga especificada, poderá haver imprecisão nos valores dos parâmetros, bem como alterações das formas de onda aqui descritas.
O Neurodyn V2.0 é um equipamento monofásico de CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.
Potência de entrada:- Consumo (máx.):- 85 Va;
Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms:-
TENS (R=250 Hz e T=500 uS):- 1 a 120 mA (pico a pico);
FES (R=250 Hz e T=500 uS):- 1 a 120 mA (pico a pico);
RUSSA (Burst Frequency) = 50 Hz e Burst Duration = 50%:-1 a 120 mA (pico a pico).
AUSSIE (Burst Duration) = 4mS, Burst Frequency = 120 Hz e Carrier = 4 KHz:- 1 a 120 mA (pico a pico).
INTERFERENCIAL (Carrier = 4 KHz e AMF = 100 Hz):- 1 a 120 mA (pico a pico).
POLARIZADA:- 1 a 30 mA (pico).
MICRO CORRENTE (R=500 Hz):- 0,01 a 0,99 mA (10 uA a 990 uA pico a pico).
TENS:- Onda quadrada bifásica simétrica sem componente CC;
FES:- Onda quadrada bifásica simétrica sem componente CC;
RUSSA:- Onda senoidal bifásica simétrica modulada em bursts sem componente CC;
AUSSIE:- Onda senoidal bifásica simétrica modulada em bursts sem componente CC;
INTERFERENCIAL:- Onda senoidal bifásica simétrica sem componente CC;
POLARIZADA:- Onda senoidal monofásica;
MICRO CORRENTE:- Onda senoidal monofásica com inversão de polaridade positiva e negativa a cada 3 segundos.
Tempo de aplicação (Timer):- Variável de 1 a 60 minutos ("default" de 20 minutos).
RISE (Tempo de subida do trem de pulso):- Variável de 1 a 9 segundos;
DECAY (Tempo de descida do trem de pulso):- Variável de 1 a 9 segundos.
Dimensões (mm):- 375 x 315 x 125 (L x P x A);
Peso (aprox. sem acessórios):- 2,2 kg;
Temperatura p/ transporte e armazenamento:- 5°C a 50°C;
Temperatura ambiente de trabalho:- 5°C a 45°C.
- 04 cabos (cada um com 2 fios e pinos nas pontas) de conexão ao paciente (canal 1- laranja, canal 2 - preto, canal 3 - azul e canal 4 - verde);
- 04 cabos (cada um com 2 fios e garras jacaré nas pontas) de conexão ao paciente (canal 1- laranja, canal 2 - preto, canal 3 - azul e canal 4 - verde) ;
- 01 cabo (com dois fios e eletrodos caneta na ponta para micro corrente) de conexão ao paciente (canal 1- laranja) ;